braun耳温枪一直闪烁
博朗耳温枪开机一直闪,屏幕闪温度有时候闪出188.8,是不是耳温枪坏了?不一定,TOP数码网从博朗文件获得了解决该问题的方法,适用于博朗6020、6520、6500、4020、4520等型号,大家可以参考下。<br><img><br>博朗耳温枪不停闪:<br>出现188.8°F和温度交替不停闪烁,这说明出现了系统错误,原因有很多:1、卸掉电池,最好更换新电池,如果问题依旧,请进行下一步;2、可能是探头里的传感器受潮,关闭耳温枪,用吹风机对着探头吹一会,再开机试试,很多人通过该方法成功获救;3、如果不行,在关机的状态下,同时按住开关键和mem键,按两秒试试。<br>总结:<br>博朗耳温枪这个问题挺多的,并非个例。建议不要使用南孚等大电量电池,电压一般超1.6V了,可能造成耳温枪传感器错误,最便宜的普通电池即可,亲测1.2V充电电池也行。
排卵试纸测试不是绝对的准确的,不一定是药物引起的,排卵日一般只是一个大致的时间,有可能提前也有可能推迟的。