分享玉米烙的做法<br><h2>玉米烙的制作食材:</h2><br>听装玉米粒一罐,进口干生粉约30G。<br><h2>玉米烙的做法详细步骤</h2><br>1、生粉大约30克左右。<br><img><br>2、打开罐头,倒出玉米粒,漓干水分。<br><img><br>3、用生粉拌匀。<br><img><br>4、锅烧热,倒出热油,玉米用手搪平。<br><img><br>5、锅放在火上,加少许热油,并用手轻轻抖动并转动锅,使玉米饼凝固不粘锅。<br><img><br>6、再倒入多点的热油,煎5-6分钟。<br><img><br>7、倒出油,这样玉米烙就煎好了.为了美观,可以改刀再装盘.(建议淋上一些奶酪味道更香)<br><img><br><h2>玉米烙的营养分析</h2><br><img><br><h2>玉米烙视频在线观看:</h2><br><h3>欢迎分享您做玉米烙的心得,感谢您的参与!</h3><br>美食菜谱推荐<br><img>
灯工作电流的大小直接影响灯放点的稳定性和锐线光的输出强度。灯电流小,使能辐射的锐线光谱线窄,使测量灵敏度高。但灯电流太小时使透过光太弱,需提高光电倍增管灵敏度的增益,此时会增加噪声,降低信噪比;若灯电流过大,会使辐射的光谱产生热变宽和碰撞变宽,灯内自吸收增大,使辐射锐线光的强度下降,背景增大,使灵敏度下降,还会加快灯内惰性气体的消耗,缩短灯的使用寿命。<br>空心阴极灯上都标有大使用电流,对大多数元素,日常原子吸收光谱仪分析的工作电流应保持额定电流的40%~60%较为合适,可保证稳定、合适的锐线光强输出。通常对于高熔点的镍、钴、钛、锆等的空心阴极灯使用电流可大些,对于低熔点易溅射的铋、钾、钠、铷、锗、镓等的空心阴极灯,使用电流以小为宜。<br>一般而言,灵敏度和精密度两者都应兼顾,原子吸收光谱仪灯电流的选择可通过实验确定,其方法是:在不同的灯电流下测量一个标准溶液的吸光度,绘制灯电流和吸光度的关系曲线,通常是选用灵敏度较高、稳定性较好的灯电流。