钳形电流表简称钳形表。钳形表的工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。钳形表可在不断电的情况下测量电流,是专门测量交流大电流的电工仪器,当然现在已经有新产品可以测试交流以及直流的电流值。钳形表实际上就是一个电流互感器,卡住的电线就相当于互感器一次线圈,当电线中有电流时,就会在表的铁芯中产生磁通,然后在表是二次线圈中感应出电流,这个电流就等于一次线圈中的电流(即电线中的电流)乘以一次线圈的匝数(实际上就是一根电线,所以是一匝)除以二次线圈的匝数,然后根据这个关系,就可以换算出一次(即电线)中的电流了。<br>一、钳形表怎么测电流<br>在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表,要选择对的测量档位。<br>而且在钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流,以防损坏仪表。<br>钳形表测电流步骤:<br>(1)在测量待测线路前,要将钳形表的数据调零,防止在后续测量中造成误差。<br>(2)在确定待测线路的电压后,选择合适的量程。<br>(3)按下钳形表侧面的扳手将钳口打开,将待测线路放置在钳口中央,将钳口闭合。<br>(4)得出数据。<br>(5)测量完毕,并将量程调节旋钮调节到最大量程处,防止下次使用时不慎过流。<br>二:钳形表怎么测电流?-----钳形电流表的使用方法<br>1、首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。<br>2、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。<br>3、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。<br>4、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。<br>5、钳形表每次
维生素c片晚上吃好,因为维生素c片在睡觉前服用吸收的比较好。维生素c的排泄量是在睡眠期间,因此肾脏的血液流动就会下降。所以,在睡觉前服用维生素c,血液浓度会降低的慢一些。祈祷祈祷<br>|维生素C是适合在用餐后服用。维生素C是水溶性的维生素,大量服用仍会造成腹泻等现象,因此适合在刚用餐后、胃肠负担较小的时段进行服用。如果患有便秘的人,则可以选择餐前服用,以达到更好的效果。希望对您有所帮助,有问题沟通。<br>jjFD20<br>|