复合函数奇偶性口诀:外奇内奇为奇,外奇内偶为偶,外偶内奇为偶,外偶内偶为偶。<br>复合函数奇偶性口诀:外奇内奇为奇,外奇内偶为偶,外偶内奇为偶,外偶内偶为偶。<br>怎么判断复合函数奇偶性记F(x)=f[g(x)]为复合函数,则F(-x)=f[g(-x)],<br>如果g(x)是奇函数,即g(-x)=-g(x) ==> F(-x)=f[-g(x)],<br>则当f(x)是奇函数时,F(-x)=-f[g(x)]=-F(x),F(x)是奇函数;<br>当f(x)是偶函数时,F(-x)=f[g(x)]=F(x),F(x)是偶函数。<br>如果g(x)是偶函数,即g(-x)=g(x) ==> F(-x)=f[g(x)]=F(x),F(x)是偶函数。
水准测量的基本原理是利用水准仪提供的水平视线,读取垂直竖立于两点的水准标尺的度数,以测定两点之间的高差,从而由已知点高程推算出未知点的高程。四等水准测量,目的是直接提供地形测图和各项工程建设所必需的高程控制点。技术要求:视距不能超过100米,前后视距差不能超过3米,累计视距差不能超过10米,红黑面读数之不能超过3毫米,红黑面高差之差不能超过5毫米。步骤1 瞄准后视标尺黑面,读取下丝,上丝,中丝读数。(如果不是自动安平水准仪,观测读数前还需要精平)计算: 后视距离=100×(下丝-上丝)<br>步骤2 瞄准前视标尺黑面,读取下丝,上丝,中丝读数。(如果不是自动安平水准仪,观测读数前还需要精平)计算:前视距离=100×(下丝-上丝)① 视距差=后视距离-前视距离(其结果要小于3米,否则视距超限)② 视距离累计差=上站视距差+本站视距差(如果为第一站,则视距离累计差=视距差)(其结果要小于10米,否则超限)③黑面高差=前视黑面中丝读数-后视黑面中丝读数<br>步骤3 瞄准前视标尺红面,读取中丝读数。(如果不是自动安平水准仪,观测读数前还需要精平)计算:①黑面与红面读数差=k+前视红面中丝-前视黑面中丝(其结果小于3毫米,否则超限)<br>步骤4 瞄准后视标尺红面,读取中丝读数。(如果不是自动安平水准仪,观测读数前还需要精平)计算:①黑面与红面读数差=k+后视红面中丝-后视黑面中丝(其结果小于3毫米,否则超限)②红面高差=前视红面中丝读数-后视红面中丝读数③红黑面高差之差=黑面高差-红面高差(其结果要小于5毫米,否则超限)④高差中数=((红面高差±100)+黑面高差)÷2(其结果单位为米)