HZDP-30K VLF High Voltage Dèlko te fè nan peyi Lachin - HZDP-30K VLF High Voltage Dèlko Konpayi fabrikasyon - Huazheng elektrik Faktori (Baoding) co, Ltd
Kay > Pwodwi > High Voltage tèsteur > VLF Hipot tèsteur
HZDP-30K VLF High Voltage Dèlko
Contents I. Ultra-Low pwodwi yo Frekans ak Seleksyon nan Li ..................... 3 II. Teyori a Ultra-Low Egzamen Frekans Dielectric fòs ............ 4 III. Pwodwi yo Entwodiksyon ......................................................... 4 IV. Teknik parameters ............................................................ 5 V. Enstriman Estrikti ............................................................ 6 VI. Kijan Pou Operasyon ...
30kv VLF AC Hipot tèsteur
I. Ultra-Low pwodwi yo Frekans ak Seleksyon nan Li ..................... 3
II. Teyori a Ultra-Low Frekans Dielectric fòs Tès ............ 4
III. Pwodwi yo Entwodiksyon ......................................................... 4
IV. Teknik parameters ............................................................ 5
V. Enstriman Estrikti ............................................................ 6
VI. Kijan Pou Operasyon ............................................................... 7
VII. Ultra-Low Frekans fòs egzamen sou Cables ........................ 11
VIII. Ultra-Low Frekans fòs egzamen sou Balans Gwo High Voltage Dèlko .............................................................................. 12
IX. Ultra-Low Frekans fòs Tès Bondye ki gen pouvwa kondansateur ......... 13
X. Nòt ................................................................................. 13
XI. D 'Lis ..................................................................... 15
XII. Apendis ........................................................................... 16
1.Fully egzeyat objè a teste avèk baton egzeyat anvan yo kòmanse moute, (baton an egzeyat lè l sèvi avèk metòd se: premye egzeyat ak nan fen egzeyat kounye a-limite, lè sa a tè tèminal). Ultra ba metòd koneksyon frekans ak de rapèl: Lè lè l sèvi avèk rapèl an mwen pou kont li (vòltaj tès se 30 KV oswa mwens), randman kontwòl enstriman mwen dwe dwe konekte nan rapèl mwen menm, pa konekte kontwòl pwodiksyon Mondyal la. Lè yo rapèl nan mwen ak rapèl II itilize nan seri (vòltaj tès se 80 KV oswa mwens), enstriman kontwòl pwodiksyon Mwen dwe dwe konekte nan rapèl mwen menm, ak enstriman kontwòl pwodiksyon II dwe dwe konekte nan rapèl Mondyal la, absoliman pa envers koneksyon! Otreman pral enstriman an oswa teste objè ka domaje.
2.Please sèvi ak bouton an STOP ak egzeyat pa baton Lè sa a, fèmen pouvwa a si ou bezwen sispann machin yo ki nan presyon an segondè conditions.Otherwise li pral fè dega nan enstriman an!
3.Please operasyon li selon enstriksyon yo ekran.
4.It se yon fenomèn nòmal yo wè ti kantite devèsman petwòl apre ranfòse presyon an paske lwil oliv la posibilite nan rapèl la se plen, san konte, li pa pral afekte sèvi ak ou.
5.When pote soti 10KV tès kab, se tès yon sèl-faz fòtman sijere. vòltaj la va 18KV ak frekans a va 0.1Hz, 0.05Hz, 0.02Hz. manyèl la te di kapasite chaj se valè a teyorik, sèn 10KV longè a kab ka rive jwenn 3-8 km.
6.When pote soti 35KV tès kab, se tès yon sèl-faz fòtman sijere. se Voltage mete nan 60KV (kondisyon jeneral) -78KV (dapre règleman yo nesesè) epi li se frekans lan mete nan 0.1Hz, 0.05Hz, ak 0.02Hz. manyèl la te di kapasite chaj se valè a teyorik, sèn 35KV longè a kab ka rive jwenn 3-5 km.
7.In ka kab la se twò kout (mwens pase 500 mèt), capacité a nan objè a tès se pi piti pase 0.1μF ak presyon an pa ka nòmalman stimulé, tanpri konekte 0.1μF capacité segondè-vòltaj nan fason paralèl.
8.Keep segondè-vòltaj terminaux nilon vire pa nimewo ki anwo yo koresponn chèz nilon, liy ki segondè-vòltaj asire bon kontak, pa gen okenn kontak se yon bon bagay, li pral lakòz yon egzeyat, boule bò a segondè. Lè terminaux nilon sere boulon, peye atansyon sou entansite a, twòp pi sere kapab domaje tèminal yo nilon.
9.If li se ekipe ak de rapèl ultra frekans ki ba: Lè vòltaj egzamen an se 30 KV oswa mwens, nan pwen sa a li bezwen rapèl mwen ranfòse sèlman, pa konekte rapèl II. ka nimewo Booster tou gen pou mete nan mwen + Mondyal la, nan pwen sa a rapèl I ak II ogmantasyon nan seri; Lè vòltaj tès se plis pase 30 KV, rapèl I ak II yo dwe itilize nan seri, gade opere enstriksyon nan liv enstriksyon pou konekte metòd.
10.Laboratory egzamen distribisyon, paske DC vitès vòltaj separasyon pran echantiyon se trè dousman, bezwen wè plis pase dis sik, nan lòd yo wè pik la vòltaj pozitif ak negatif, pik la se valè a pwodiksyon vòltaj vrè.
11.Control pwodiksyon liy ki konekte nan bò a rapèl ploge lè bezwen yo dwe vire toutotou a presyon anba rale mete deyò!
12.Recommend itilize nan ekipman pou pouvwa AC nan 220V: si ou gen yo sèvi ak yon dèlko bay pouvwa a, paske se 0.1Hz ultra ba frekans la ki baze sou frekans batman nan opinyon pouvwa a, gen pi gwo kondisyon, kondisyon ki dèlko yo se: frekans 50Hz, vòltaj 220V + 5%, pouvwa gen plis pouvwa pase 5KW, kondisyon yo ki espesyal nan estabilite a frekans pwodiksyon dèlko, chanjman frekans ak chay la (itilize ki pi bon an dijital frekans dèlko konvèsyon), ak pa mwens pase chay la 800W resistive nan la yo pwodiksyon nan fen dèlko a konekte ak yon pouvwa (tankou elektrik recho elatriye), yo nan lòd yo estabilize vitès la dèlko, si frekans lan se pa ki estab, sètènman pa nòmal rapèl. Nan pwosesis la tout antye nan ogmante presyon, rezistans chaj dwe itilize nan travay kontinyèl, pa ka sèvi ak pral otomatikman koupe rezistans a chay (tankou Kettle elektrik, gwo founo dife elektrik, switch kontwòl tanperati apre dlo a se bouyi oswa se tanperati rive, yo pral koupe koupe otomatikman chaje), otreman pral seryezman andomaje enstriman an !!!
13.When vire sou lanp lan ekipman pou pouvwa pa fè sa limyè oswa ki pa gen ekspozisyon ekran, pouvwa tib la asirans yo boule, pou yon tib sekirite se yon bon bagay, nou yo ekipe ak 10 asirans tib ki sibstiti an.
Avètisman: nan vòltaj la kab kenbe tèt ak tès, yo dwe fil la debaz yo ak kouch nan posibilite nan separasyon fizik la, pa ak lòt atik yo kouvri nan pi wo a la, otreman li pral lakòz egzeyat la vòltaj segondè, domaje enstriman an !!!
0.1Hz Ultra-Low Frekans High Voltage Dèlko
I.Ultra-Low pwodwi yo Frekans ak Seleksyon nan Li
1,0.1Hz -30KV Ultra-Low Frekans High Voltage Dèlko
rated tansyon
Kontwòl: 6㎏
Kò Pouse: 30㎏
10KV Cables, Dèlko
2, Ki jan yo chwazi pwodwi yo apwopriye pou tès
Tanpri asire w ke capacité a nan pwodwi tès se anba a enstriman rated capacité a. ond la pral enfliyans si capacité a nan pwodwi tès se twò piti ak enstriman an pa kapab nòmalman pwodiksyon lè li anba a 0.05μF. 0.1μF CAPACITOR nan paralèl ak pwodiksyon oksilyè. Anba la a se capacité nan kèk enstriman pou referans ou yo.
Single relativman pouvwa kapasite de diferan Dèlko
tèmik pouvwa
Dèlko capacité
Single relativman
kapasite pouvwa (μF)
Pouvwa capacité nan yon sèl-debaz XLPE izole kab (μF / km)
Kwa-rejyonal
zòn (cm²)
4, Pwodwi teste aktyèl metòd estimasyon
Fòmil: = mwen 2π FCU
II.Theory a Ultra-Low Frekans Dielectric fòs Tès
Ultra-Low Frekans Dielectric fòs Tès se yon fason a altènatif pou pouvwa frekans vòltaj kenbe tèt ak egzamen an. kòm nou konnen, li nesesè gwo transfòmatè tès kapasite oswa yon transfòmatè sonan pou pouvwa frekans vòltaj kenbe tèt ak tès nan gwo dèlko, câbles, elatriye akòz pi gwo kapasite elektrik nan posibilite kouch. ekipman an gwo pa sèlman ankonbran men tou, chè epi yo pa apwopriye pou sèvi ak yo. Sektè elektrisite fè kèk tès yo rezoud pwoblèm yo. dapre teyori ak tès rezilta soti nan domestik yo ak lòt bò dlo, 0.1Hz ultra-ba vòltaj frekans kenbe tèt ak tès kapab rezoud sa a pwoblèm ak avantaj nan se pa sèlman te resevwa menm rezilta tès, men tou dimansyon yo enstriman se ti ak konsiderableman redwi pwa a nan li. Kapasite nan nan li se 1/500 nan wout tradisyon. Anpil senplifye pwosedi tès, Se pou rezon sa souvan itilize nan peyi yo devlope, ministè Lachin a nan elektrik pouvwa konfye Wuhan vòltaj segondè enstiti rechèch ki nan ekri "35Kv ak anba a XLPE izole pouvwa kab ultra-ba frekans (0.1Hz) vòltaj kenbe tèt ak metòd tès 'pou fè pwomosyon apwòch sa a. se enstriman nan devlope dapre Lachin nan te fè nan sa a bezwen. Li kapab lajman ki itilize nan kab, gwo-echèl-wo presyon Rotary motè, kondansateur pouvwa nan AC vòltaj kenbe tèt ak egzamen an.
III.Products Entwodiksyon
Piblisite sa a konbine teknoloji a avanse nan modèn konvèsyon dijital, konplètman kontwòl òdinatè, ogmantasyon otomatik ki fonksyone, Buck, mezi ak pwoteksyon. entèvansyon moun ka pran swen soti pandan otomatik pwosesis la etap-up, ak elektrisite avantaj gen ladan konplètman elektwonik, gwosè ti ak pwa limyè, LCD gwo-ekran (klè ak entwisyon), aparèy pou enprime pwodiksyon rapò tès, fasil yo sèvi ak. ki fèt yo konplètman satisfè estanda endistri pouvwa Mechanical apwòch la yo lajman itilize pou batman ak demodulasyon siyal ultra-ba-frekans men pa gen okenn estanda vag sinis, gen kèk erè nan mezire ak egzeyat etensèl nan-wo presyon pati elatriye, pwodwi yo ka simonte ensifizans la nan pi wo a ak karakteristik ki annapre yo bezwen endike nan patikilye:
Done nan aktyèl ak vòltaj yo jwenn dirèkteman atravè echantiyon an nan bò-wo presyon epi li se vre ak egzat. Plis pase-vòltaj pwoteksyon: enstriman an ap fèmen nan pwoteksyon nan 20 ms lè vòltaj a pwodiksyon se depase limite valè nan anviwònman.
Plis pase-aktyèl pwoteksyon: konsepsyon pou doub pwoteksyon nan wo ak ba vòltaj, ka pwoteksyon D 'dwe avèk presizyon mete nan bò-wo presyon. Fèmen nan fwa pwoteksyon se nan 20 ms lè depase aktyèl la nan kote sa ki ba-vòltaj te reyaji kounye a.
Segondè-vòltaj konsepsyon pwoteksyon pwodiksyon rezisteur nan ogmantasyon nan kò epi li se pa gen okenn bezwen plis rezisteur deyò.
Fèmen-bouk negatif fidbak kontwòl sikwi a wo ak ba vòltaj.
1, pwodiksyon rated vòltaj, tablo 1 pou referans
2, frekans pwodiksyon: 0.1Hz, 0.05Hz, 0.02Hz.
3, chaje kapasite: Tablo 1 pou referans
0.1 Hz maksimòm 1.1μF
0.05 Hz maksimòm 2.2μF
0.02 Hz maksimòm 5.5μF
4, presizyon: ± (3% nan plen echèl +0,5 KV)
5, vòltaj ond deformation: ≤5%
6, kondisyon pou itilize: andedan kay la, deyò; tanperati: -10 ℃ ∽ + 40 ℃; imidite: ≤85% RH
7, ekipman pou pouvwa: AC50 Hz, 220V ± 5%
8, pouvwa plon: Tablo 1 pou referans
V.Instrument Estrikti
1, panno kontwòl dyagram
(1) "tè": tè tèminal, itilize lyen ak tè a.
(2) "kontwole pwodiksyon": pwodiksyon sipò milti-debaz, itilize ak priz opinyon milti-debaz nan ranfòse kò.
(3) "kontra": ajisteman kontra pou LCD
(4) "Fonksyon kle": montre ba èd memwa koresponn ak Replik kote
(5) "AC220V": D 'pouvwa a, plon inisye
(6) "pouvwa switch": endikatè inisye.
(7) "enprimant": pou rapò tès
(8) "ekran LCD": rezilta tès ekspozisyon.
2, ogmantasyon kò dyagram
VI.How Pou Operasyon
1, metòd koneksyon
Table 3 (dyagram koneksyon)
Avèk pwodui sa a se ekipe ak de liy dedye aza, epi ou kapab koneksyon dapre Table 3, pouvwa a ak AC 50Hz / 220V.
2, operasyon sekans
(1) pouvwa sou: tanpri remake ke moun ki pwodwi yo tès yo pral dechaje konplètman lè pouvwa sou machin yo ak laprès sou bouton an sispann premye lè machin yo se sou pwosedi a ogmantasyon Lè sa a, sèvi ak pouvwa switch.
enstriman an pral antre nan Table 4 koòdone restriksyon lè pouvwa sou machin nan apre ou fin fini koneksyon l ', tanpri asire w ke enstriman an se pouvwa sou lè ou koneksyon oswa pwen oswa ou pa sèvi ak enstriman an .Tanpri premye tcheke plon an nan priz la pouvwa si pa gen okenn ekspozisyon nan ekran an.
(2) Definisyon anviwònman paramèt
主 菜单: Main Menu
试验 频率 设定: Anviwònman tès frekans
试验 电压 设定: Anviwònman tès vòltaj
限制 电压 设定: Mete vòltaj limit
限制 电流 设定: Mete limit aktyèl
试验 时间 设定: Mete fwa tès
启动 试验 电压: Kòmanse vòltaj tès
Table 4 (koòdone restriksyon)
Ou ka pre-mete frekans tès, vòltaj ak pwoteksyon valè yo nan depase presyon nan kote sa yo presyon ki wo, valè pwoteksyon pou depase vòltaj, tès fwa elatriye dapre tès ki nesesè nan restriksyon nan koòdone nan tab 4 Twa opsyon pou frekans: 0.1,0.05 , 0.02. li se frekans lan pwodiksyon enstriman ak inite se Hz vòltaj la tès se soti nan 10KV nan valè rated (tanpri pa fè sa mete vòltaj egzamen an anba a 10KV). enstriman an pa pral ranfòse ankò lè li se sou valè yo anviwònman ak kenbe anplitid pwodiksyon nan vag sinis nan sa a valè pik.
Valè yo pwoteksyon nan vòltaj se ki ant 0 a rated valè ak inite se KV. Li se endike valè yo pik nan pwodwi tès ap enstriman nan otomobil fèmen pwodiksyon an lè vòltaj la se depase anviwònman an. Nan sikonstans nòmal, valè pwoteksyon vòltaj yo mete pi wo pase 4KV nan vòltaj egzamen an.
Valè yo pwoteksyon nan aktyèl yo ki ant 0 a valè rated ak inite se MA. Li se endike valè yo pik aktyèl la nan pwodwi tès la enstriman pral otomobil fèmen pwodiksyon an lè aktyèl la se depase anviwònman an.
Times anviwònman se soti nan 0-60 minit ak li se endike fwa yo tès, inite se minit.
Pi wo pase vòltaj, lajan se pik valè, rezilta tès nan enstriman Display ak vòltaj, done lajan nan rapò an tès se tout Valè pik.
Tanpri deplase kurseur la nan "kòmanse vòltaj tès" ak konfime li Lè sa a antre nan anba a Table 5 koòdone ogmantasyon.
正在 升压 中 请 稍后: Ranfòse kounye a, rete tann pou yon minit
电压: Voltage
电流: Kouran
计时: Distribisyon
Table 5 (ogmantasyon)
Otomobil ranfòse enstriman an antre nan antre nan estati ogmantasyon lè fini pwòp tèt ou tcheke siksè. Li pral pran kèk fwa fè vòltaj la rive nan valè yo anviwònman. enstriman an ap fèmen
vòltaj pwodiksyon ak antre nan koòdone kòmanse si ou peze bouton an sispann lè ogmantasyon pwosedi yo.
Table 6 ap parèt nan koòdone nan lè valè yo ogmantasyon se fèmen nan mete valè
电压: Voltage 电流: Kouran
按 上下 键 微调 电压: Voltage ajiste pa laprès sou kle leve, li desann
按 确定 键 启动 计时: Kòmanse distribisyon pa laprès sou bouton konfime
Tanpri peze sou "sou a yo ak sou"; bouton pou 1 dezyèm epi ajiste vòltaj la Lè sa a, peze bouton an konfime, Figi 7 parèt, enstriman kòmanse tan, enstriman an ap kòmanse distribisyon ak rapò a tès pral enprime soti lè li se fini. Retounen nan ekran an kòmanse, apre yo fin are egzeyat anvan yo kòmanse nan mezi a kap vini an.
Yon lòt sispann un-nòmal se sou-vòltaj pwoteksyon are, sou are aktyèl la. Koòdone nan pwent ap parèt lè enstriman an sispann. Ou ka re-mete vòltaj la oswa aktyèl yo kòmanse pwochen mezi.
VII.Ultra-Low Frekans fòs egzamen sou Cables
1, tanpri asire w ke se tout ekipman an koneksyon nan pwodwi tès céder soti nan kab la nan pwodwi egzamen an.
2, separeman kab tès rezistans izolasyon pa 10000V atik tès Megger, epi yo make valè yo egzamen an.
3, vòltaj tès valè pik: Umax = 3Uo, UO se rated vòltaj k ap travay ant kab kondiktè-a-tè oswa plak pwotèj metal, pou egzanp, rated vòltaj 10KV kab, sèl-faz rated vòltaj
valè vòltaj pik nan egzamen an se: Umax = 3Uo
4, tès fwa: 3 minit
5, tès separeman. valè Kab CAPACITOR nan pwodwi tès yo se nan kapasite nan enstriman loading. Presyon tès kapab operasyon nan fwa yo menm pa kab liy twa-faz nan paralèl.
6, konekte enstriman an ak kab pwodwi yo tès 'pa espesyal fleksib konekte kab (akseswar) dapre Table 8. pouvwa sou enstriman an ak fini mete frekans egzamen an, fwa, vòltaj, sou-vòltaj valè pwoteksyon nan kote sa yo-wo presyon , sou valè pwoteksyon aktyèl lè sa a kòmanse tès ogmantasyon .Tanpri peye atansyon sou kous la fidbak-wo presyon epi tyeke si gen son un-nòmal nan kab la nan pwodwi tès .ou ka dosye fwa tès yo ak vòltaj tès lè ogmantasyon nan vòltaj egzamen an.
7, enstriman an ap konfwontasyon otomobil si fwa yo tès fini ak pwodwi yo pase egzamen sa a presyon si gen deranje egzeyat ki te pase.
8, tanpri sispann ogmantasyon nan enstriman, pouvwa koupe machin yo si gen kèk pwoblèm tankou aktyèl elaji un-nòmal, vòltaj enstabilite, pran sant dwòl, lafimen oswa bri oswa kat mark fenomèn nan tès la pwodwi câbles ki te pase nan ogmantasyon ak presyon pwosedi a .Lè sa a, tcheke li. Egzamen sa a presyon se yon echèk si li se pa pati nan izolasyon kab fèb nan atik egzamen an. Ou ka Repriz tès li si ou konfime li se pa imidite a oswa sifas sal.
9, tanpri fè tès la presyon ankò si enstriman an se sou pwoteksyon aktyèl pa rezon ki fè yo eksepte domaj yo izolasyon kab.
mezi nan yon sèl-faz dyagram koneksyon
VIII.Ultra-Low Frekans fòs egzamen sou Balans Gwo High Voltage Dèlko
Metòd la tès ak dèlko se menm jan ak tès la kab pi wo a ak anba a se diferans ki genyen:
1, ka tès la dwe pote soti nan pandan transfè a nan reparasyon pi gwo, yon pati nan ranplasman pou likidasyon ak lòt tès konvansyonèl yo. 0.1Hz Ultra-Low Frekans High Voltage Dèlko se pi plis efikas nan fen dèlko tès domaj izolasyon pase lòt enstriman. Rezon ki fè a se ke nan frekans vòltaj, akòz ekoulman pwodiksyon soti nan aktyèl la ba kapasitif ap koule tankou dlo nan izolasyon la nan kouch la deyò nan semi-conducteurs anti-Corona nan ki te koze pa yon pi gwo gout vòltaj, kidonk posibilite baton nan fen vòltaj la liy diminye presyon an sou; pandan ke yo nan ka yo frekans ultra-ba, sa a se kounye a CAPACITOR redwi anpil, e li te kouch nan semi-conducteurs sou gout nan vòltaj anti-Corona te redwi anpil, li fini nan yon izolasyon vòltaj pi wo, fasil jwenn defo.
2, konekte metòd: tès apa, sijè te sanble presyon, Table 9 pou referans.
3, se vòltaj tès pik valè kalkile anba a,
valè pik (KV) nan vòltaj tès 0.1Hz: Umax
β: ekivalan koyefisyan nan 1Hz AK 50Hz, nou pran 1.2 selon kondisyon an nan pwosedi nou yo.
K: jeneral pale 1.3∽1.5 anjeneral 1.5
Uo: rated vòltaj (KV) nan statorik likidasyon nan dèlko
Pou egzanp: Dèlko rated vòltaj se 13.8 KV,
Ultra-Low Frekans vòltaj tès valè pik:
4, fwa tès se dapre enstriksyon,
5, tès la presyon izolasyon kab se pase si pa gen okenn son etranj, pran sant, fimen oswa enstabilite elatriye done ekspozisyon pandan tès la pou laprès. Tanpri konplètman peye atansyon estati a sifas izolasyon pou pi bon konprann nan kondisyon izolasyon.
Espesyalman pou lè-frèt pou, Genyen eksperyans ki ka dekouvri aparèy pa kontwole aparans nan pa reflete izolasyon la dèlko se pa yon fenomèn nòmal, tankou sifas la nan egzeyat Corona
Table 9 mezi nan statorik a nan yon graf lineyè konekte
IX.Ultra-Low Frekans fòs Tès Bondye ki gen pouvwa kondansateur
operasyon Tès metòd se ki sanblab ak pi wo a, Table 10 se yon fason a konekte pou ou referans, tanpri mete vòltaj egzamen an ak lè dapre enstriksyon an.
kontwòl Sòti pwodiksyon Segondè vòltaj
kontwòl rapèl
Table 10 mezire CAPACITOR fil elektrik dyagram
1, rapèl la yo itilize nan enstriman an pa pèmèt pou yon lòt sèvi ak yo.
2, Tanpri kontakte faktori a pou reparasyon si defayans la enstriman
epi yo pa louvri li nan tèt ou.
3, Anvan pwen, tanpri konplètman egzeyat pwodwi yo tès pa
dechaje baton apre pouvwa nan enstriman an.
4, Tanpri konplètman egzeyat pwodwi yo tès pa baton egzeyat anvan
pouvwa sou enstriman mizik yo.
5, Tanpri konplètman egzeyat pwodwi yo tès pa baton egzeyat anvan
laprès sou bouton ogmantasyon chak fwa.
XI.Packing Lis
bwat 1,0.1Hz / kontwòl 30kv (1pcs)
0.1Hz / 30kv rapèl (1pcs)
0.1Hz / 30kv Tib CAPACITOR (1pcs)
30kv segondè-vòltaj liy pwodiksyon (1pcs)
câbles chent capacité segondè-vòltaj (1pcs)
câbles kontwòl Espesyal (1pcs)
Power lines (1pcs)
fil Ground (1pcs)
9, Egzeyat Rod (1pcs)
10, Pouvwa plon (10pcs)
11, L 'papye (1pcs)
12, Enstriksyon manyèl (1pcs)
13, faktori sètifikasyon (1pcs)
14, faktori enspeksyon rapò (1pcs)
HZ-3105 transfòmatè DC Rezistans tèsteur