钳形表又称钳形电流表,它是一种测量电气线路电流大小的仪表。与电流表和万用表相比,钳形表的优点是在测电流时不需要断开电路。钳形表可分为指针式钳形表和数字式钳形表两类,指针式钳形表是利用内部电流表的指针摆动来指示被测电流的大小;数字式钳形表是利用数字测量电路将被测电流处理后,再通过显示器以数字的形式将电流大小显示出来。一、钳形表的结构与测量原理<br>钳形表有指针式和数字式之分,这里以指针式为例来说明钳形表的结构与工作原理。指针式钳形表的结构如图1所示。从图中可以看出,指针式钳形表主要由铁芯、线圈、电流表、量程旋钮和扳手等组成。<br>图1 指针式钳形表的结构<br>在使用钳形表时,按下扳手,铁芯开口张开,从开口处将导线放入铁芯中央,再松开扳手,铁芯开口闭合。当有电流流过导线时,导线周围会产生磁场,磁场的磁力线沿铁芯穿过线圈,线圈立即产生电流,该电流经内部一些元器件后流进电流表,电流表表针摆动,指示电流的大小。流过导线的电流越大,导线产生的磁场越大,穿过线圈的磁力线越多,线圈产生的电流就越大,流进电流表的电流就越大,表针摆动幅度越大,则指示的电流值越大。<br>二、指针式钳形表<br>早期的钳形表仅能测电流,而现在常用的钳形表大多数已将钳形表和万用表结合起来不但可以测电流,还能测电压和电阻,图2中的钳形表都具有这些功能。<br>图2 指针钳形表<br>(2)使用方法<br>①准备工作在使用钳形表测量前,要做好以下准备工作:<br>a、安装电池。早期的钳形表仅能测电流,不需安装电池,而现在的针形表不但能测电流电压,还能测电阻,因此要求表内安装电池。安装电池时,打开电池盖,将大小和电压值符合要求的电池装入钳形表的电池盒,安装时要注意电池的极性与电池盒标注相同。<br>b、机械校零。将钳形表平放在桌面上,观察表针是否指在电流刻度线的“0”刻度处若没有,可用螺丝刀调节刻度盘下方的机械校零旋钮,将表针调到“0”刻度处。<br>c、安装表笔。如果仅用钳形表测电流,可不安装表笔;如果要测量电压和电阻,则需要给钳形表安装表笔。安装表笔时,红表笔插入标“+”的插孔,黑表笔插入标“-”或标“COM的插孔。<br>②用钳形表测电流使用钳形表测电流,一般按以下操作进行:<br>a、估计被测电流大小的范围,选取合适的电流挡位。选择的电流挡应大于被测电流,若无法估计电流范围,可先选择大电流挡测量,
万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。分压电阻不同,相应的量程也不同。万用表的表头为磁电系测量机构,它只能通过直流,利用二极管将交流变为直流,从而实现交流电的测量。<br>万用表<br>万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。<br>数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,)再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。