\ue50a2015-11-19　18:13　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a编辑:电工学习网　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a查看:　\ue50b\ue50a9359　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a评论:　0　\ue50b　(1)　测量前应估计被测电流的大小,选择适当的量程,使测量时指针指示超过中间刻度。不可用小量程挡去测大电流。对被测电流大小心中无数时,应将量程开关先置于最高挡,然后根据测量值的大小,变换到合适量程。注意换挡时,被测导线要置于钳形电流表卡口之外。　(2)　钳形电流表一般量程较大,在测量　5A　以下电流时,为获得准确读数,可将被测载流导线在铁心上绕几匝然后再测量,但实际测量值应为表头读数除以所绕匝数。　(3)　被测导线应尽量置于钳口的中央,这样可以减少测量误差。
万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。分压电阻不同,相应的量程也不同。万用表的表头为磁电系测量机构,它只能通过直流,利用二极管将交流变为直流,从而实现交流电的测量。<br>万用表<br>万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。<br>数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,)再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。