braun耳温枪一直闪烁
博朗耳温枪灯一直闪有两种原因:第一种是探头问题,比如它上面有水分或有脏污,可用纸巾或者布擦一下探头,保持它干净整洁就好;第二种是电池问题,它必须使用五号电池,如果电池电压过高,博朗耳温枪就会闪灯,可以更换质量好的正规电池即可。<br><img><br><h3>博朗耳温枪一直闪灯是什么原因</h3><br>1、探头问题<br>首先它可能是探头上有水,或者有脏污而引起的,当水分附着在探头上时,它的检测结果不能足够准确,导致它的灯会一直的闪烁。一般用纸巾或者布将探头擦干就可以,平时使用之前则要保持探头干净整洁,预期是不要沾水。<br>2、电池问题<br>其次可能是电池的原因,比如电池老化或者是电池电压太高等等,它需要用五号电池,且电池一定要用质量好的,如果是质量太差,电压可能超过它的额定的3V电压,导致灯不断闪烁,解决办法是打开电池盖取下电池,更换好电池。<br>3、操作问题<br>在使用博朗耳温枪时,如果操作方法不当也会引起一些误操作,闪灯后如果擦干探头以及更换电池都无效时,可将耳温枪关机,再同时按下开机键、mem键一般仪器就能恢复正常,如果依然无法解决的话,联系博朗售后寻找解决方案。<br><h3>博朗耳温枪常见故障</h3><br>除了一直闪灯的故障之外,它最常见的故障还有P05、F0、FF0等等,另外还有可能是耳套安装的时候不正确也会引起故障,可以先将电池取下来,然后再重新装上一般能重新弄使用,这种情况是系统的问题,如果电池拿下来装回去还是不好,大概率需要维修处理。<br><h3>博朗耳温枪怎么换电池</h3><br>准备好两节五号的电池,找到博朗耳温枪背后的电池盖,用力将盖子扣开,然后将旧电池从里面取出来,并将新电池装进去,装的时候注意正负极,不要装反了,装好后盖好电池盖就可以了。
"博朗耳温枪f怎么转换c<br>1、先将耳温枪关机。<br>2、在关机状态下按住电源键不放,约5秒左右显示屏上会依次出现°C/SET,°F/SET字样,分别表示摄氏度及华氏度,当显示屏上出现°C/SET温度单位后,立即松开电源键即可。<br>提醒:调整一次后,下次开机会保持现在的设置,即只要调整一次到摄氏度后,就永远是摄氏度,除非重新调整。<br>博朗耳温枪使用说明<br>按键说明 I/O:按一下开机,长按就是关<br>start :测量前按一下,灯会闪烁,表示进入测量的状态了。<br>1.将温度计从盒中取出,并装上一个耳套。<br>2.按I/O键启动机器,把探头轻柔缓慢地伸入耳道。 确保探头方向在正确测量的位置上。<br>3.按下,然后松开“Start”按钮。Start按钮上方的绿色Exactemp灯开始闪烁,显示正确的探头就位。等待听见提示音以及绿色Exactemp灯信号固定不动,表示已经以正确的方式结束测量,可以拿出耳温计,读数。<br>4.按住”I/O”按钮,直到显示“1 MEM"",可以依次显示最近八次测量的温度。<br>5.耳温计关闭时,按住”I/O”按钮约5秒钟(会出现OFF提示)或者不进行操作 机器会自动关机。<br>6.转换华氏度到摄氏度的方法:同时按住‘I/O’键和‘start’键不动,等待画面依次显示‘。F’‘set’‘ ℃’当显示到℃的时候同时松手就可以了;测量时请按“start”键。<br>博朗耳温枪使用注意事项<br>1、人的外耳道并非呈直线状,因此在使用耳温枪 时,需将耳廓往后上方拉,让耳道趋向直线形,耳温枪也较容易对准鼓膜测量。<br>2、饮用热水,进食热的食物,进行剧烈的活动,刚洗完热水澡后,都会出现体温短暂升高的现象,这时候不能测体温,应等半小时在进行。<br>3、每个人的左、右耳道不尽相同,所以测量时应每次都测同一个耳朵。<br>4、耳温枪刚从盒子取出,还未适应环境温度,测出来的温度不太准确,一般建议先将耳温枪打开应置于室内约20分钟后再使用。"