HCHO后面的数据表示甲醛的检测结果;TVOC后面的数据表示总挥发性有机物的检测结果。甲醛HCHO的规定标准为不超过0.10mg/立方米;总挥发性有机物TVOC的规定标准为不超过0.60mg/立方米。徐州锦程F135实验室甲醛检测仪可以快速检测室内甲醛、TVOC等污染气体,可以显示日期、检测时间,检测现场的温度及湿度数据,左侧为中文显示液晶屏,右侧为采样定时操作,中间为热敏打印机。可以现场快速采样实时分析,并可将检测的日期时间、温度、湿度及执行标准、甲醛含量及是否合格打印成报告。甲醛检测采用国标酚试剂分光光度法,使用进口光电传感器,检测精度高,检测下限低,解决了电化学甲醛检测仪传感器零点易漂移,采样时容易受到其他化学气体干扰的缺点。
<img><br><h2>介绍</h2><br>二氧化碳检测仪测量的是病人呼吸中的二氧化碳含量<br>它们是必不可少的监测设备,你可以在手术室、恢复室、重症监护室、病房和救护车上见到它们<br>二氧化碳浓度监测仪的优点:<br>帮助评估各种问题,从细胞到呼吸设备非侵入性快速提供连续测量体积小<br><h2>二氧化碳</h2><br>我们都知道氧气是生命所必需的。氧气在到达细胞前要经过一系列的步骤<br><img><br>细胞利用氧气并产生二氧化碳(CO2)作为废物。二氧化碳和氧气一样,在排出体外之前要经历一系列的步骤<br><img><br>二氧化碳浓度监测仪能够测量排出的二氧化碳。这是一种非常有用的测量方法,因为它可以帮助检测出二氧化碳排放过程中的问题。例如,如果病人停止呼吸(例如,由于吗啡),二氧化碳将不能“排出”。这个问题会使二氧化碳测定仪显示较低的二氧化碳读数,并触发警报,提醒医务人员注意这一问题<br><img><br>稍后我们将讨论更多的例子<br><h2>红外线的使用</h2><br>二氧化碳浓度监测仪使用红外线来测量二氧化碳。红外线是肉眼看不见的波,其频率比可见光低。这个频率低于红光,这就是为什么它被称为“红外线”<br><img><br>红外线被具有“两个或两个以上不同原子”的气体吸收。氧气有两个相同的原子,因此,氧不会吸收红外线<br><img><br>二氧化碳不同于氧气,它的原子是不同的<br><img><br>因此,由于二氧化碳气体有不同的原子,所以它会吸收红外线<br><img><br>事实上,除了二氧化碳外,红外吸收还可以用来测量其他具有不同原子结构的气体例如,红外线可以用来测量笑气(N2O)和异氟烷<br><img><br><h2>工作原理</h2><br>二氧化碳检测仪的基本原理是基于红外和比尔朗伯特定律。这是两个定律的结合,比尔定律和朗伯特定律<br>仅取“比尔-朗伯特定律”中的“比尔定律”部分,并应用于红外波:<br>吸收的红外线的量与红外线吸收物质的浓度成正比<br>二氧化碳检测仪的工作原理就是这样。存在的二氧化碳越多,吸收的红外线就越多<br><img><br>基本分析系统由红外源、样品室和探测器组成<br><img><br>二氧化碳越多,红外线被吸收的就越多<br><img><br>现在将更详细地讨论这个系统<br>红外源与红外波的吸收<br>红外源发出红外线波<br><img><br>像所有的波一样,红外线波也有波长<br><img><br>给定的气体对不同波长的红外波的吸收是不同的。如果你拿二氧化碳来说,它最大限度地吸收波长约为4.25微米的红外线<br><img><br>N2O最大限度地吸收波长约为4.5微米的红外波<br><img><br>这一特性对系统测量选定的气体很有用。因此,要测量二氧化碳,您需要将红外源设计为发射4.25个波长。这样,它就不会测量N2O<br><img><br>另一方面,如果你想测量一氧化二氮气体,你会选择4.5的波长<br><img><br>对于特定的气体,红外源所发射的波的波长必须在很窄的范围内。如果发出的波有太多不同的波长,系统将无法区分不同的气体<br><img><br>因此,红外源被设计成发射波长在狭窄范围内的波。