将量程开关转到合适的电流位置,手持表体,用拇指按住开关,便可打开钳口,将被测导线引入铁芯中央,放松开关,铁芯就自动闭合,被测导线的电流会反映出电流数值,可直接读数,如果不准请多测几次。<br>如果测量小功率电器,可在铁芯里多绕几圈然后观测电流读数,小功率的电流是所读数除以线圈数,就是它的正确电流数。
万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。分压电阻不同,相应的量程也不同。万用表的表头为磁电系测量机构,它只能通过直流,利用二极管将交流变为直流,从而实现交流电的测量。<br>万用表<br>万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。<br>数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,)再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。