braun耳温枪一直闪烁
博朗耳温枪开机一直闪,屏幕闪温度有时候闪出188.8,是不是耳温枪坏了?不一定,TOP数码网从博朗文件获得了解决该问题的方法,适用于博朗6020、6520、6500、4020、4520等型号,大家可以参考下。<br><img><br>博朗耳温枪不停闪:<br>出现188.8°F和温度交替不停闪烁,这说明出现了系统错误,原因有很多:1、卸掉电池,最好更换新电池,如果问题依旧,请进行下一步;2、可能是探头里的传感器受潮,关闭耳温枪,用吹风机对着探头吹一会,再开机试试,很多人通过该方法成功获救;3、如果不行,在关机的状态下,同时按住开关键和mem键,按两秒试试。<br>总结:<br>博朗耳温枪这个问题挺多的,并非个例。建议不要使用南孚等大电量电池,电压一般超1.6V了,可能造成耳温枪传感器错误,最便宜的普通电池即可,亲测1.2V充电电池也行。
<img><br>胎盘离宫口只有24mm,有点害怕早产<br><img><br>|<br>我比你低16mm。加油 相信宝宝会长上去<br><img><br>|<br>我开始是完全覆盖宫颈口,现在才20mm,你比我好多了,医生说不用担心,会升,我就一直上班。<br><img><br>|<br>我开始是完全覆盖宫颈口,现在才20mm,你比我好多了,医生说不用担心,会升,我就一直上班。<br><img><br>|<br>多D训,争取28周前长上去,过左28就好难长噶啦,<br><img><br>但我比22周46mm还低了。你是看哪个医生啊?<br><img><br>|<br>我当时22现在都长到70了,多休息没事<br><img><br>|<br>我35周时做B超才11mm,37周B超突然大于7cm了!自己小心点就好,但不要特别担心!<br><img><br>我35周时做B超才11mm,37周B超突然大于7cm了!自己小心点就好,但不要特别担心!<br><img><br>我当时22现在都长到70了,多休息没事<br><img><br>|<br>