饭团,这是很多人都是喜欢吃的,是超级的美味的,吃了就是停不下来,那么这个饭团可以用微波炉热吗?加热吗:<br>饭团可以用微波炉热吗 :<br>可以的。直接加热就可以了,你可以用陶瓷碗装起来,然后用微波功能加热,注意时间不要太长,否则烤干变硬就不好吃了。如果是冰箱拿出来的很冰的可以洒几滴开水在里面加热的。<br>饭团用微波炉加热几分钟:<br>中高火 3分钟就好。<br>糯米饭团适宜体虚自汗、盗汗、多汗、血虚头晕眼花、脾虚腹泻的人吃;也适宜肺结核、神经衰弱、病后产后的人吃。这些类型的人群身子都是比较虚的,可以多吃糯米饭团,使身体营养均衡。<br>饭团是可以用微波炉加热的,一般是三分钟就好了。
气相点不了火有哪些原因不着火可以从以下几个找原因:1.氢气和空气比例是否是在 1:10 的比例上 2.尾吹气是 不是设置过大(一般30mL/min)否则会吹灭火焰 3.点火线圈是不是断了(查看点火时线 圈是不是发红) 4.喷嘴是不是堵塞(拿下检测器端的色谱柱,用手电筒照射下,看能否看 到亮光) 如果长时间不用的话,点火时可以加大氢气流量、减少尾吹流量这样容易点着火, 然后过十分钟后恢复正常状态。 当然以上要在你气源、色谱柱正常的情况下,所以以上只 是建议,希望对你又帮助! 减压阀的开启和关闭。 首先要选用质量可靠的减压阀,保证安全。 有前辈见过质量不良的减压阀,开启钢瓶时冲坏了调节螺杆,螺杆直接飞出,这种情况 是不太安全的。 开启载气钢瓶的时候,首先旋松减压阀(即关闭减压阀),避免开启钢瓶的时候,瓶中 的高压气体突然释放对阀产生冲击。然后缓慢旋紧调节螺杆,阀便慢慢开启,输出压力逐渐 升高。 关闭减压阀的时候,需要关闭调节螺杆和钢瓶,当输出压力降低为0 后,再次开启调节 螺杆,使得高压表显示也降低为0,最后松开调节螺杆。 gtemso 9]>这样操作的目的是为了保护压力表,下图为压力表的结构。 此主题相关图片如下压力表1.jpg: gtemso 9]>1—机座; 2—弹簧管; 3—指针; 4—上夹板; 5—连杆; 6—表盘; 7—接头; 8—活节螺丝; 9—扇形齿轮; 10—中心齿轮; 11—游丝; 12—下夹板; 13—支柱 gtemso 9]>弹簧管:管内压力变化使管子自由端产生位移,带动传动机构动作,管内压力与自由 端位移成线性关系。 主要的压力传递机构是2 弹簧管。压力增大,弹簧管发生变形,拉动转动机构,带动指 针旋转。 如果关闭GC 后,减压阀内还是存留气体,压力表内机构都处于受力状态,时间较长后 会产生疲劳的问题。压力表容易出现压力显示问题。 注意事项 减压阀的螺纹。常见可燃气体(例如氢气、甲烷)钢瓶的螺口一般是左旋螺纹(即反丝)的。需 要配合合适的减压阀。 密封材料常见的氮气空气钢瓶,一般使用氧气减压阀或者氮气减压阀,减压阀和钢瓶之间 靠金属(黄铜)之间的紧密接触来实现密封。 氢气减压阀要靠密封垫。氢气减压阀内部的密封垫是硬质的垫片,不能用比较 软的橡胶圈来代替。 安全阀氢气减压阀一般会带有安全阀,当输出压力高于安全阀设定值,安全阀就会 开启放气。 调节氢气压力的时候需要注意,如果出现输出压力不稳定,需要检查是否安 全阀放气。是否调节的输出压力过高。 压力范围选择合适的低压表量程。 压力范围。需要注意低压表的量程和分度。 GC 使用的气体一般所需压力为0.5MPa 左右,可以根据此值选择合适减压阀。 最小分度为0.1 或者更小,比较合适。 流量范围减压阀允许输出流量也是比较重要的。 当设定较大流量时,如果选择不合适的减压阀,会造成输出压力的不稳定。 原创]氢焰系统常见故障的判断和检查 Post By:2012-2-14 13:17:00 分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网0 FID(氢焔检测器)的灵敏度高、死体积小、响应快、线性范围广,能有效地与毛细柱联用,成为目前对有机物微量分析应用最广的检测器。