¿Cómo usar Un multímetro?
Familiarizarte con el dispositivo
Localiza el dial del multímetro. Busca el selector o perilla. Ubica los agujeros conectores en la carcasa para insertar los cables de prueba. Ubica los puntos de prueba. Busca el compartimiento para la batería y el fusible. Busca la perilla de ajuste a cero.
El dial tiene escalas en forma de arco visibles a través de la ventana y una aguja marcará los valores de lectura en las escalas.  Las marcas en forma de arco sobre el dial del medidor podrían tener diferentes colores para cada escala de medida, así que tendrán valores distintos. También podría encontrarse una superficie ancha como de espejo parecida a las escalas. Esta sirve para ayudar a reducir el error en la lectura al alinear el indicador con su reflejo antes de leer la medición. En la imagen, aparece como una banda ancha gris entre la escala roja y negra. Muchos de los multímetros más actuales tienen lecturas digitales en vez de la escala analógica. La función es esencialmente la misma, la única diferencia es la lectura numérica. Este te permitirá cambiar la función (voltaje, resistencia, amperaje) y la escala (x1, x10, etc.) del medidor. Muchas de las funciones tienen diferentes rangos. Es importante tener ambos seleccionados correctamente, de otra forma podría ocasionar daños graves para el aparato o para el que lo esté usando. Algunos medidores tienen una posición “Off” (apagado) mientras que otros tienen un interruptor aparte para apagarlo. Cuando el multímetro no esté en uso deberá estar apagado. La mayoría de los multímetros tiene varios “bornes” (este tipo de agujeros, también llamados “jack”) para este propósito.  Uno suele estar marcado con las letras “COM” o (-), para común. El cable negro deberá conectarse en este. Deberá usarse para casi cualquier medición que se tome. El otro borne está marcado como “V” (+) y el símbolo Omega (una herradura con la abertura hacia abajo) para voltios y ohmios respectivamente. Los símbolos “+” y “–” representan la polaridad de los puntos de prueba cuando nos preparamos para medir el voltaje en corriente continua (DC). Si los cables se instalan como se sugiere, el rojo será positivo y el negro negativo. Es bueno saber la polaridad cuando el circuito que estamos revisando no está indicado con “+” y “–”, como suele ser el caso. Muchos multímetros tienen bornes adicionales que se usan para pruebas de corriente o de alto voltaje. Es tan importante conectar correctamente los puntos de prueba a los bornes como posicionar el selector adecuadamente según el rango y la prueba a realizar (voltios, amperios u ohmios). Todo deberá estar correcto. Consulta el manual del dispositivo si no estás seguro cuál borne debes usar. Deberá haber dos puntos de prueba. Por lo general, uno es negro. Sirven para conectarse a cualquier dispositivo que tengas pensado revisar y medir. Normalmente se encuentra en la parte trasera, pero a veces está en un costado. Este aloja el fusible (y posiblemente un repuesto) y la batería que aporta la energía para las pruebas de resistencia. El aparato podría tener más de una batería y pueden ser de diferentes tamaños. El fusible sirve para proteger el movimiento del medidor. A veces, también habrá más de un fusible. Es necesario tener buen fusible para que funcione correctamente. Las baterías deberán estar bien cargadas para poder realizar las pruebas de resistencia y continuidad. Es una perilla pequeña que generalmente estará cerca del dial o en la base y tiene la etiqueta “Ohms Adjust” (ajuste de ohmios), “0 Adj” (ajuste a cero) o algo parecido. Se usa solo en el rango de resistencia o de ohmios cuando las puntas de prueba están muy juntas (tocándose una a otra). Gira la perilla lentamente para mover el indicador lo más cerca posible a la posición 0 de la escala de ohmios. Si las baterías del aparato son nuevas, será más fácil de hacer. Si la aguja no quiere llegar a la posición 0 querrá decir que hay que cambiar ya las baterías.
Getting Familiar With the Device