braun耳温枪一直闪烁
<br>德国博朗耳温枪灯一直闪烁不能用可能是因为:<br>1、可能是探头脏了,可以在取下电池之后,用湿纸巾轻轻擦拭干净探头,然后用电吹风吹干就可以了;<br>2、也可能是电池出现问题,可能是新电池的电压较高,比如大电量的电池单个电压是1.6V,那么两个加起来超过3V后这款耳温枪会出现以上故障。<br>耳温枪是属于非接触遥测式(虽然也许还不到一公分)的温度测量仪,它是利用检测鼓膜(相当于下视丘)所发出的红外线光谱来决定体温,根据黑体辐射理论,不同温度的物体所产生的红外线光谱也不同,利用可以精准到0.1℃的温差电堆(Thermopile)红外线侦测器,再以微计算机转换读数而显现出来。
"是因为显示温度是华氏度,不是摄氏度,1华氏度(℉)=-17.2222222摄氏度(℃),所以100对应的就是37.7摄氏度,也可以更改设置单位就可以了,步骤如下:<br>1、首先准备好耳温枪。<br><br><img src=""https://pic.wenwen.soso.com/pqpic/wenwenpic/0/20200719083208-847889985_png_510_340_194744/0""/><br><br>2、按住耳温枪的I/O键和start键不动。<br><br><img src=""https://pic.wenwen.soso.com/pqpic/wenwenpic/0/20200719083209-2100628366_png_510_340_192957/0""/><br><br>3、然后就会出现温度单位的更换,会显示℉、set、 ℃。<br><br><img src=""https://pic.wenwen.soso.com/pqpic/wenwenpic/0/20200719083210-574781640_png_510_340_167056/0""/><br><br>4、等待出现 ℃就松手。<br><br><img src=""https://pic.wenwen.soso.com/pqpic/wenwenpic/0/20200719083210-1566555955_png_510_340_171418/0""/><br><br>5、就可以调成摄氏度显示了。<br><br><img src=""https://pic.wenwen.soso.com/pqpic/wenwenpic/0/20200719083211-191921584_png_510_340_179291/0""/><br><br>扩展资料<br>耳温枪使用注意事项<br>1、最好每次使用都用新的外膜套,没有足够外膜套用保鲜膜也可以。<br>2、枪头越深入越好,但不要造成不舒服。<br>3、测儿童时最好将耳朵轻往后上方拉(将耳道拉直)。<br>4、最好两耳均量,甚至单独一耳测三次,取最高值(因为两边可能有0.1℃~0.3℃的误差)。<br>5、刚刚才曝晒太阳过久或运动,要避免测量,否则可能测量值较实际温高。<br>参考资料来源:百度百科—耳温枪"