钳形电流表的使用方法简单,测量电流时只需要将正在运行的待测导线夹入钳形电流表的钳形铁芯内,然后读取数显屏或指示盘上的读数即可。使用很简单吧,夹住测量导线就行了。不过现在数字钳形电流表的广泛使用,给钳形表增加了很多万用表的功能,比如电压、温度、电阻等(有时称这类多功能钳形表为钳形万用表,如右图所示,仪表上有两个表笔插孔), 可通过旋钮选择不同功能,使用方法与一 般数字万用表相差无几。对于一些特有功能按钮的含义,则应参考对应的说明书。
你用500V兆欧表(俗称摇表),一只表笔接电机的接线端子上,一只接外壳没有漆的地方,然后手摇摇把,以每分钟120转的速度转动,这时即可读数,此时表的读数大于0.5兆欧,即可正常使用,如果阻值过小,重新处理绝缘问题。