钳形表使用要点<br>(1)测量前要机械调零<br>(2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。<br>(3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值&TImes量程 / 满偏&TImes匝数<br>(4)测量完毕,要将转换开关放在最大量程处。<br>(5)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。<br>钳形表的使用方法图解<br>钳形万用表的档位使用,插孔使用,以及量程选择都很重要,我们以FLUKE337为例,详细介绍使用钳形电流表测试交流电流的方法教程。<br>1)正确选择钳形表的档位,如图所示,选择AC交流电流档<br>2)打开钳形表钳口,将钳形表接入被测电路。<br>下图所示接入方法错法错误,这样测不出电路的消耗电流,而是电路的泄露电流,正常情况下为零。<br>3)打开钳形表钳口,将钳形表正确接入被测电路,此时便可测到家用电器的实际使用电流了。<br>下图所示接入方法正确,只能将被测电路的单根电源线穿过钳口,可分两次分别测试两根电线,两次被测值理论上应相等,否则线路不正常,泄露电流较大。图中所示测试电路的实测电流值为4.5A。
你用500V兆欧表(俗称摇表),一只表笔接电机的接线端子上,一只接外壳没有漆的地方,然后手摇摇把,以每分钟120转的速度转动,这时即可读数,此时表的读数大于0.5兆欧,即可正常使用,如果阻值过小,重新处理绝缘问题。