分流器的精度怎么判断
毫欧电阻的温度影响精度测试分析 取样电阻的温度影响精度测试分析 分流器的精确测试分析 分流器是测量直流电流用的,根据直流电流通过阻值很小的电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。 在实际应用中,要测量一个很大的电流值,没有大量程的电流表测量其电流,分流器就可以产生作用了。分流器两端产生毫伏级直流电压信号,使并接在该分流器两端的计量表显示电压值,分流器的电阻时定值,通过计算得到实际测量的电流值。 但实际生产上,分流器并不是那么精确地电阻值,而且在不同温度条件下,其阻值也相应的发生微小的变化。那么怎么选择最精确地分流器呢?也只能通过测试来证明所买到的分流器是否准确了。 下面是采用DF-80A型二极管正向压降测试仪来测试几种分流器的阻值,下图是本测试所选用的几款分流器和分流器的参数。 (1)0.01欧姆采样电阻 (2)0.01欧采样电阻 (3)0.01欧采样电阻 (1)参数表 型号/规格&#9; 2512-0.01R 1%&#9; 品牌/商标&#9; VIKING&#9;&#9; 环保类别&#9; 无铅环保型&#9; 功率分类&#9; 中功率(1W~5W)&#9;&#9; 精度类别&#9; 高精度型(
精度等级0.2、0.2S、0.5、0.5S都是对互感器所给定的准确等级。互感器在规定使用条件下的误差应该在规定限度内。对于0.1,0 .2,0 .5级和1级测量用电流互感器,在二次负荷欧姆值为额定负荷值的25%-100% 之间的任 一值时,其额定频率下的电流误差和相位误差不超过下表所列限值。<br><img><br>对于0.2S和0.5S级测量用电流互感器,在二次负荷欧姆值为额定负荷值的25% -100%之间任 一值时,其额定频率下的电流误差和相位误差不应超过下表所列限值。<br><img><br>