braun耳温枪一直闪烁
博朗耳温枪开机一直闪,屏幕闪温度有时候闪出188.8,是不是耳温枪坏了?不一定,TOP数码网从博朗文件获得了解决该问题的方法,适用于博朗6020、6520、6500、4020、4520等型号,大家可以参考下。<br><img><br>博朗耳温枪不停闪:<br>出现188.8°F和温度交替不停闪烁,这说明出现了系统错误,原因有很多:1、卸掉电池,最好更换新电池,如果问题依旧,请进行下一步;2、可能是探头里的传感器受潮,关闭耳温枪,用吹风机对着探头吹一会,再开机试试,很多人通过该方法成功获救;3、如果不行,在关机的状态下,同时按住开关键和mem键,按两秒试试。<br>总结:<br>博朗耳温枪这个问题挺多的,并非个例。建议不要使用南孚等大电量电池,电压一般超1.6V了,可能造成耳温枪传感器错误,最便宜的普通电池即可,亲测1.2V充电电池也行。
"博朗耳温枪f怎么转换c<br>1、先将耳温枪关机。<br>2、在关机状态下按住电源键不放,约5秒左右显示屏上会依次出现°C/SET,°F/SET字样,分别表示摄氏度及华氏度,当显示屏上出现°C/SET温度单位后,立即松开电源键即可。<br>提醒:调整一次后,下次开机会保持现在的设置,即只要调整一次到摄氏度后,就永远是摄氏度,除非重新调整。<br>博朗耳温枪使用说明<br>按键说明 I/O:按一下开机,长按就是关<br>start :测量前按一下,灯会闪烁,表示进入测量的状态了。<br>1.将温度计从盒中取出,并装上一个耳套。<br>2.按I/O键启动机器,把探头轻柔缓慢地伸入耳道。 确保探头方向在正确测量的位置上。<br>3.按下,然后松开“Start”按钮。Start按钮上方的绿色Exactemp灯开始闪烁,显示正确的探头就位。等待听见提示音以及绿色Exactemp灯信号固定不动,表示已经以正确的方式结束测量,可以拿出耳温计,读数。<br>4.按住”I/O”按钮,直到显示“1 MEM"",可以依次显示最近八次测量的温度。<br>5.耳温计关闭时,按住”I/O”按钮约5秒钟(会出现OFF提示)或者不进行操作 机器会自动关机。<br>6.转换华氏度到摄氏度的方法:同时按住‘I/O’键和‘start’键不动,等待画面依次显示‘。F’‘set’‘ ℃’当显示到℃的时候同时松手就可以了;测量时请按“start”键。<br>博朗耳温枪使用注意事项<br>1、人的外耳道并非呈直线状,因此在使用耳温枪 时,需将耳廓往后上方拉,让耳道趋向直线形,耳温枪也较容易对准鼓膜测量。<br>2、饮用热水,进食热的食物,进行剧烈的活动,刚洗完热水澡后,都会出现体温短暂升高的现象,这时候不能测体温,应等半小时在进行。<br>3、每个人的左、右耳道不尽相同,所以测量时应每次都测同一个耳朵。<br>4、耳温枪刚从盒子取出,还未适应环境温度,测出来的温度不太准确,一般建议先将耳温枪打开应置于室内约20分钟后再使用。"