如今很多家庭都会自备电子血压计,那么电子血压计去哪里校准,今天就让PChouse为大家讲解一下。<br>电子血压计应该拿到专业的测试中心去校准,而有的大型专卖店或者售后中心也可以提供服务。<br>同时,需要注意的是,电子血压计不可以自己校准,如能每半至一年校对一次,则会更有意义。<br>另外,电子血压计准确性检测分为静压和动压两种检测,两种检测都无问题才可以认定电子血压计是否准确。其中,静压检测是指将被检电子血压计与标准静压仪相连,两者读数一致或误差在电子血压计的标定误差范围内就可以,否则就是说“静压跑了,需要重新调整静压;而动压检测则是从电子血压计的国际标准认证的方法着手,分析电子血压计的准确性判定过程。
中国质量新闻网消息 为进一步加强对医疗器械质量监督,保障产品质量安全有效,根据《关于印发2015年广东省医疗器械质量监督抽验工作计划的通知》(食药监办稽〔2015〕137号)的要求,广东省食品药品监督管理局于2015年在全省范围内组织对医用电子血压计进行了专项监督抽验。<br>本次医用电子血压专项监督抽验产品共抽验样品29批,涉及广东省19个地市,12家生产企业(进口总代理单位),20家经营企业,2家医疗机构以及3家省外生产企业(进口总代理单位)。