HZWS-X2 Karl Fischer titratè aparèy transfòmatè lwil oliv analyzer lwil oliv te fè nan Lachin - HZWS-X2 Karl Fischer titratè aparèy transformateur lwil oliv imidite Analyzer Konpayi fabrikasyon - Huazheng elektrik Faktori (Baoding) co, Ltd
Kay > Pwodwi > Ou menm Jeremi transformer lwil > Lwil oliv tras imidite tès
HZWS-X2 karl fischer titratè aparèy transfòmatè lwil oliv analyser lwil 1.1 Enstriman enstriman Enstriman nan Coulometric Karl Fischer titratè se yon itilize pou detèminasyon dlo koulometrik dapre Karl Fischer. Se enstriman an ki fèt pou itilizasyon kòm yon titratè nan analyse ...
HZWS-X2 karl fischer titrator aparèy transfòmatè analyser lwil oliv imidite
1.1 Deskripsyon deskripsyon
Enstriman an nan Coulometric Karl Fischer titratè se yon itilize pou detèminasyon dlo Coulometric dapre Karl Fischer. Se enstriman an ki fèt pou itilizasyon kòm yon titratè nan laboratwa analyse.Li prensipal aplikasyon an se volimetrik titrasyon.
Enstriman prezan an apwopriye pou tretman pwodwi chimik ak echantiyon ki ka pran dife. L 'sa a titratè Se poutèt sa mande pou itilizatè a gen konesans debaz ak eksperyans nan manyen la nan sibstans ki sou toksik ak mordan. Konesans ki gen rapò ak aplikasyon an nan mezi prevansyon dife preskri pou laboratwa tou se obligatwa.
1.2 enstriksyon sekirite
Avètisman: Enstriman sa a kapab fèt sèlman annakò avèk espesifik-kasyon yo nan dokiman sa a.
Avètisman: Yon vòltaj ki pa kòrèk ka fè domaj enstriman an.Se sèlman opere sa a intrument ak yon vòltaj prensipal ki espesifye pou li (al gade reparanel nan enstriman an).
Avètisman: Pa janm louvri lojman enstriman an. Enstriman an ta ka pran desizyon sa a. Genyen tou yon risk pou blese grav si eleman viv yo manyen.Pa gen okenn pati andedan kay la ki ka sèvi oswa ranplase pa itilizatè a.
2 Espesifikasyon teknik
Coulometric KF titration ak otomatik dediksyon vid Endikatè endikasyon Voltametric, AC endikasyon Iodin pwodiksyon batman kè ak fòs aktyèl fòs ak longè.
Kouran nan elèktè a dèlko: 100, 200, 400 mA
Titrasyon vitès max: 40 ugH2O / s
Detèminasyon ranje 0 a200 mgH2O
Rezolisyon 0.1 ak H2O
Repwodiksyon egzanp: Reagent manifakti a estanda.Ak 10 ak ... 1000 ak H2O: ± 2 ug
Avèk> 1000 ak H2O: 0.2% oswa pi bon
Drift konpansasyon otomatik
Display grafik LCD, 240 x 128 pwen, ki ap dirije back-limen
Printer Bati-an enprimant tèmik, Papye lajè 57 mm
Memwa Done depo 500 rezilta yo
Kontwole kontwòl kowòdone avèk pwosesis titrasyon an
RS232 koneksyon òdinatè koòdone
2.2 Tanperati anbyen
Nom. operasyon ranje 5 ... 40 ° C
Depo - 20 ... 60 ° C
Transpò - 40 ... 60 ° C
2.3 Koneksyon Net
Pouvwa konsomasyon max. 30 W
2.4 Dimansyon
Materyèl nan lojman Steel
Materyèl nan glas ekspozisyon (LCD)
Lajè 320 mm
Wotè 240 mm
Pwofondè 150 mm
Pwa 8 kg
Hot Tags: hzws-x2 karl fischer titrator aparèy transfòmatè lwil oliv analyseur, te fè nan Lachin, manifaktirè yo, rabè, bon mache, Karl Fischer titratè aparèy, Karl Fischer imiditeur Analyzer