甲状腺结节疾病已经成为人们常见的疾病,给许多人群带来了苦恼,严重影响患者朋友的生活质量,得了甲状腺结节,一定不能放松治疗和保健,平时要养成良好的生活习惯和饮食习惯,做好预防甲状腺结节的措施。 甲状腺结节疾病时刻危害着人们的身体健康,因为该病的发生,使患者措首不及,所以为了健康,就一定要多了解有关甲状腺结节的发病征兆,才能够及早发现及早治疗。所以患者朋友一定要了解甲状腺结节症状尤为重要。下面给各位朋友介绍介绍。 1,甲状腺在单个或多个不同尺寸上发现,圆形或椭圆形,表面光滑,周围无粘性,可与纹理一起吞下,纹理比正常腺更正常,无粘附无压痛的群众,长期维持现状或慢慢成长(30多岁的女性看到)。 2,早期轻度甲状腺肿大,软,无症状。随着腺体增多,有结节,严重的肿胀可出现压迫症状,但甲状腺功能正常,发病年龄一般为40〜50岁或以上,女性发病率高于男性,病史长,经常与心脏病变。 3,甲状腺结节和周围甲状腺组织边界清晰,直径一般为3〜4cm,结节硬,硬度可以超过实质性肿瘤,小囊肿一般无症状,巨大的囊肿可产生压迫性症状。 4,急性发热,发热,喉咙痛和单侧或双侧甲状腺肿大,结节大小不一,对于单发或多发,局部疼痛有硬质感,常有耳痛,伴有明显的疼痛和压痛的甲状腺部分。 5,无明显症状早,只有甲状腺表现为无痛大量,表面不均匀,生长快,形态不规则,活动不佳,晚期快速生长可出现声音,吞咽困难,呼吸困难症状压迫,局部淋巴结病或远处转移。 6,早期无明显自发症状,仅有甲状腺,显示出无痛无肿块,外观不满,生长速度快,形态不规律,活动度差,晚期快速生长可显示声音,吞咽硬,呼吸困难等提取症状,局部淋巴结,或显示远处转移。 7,早期甲状腺轻度肿胀,软,无自发性症状,其次是腺体增多,显示结节,肿胀和张力可出现提取症状,但甲状腺功能正常。 甲状腺结节是常见的甲状腺疾病之一,患上甲状腺结节会给患者朋友造成非常大的影响 。
该新型测电笔适用于直接检测12v~250v的交直流电压,和间接检测交流电的零线、相线和断点,还可测量不带电导体的通断。读数直观,功能齐全,价格便宜。遗憾的是网上没有一篇详细而准确的说明,甚至厂家也不附带说明书或者语焉不详,故本人撰写此文,以方便我们普通消费者。<br>使用方法:<br>一、按钮说明:<br>A键“DIRECT”:为 直接测量键(离液晶屏较远),也就是用电笔金属前端(简称批头)直接接触线路时,请按此按钮;<br>B键“INDUCTANCE”:为 感应/断点测量键(离液晶屏较近),也就是用批头感应(注意是感应,而不是直接接触)线路时,请按此按钮。<br>不管电笔上文字如何印刷,通常而言,离液晶屏较远的为 直接测量健,离液晶屏较近的为 感应/断点测量键。若不是这样布局,则表明为山寨或劣质产品,为了您的安全着想,不建议购买。<br>二、直接检测:<br>1. 轻触 直接测量(DIRECT)键,测电笔金属前端直接接触被检测物:<br>1.1 最后数字为所测电压值(本测电笔分12V、36V、55V、110V、220V五段电压值,通常 ≤36V 的不至于有生命危险);<br>1.2 未到高段显示值70%时,显示低段值;<br>1.3. 测量非对地的直流电时,应手碰另一极(如正极或负极)。<br>2. 电笔直接接触到火线时,无论手有没有碰到任一测量键,指示灯都会立刻亮起:<br>2.1 手没碰到任一测量键时,指示灯亮起,并显示 12V ,此数值不准;<br>2.2 手碰到 感应/断点测量键时,指示灯亮起,并显示 110V ,此数值不准;<br>2.3 手碰到 直接测量键时,指示灯亮起,并显示 220V,此数值准确;<br>2.4 综上所述,在手没有碰到任一测量键的情况下,一旦指示灯亮起,就表明有交流电的火线 220V ,切记切记!<br>3. 手碰到 直接测量键时,电笔直接接触 人体、火线、零线、地线、金属等导电物体时,指示灯都可能会亮起,此时实际电压以读数为准,若无读数则表明无电压。<br>4. 手碰到 感应/断点测量键时,电笔直接接触被检测物时,有两种情况:<br>4.1 指示灯亮起,并显示 110V ,就表明有交流电的火线 220V ,切记切记!<br>4.2 指示灯不亮,但出现“高压符号”,请参见 “三、间接检测” 中的 1,2 两点。<br>三、间接检测(