哈希总磷实验测试详细步骤 一:采样 现场采集水样,用滤纸过滤干净。 二:配置分析水样 将水样稀释 10 倍(取 5ml 上清液水样用纯水稀释至 50ml) 。 取总磷预制管试剂瓶。(总磷量程是 0-3.5mg/l) 空白:向预制试剂管瓶中加入 5ml 去离子水,再加入过硫酸钾试剂包。 样品:向预知试剂管瓶中加入 5ml 水样,再加入过硫酸钾试剂包。 三:消解 总磷消解可以与 COD 消解一起, 都是 150 度加热消解, 不过总磷只要消解 30 分钟即可, 做 COD 实验的时候,把总磷的试剂一起配好放入消解器内即可。时间算好 30 分钟到开盖子 用毛巾把总磷试剂管拿出冷却至室温即可。冷却到室温后分别向试剂管中加入 2mlNAOH 溶 液,再加入一包 phosver3 磷酸盐试剂,盖紧摇匀。 四:测量 打开哈希 DR900, 按选项——所有程序——536 号程序总磷/AH PV TNT ——按开始即选择了 该程序。打开遮光罩把第一瓶空白预制管擦干净放入孔内,盖上遮光罩,按上箭头归零显示 屏会显示 0mg/l,再依次把其余的预制管擦干净分别放入孔内, 按右边 read 键进行读取数据。 记录数据乘以相应稀释倍数即得出最终数值。
1、检查网络问题。2、有可能是服务器本身有问题。3、系统缓存的垃圾文件太多。建议换一个时段来更新,安装一个清理缓存的程序,清理一下系统。