分流器的精度怎么判断
毫欧电阻的温度影响精度测试分析 取样电阻的温度影响精度测试分析 分流器的精确测试分析 分流器是测量直流电流用的,根据直流电流通过阻值很小的电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。 在实际应用中,要测量一个很大的电流值,没有大量程的电流表测量其电流,分流器就可以产生作用了。分流器两端产生毫伏级直流电压信号,使并接在该分流器两端的计量表显示电压值,分流器的电阻时定值,通过计算得到实际测量的电流值。 但实际生产上,分流器并不是那么精确地电阻值,而且在不同温度条件下,其阻值也相应的发生微小的变化。那么怎么选择最精确地分流器呢?也只能通过测试来证明所买到的分流器是否准确了。 下面是采用DF-80A型二极管正向压降测试仪来测试几种分流器的阻值,下图是本测试所选用的几款分流器和分流器的参数。 (1)0.01欧姆采样电阻 (2)0.01欧采样电阻 (3)0.01欧采样电阻 (1)参数表 型号/规格&#9; 2512-0.01R 1%&#9; 品牌/商标&#9; VIKING&#9;&#9; 环保类别&#9; 无铅环保型&#9; 功率分类&#9; 中功率(1W~5W)&#9;&#9; 精度类别&#9; 高精度型(
一、直流分流器的定义<br>如果测量一个很大的直流电流,例如几十安培甚至更大,但没有那么大量程的直流电流表进行测量,怎么办?这就要采用分流器。<br>分流器,实际是一个阻值很小的可以通过大电流的精确电阻,当电流流过分流器时,在它的两端就会产生一个毫伏级的直流电压信号,使并接在该分流器两端的直流电流表指针摆动,该读数就是该直流电路中的电流值。<br>所谓分流,即分一部分小电流(mA)去推动表指针,该小电流与大回路电流(A)比例越小,电流表指示读数的线性就越好,也更精确。<br>直流电流表实际表头是标准的毫伏电压表,用毫伏电压表来测量分流器两端的电压,再将这个电压换算成电流,即我们在电流表上所看到的电流,这样就完成了大电流的测量。毫伏电压表的满度值有20mV、30mV、50mV、60mV、75mV、100mV、150mV等,一般常规为75mV(如图1),那么用这块电压表测量比如20A的电流,就需要给它配一个在流过20A电流时候产生75mv电压降的分流电阻,也称75mv分流器。根据欧姆定律U=IR,分流器的阻抗=表头标志满度电压/表头满度电流。比如:100A电流表配套的分流器阻值为0.00075欧,即100A*0.00075欧=75mV;50A电流表配套的分流器阻值为0.0015欧,50A*0.0015欧=75mV。<br>直流电流表和分流器是配套使用的。<br><img><br>(图1)<br>二、分流器型号表示规则<br>FL-2 0.5 200A 75mV<br>(型号)(精度)(电流)(压降)<br>三、注意事项<br>1、分流器一次回路的电缆(或铜排)与分流器连接处不允许有人为的接触电阻,二次电压的取样点不能从非取样点取样。<br>2、两个小螺丝接入仪表信号输入端,应注意信号的极性,电流流入分流器的那端为正极,接仪表信号输入端的正输入端;电流流出分流器的那端为负极,接仪表信号输入端的负输入端。<br>3、实际使用的电流(长时间)建议不超过额定电流的80%。<br>四、分流器接线图<br><img><br>(图2)<br>PS:<br>那么交流大电流怎么测量呢?<br>