钳形表又称钳形电流表,它是一种测量电气线路电流大小的仪表。与电流表和万用表相比,钳形表的优点是在测电流时不需要断开电路。钳形表可分为指针式钳形表和数字式钳形表两类,指针式钳形表是利用内部电流表的指针摆动来指示被测电流的大小;数字式钳形表是利用数字测量电路将被测电流处理后,再通过显示器以数字的形式将电流大小显示出来。一、钳形表的结构与测量原理<br>钳形表有指针式和数字式之分,这里以指针式为例来说明钳形表的结构与工作原理。指针式钳形表的结构如图1所示。从图中可以看出,指针式钳形表主要由铁芯、线圈、电流表、量程旋钮和扳手等组成。<br>图1 指针式钳形表的结构<br>在使用钳形表时,按下扳手,铁芯开口张开,从开口处将导线放入铁芯中央,再松开扳手,铁芯开口闭合。当有电流流过导线时,导线周围会产生磁场,磁场的磁力线沿铁芯穿过线圈,线圈立即产生电流,该电流经内部一些元器件后流进电流表,电流表表针摆动,指示电流的大小。流过导线的电流越大,导线产生的磁场越大,穿过线圈的磁力线越多,线圈产生的电流就越大,流进电流表的电流就越大,表针摆动幅度越大,则指示的电流值越大。<br>二、指针式钳形表<br>早期的钳形表仅能测电流,而现在常用的钳形表大多数已将钳形表和万用表结合起来不但可以测电流,还能测电压和电阻,图2中的钳形表都具有这些功能。<br>图2 指针钳形表<br>(2)使用方法<br>①准备工作在使用钳形表测量前,要做好以下准备工作:<br>a、安装电池。早期的钳形表仅能测电流,不需安装电池,而现在的针形表不但能测电流电压,还能测电阻,因此要求表内安装电池。安装电池时,打开电池盖,将大小和电压值符合要求的电池装入钳形表的电池盒,安装时要注意电池的极性与电池盒标注相同。<br>b、机械校零。将钳形表平放在桌面上,观察表针是否指在电流刻度线的“0”刻度处若没有,可用螺丝刀调节刻度盘下方的机械校零旋钮,将表针调到“0”刻度处。<br>c、安装表笔。如果仅用钳形表测电流,可不安装表笔;如果要测量电压和电阻,则需要给钳形表安装表笔。安装表笔时,红表笔插入标“+”的插孔,黑表笔插入标“-”或标“COM的插孔。<br>②用钳形表测电流使用钳形表测电流,一般按以下操作进行:<br>a、估计被测电流大小的范围,选取合适的电流挡位。选择的电流挡应大于被测电流,若无法估计电流范围,可先选择大电流挡测量,
始摇表,将兆 欧表转至:120r/min, 指针指向再请另一操作人员把红色测试线一端放在高压侧,请另 一操作人员分别告知15 钟的时间,分别读取15、60s的绝缘阻值。停止摇动仪表。 把读出的数值记录在答题纸上,大于 2500M?时用2500+ M?)表示。10、戴好绝缘手套,用放电棒对高压侧进行放电,只要对高压 侧上表明端进行放电即可。 11、 把黄(绿)色测试线(接地线)的一端,从低压侧取开,接在高压接线桩上。 12、 开始测低压侧。检查仪表(1000 兆欧姆摇表),红色测试线接仪表L端纽上,另一端 接在低 压侧进行测试,黑色测试线接兆欧表E端纽上,另一端夹在变压器外壳的接地线上。 开始摇表, 将兆欧表转至:120r/min,指针指向再请另一操作人员把红色测试线一端放 在低压侧,请另一操作人 员分别告知15 分钟的时间,分别读取15、60s的绝缘阻值。 停止摇动仪表。把读岀的数值 记录在答题纸上,大于1000M?时用1000+ (M?)表示。 13 读取绝缘电阻后,应先断开被试品高压端的连接线,然后将绝缘电阻表停止运转,以免 变压器 在测量师所充的电荷经绝缘电阻表放电而损坏表计。14、戴好绝缘手套,用放电棒 对高压侧进行 放电,只要对低压侧上表明“0”端进行放电即可。 15、清理接线,整理好材料工具,放归原处。16、离开现场 摇测中的安全注意事项如下:(可作为试题) 1)已运行的变压器,在摇测前,必须严格执行停电、验电、接地线等规定。注意悬挂警示标 还要将高、低压两侧的母线或导线拆除2)先检查手套是否漏气,兆欧表是否有合格证3)摇测前后均应将被测线圈接地放电,清除残存电荷,确保安全。4)测试线不要与底线缠