测角膜厚度的仪器
其中:超声测厚仪和OrbscanⅡ、As-0cT、Pen￡ac砌比较分别有6.11%(1l /180)、3.89%(7/180)、333%(6,180)的点在95%一致性界限范围以外;超声测厚仪和OrbscanⅡ、AS一0CT、Pentac砌比较的95%一致性界限范围分别为一37.¨ 39.3¨ m、一5.¨ 29.1弘m、一24.4计18.8“ m;而超声测厚仪和OrbscanⅡ、As—OCT、Pentac枷之间的平均值分别为:541.6灿m、536.2斗m、543.5斗m。以上的95%一致性界限范围均较窄( &lt;l ,7测量值) 说明两两间具有较好的一致性。讨 论表1 超声测厚仪、0rbscanⅡ、AS一0cT和Pen协cam测量CCT的均数。95%置信区间,最小和最大值( 恤m)1 4矗51上~。1。。。。。。。。‘ 一。
1.OCT图像采集<br>由于OCT是探测光经受检眼屈光间质达视网膜,通过获取眼内不同组织界面反射提供的组织厚度与距离信息并还原成图像和数据来进行工作的,所以,眼内浮游物、角膜或晶状体混浊以及眼内填充物等光学路径中任何部位和性质的遮挡或阻碍都会干扰光学信号的接收,减弱信号强度而降低图像质量。<br>使用OCT进行图像采集时,检查开始前嘱患者适度眨眼或使用人工泪液以便眼表形成平滑且利于成像的光学表面;适当选择最佳光路进入瞳孔区获取最佳景深与检查视野;引导患者保持正确的头位及眼位,使眼位始终固定保持在扫描焦点与景深之内。总之,应最大程度降低屈光间质的干扰,才能获得最佳采集效果。<br>2.OCT图像的表现形式及其解读分析<br><img><br>OCT图像可用伪彩及灰度图(图1,2)显示。<br>伪彩图中红白色表示最强反光,代表对光的反射或反向散射较高的区域,以蓝黑色表示最弱反光,代表对光的反射性弱的区域。<br>正常视网膜组织的强反射包括神经纤维层(RNFL),视细胞内段/外段连接层(IS/OS) 及视网膜色素上皮(RPE)与脉络膜毛细血管复合体等;中反射主要为丛状层等;弱反射包括双极细胞层等核层和视细胞层。<br>伪彩色图中视网膜前后界为红色强反射层,分别代表RNFL和RPE及脉络膜毛细血管层。