|LM324 en C vervangen|
|Schakelmode en lineare voeding|
|Redelijk nauwkeurige duidelijke meters.|
|power blok, trafo , regelprint, meter ciquit|
|defecte print|
Als reserve voeding aangeschaft deze QJ1830SC
Voor 99€ koop je deze mooi uitgevoerde en goed ontworpen voeding.
Mooi verlichte V en A meters stil en elektro smog vrij.
Netjes gebouwd en heel stabiel 20A load geeft geen beweging in de correct aanwijzende analoge meters.
Modulair gebouwd een power blok bestaat uit een vierkant koelblok met ventilator met 6x parallel power torren driver en 12V regelaar. Een LM324 regelprintje. En het meter deel
Opvallend dat er een LM324 quad opamp is gebruikt ipv de speciale spanningsregel IC's als b.v. de 723
Echter alles kan stuk.. na slechts een paar dagen was de spanning plotseling 0V
De meter verlichting was nog aan.
Bleek dat het controller kaartje defect was. Linksboven tegen de grote elco een verbrand 100nF C'tje
Oorzaak onbekend hoe kan zo'n C'tje verbranden moet haast wel een spanning piek geweest zijn.
de LM324 vervangen en een nieuwe 100nF C er weer in en het werkt weer.
Gelijk een extra diode als bescherming tegen reverse voeden.
en een bypass 100Ohm over de Fan Thermostaat zodat de fan altijd op lage snelheid onhoorbaar draait.
Hierdoor blijft het koelblok onder normale belasting koel genoeg zodat de thermische schakelaar niet inkomt.
De Voeding blijft daardoor heel stil.
Wat nu nog ontbreekt is een overspannings beveiliging. Dat zou met een SS Fet switch kunnen