钳形电流表简称钳形表。钳形表的工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形,故名钳形电流表。是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛。钳形表可在不断电的情况下测量电流,是专门测量交流大电流的电工仪器,当然现在已经有新产品可以测试交流以及直流的电流值。钳形表实际上就是一个电流互感器,卡住的电线就相当于互感器一次线圈,当电线中有电流时,就会在表的铁芯中产生磁通,然后在表是二次线圈中感应出电流,这个电流就等于一次线圈中的电流(即电线中的电流)乘以一次线圈的匝数(实际上就是一根电线,所以是一匝)除以二次线圈的匝数,然后根据这个关系,就可以换算出一次(即电线)中的电流了。<br>一、钳形表怎么测电流<br>在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表,要选择对的测量档位。<br>而且在钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流,以防损坏仪表。<br>钳形表测电流步骤:<br>(1)在测量待测线路前,要将钳形表的数据调零,防止在后续测量中造成误差。<br>(2)在确定待测线路的电压后,选择合适的量程。<br>(3)按下钳形表侧面的扳手将钳口打开,将待测线路放置在钳口中央,将钳口闭合。<br>(4)得出数据。<br>(5)测量完毕,并将量程调节旋钮调节到最大量程处,防止下次使用时不慎过流。<br>二:钳形表怎么测电流?-----钳形电流表的使用方法<br>1、首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。<br>2、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。<br>3、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。<br>4、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。<br>5、钳形表每次
万用表有很多的测量范围,且万用表的量程精确度很高,不少万用表都有自行勘测功能,不用手动调整量程,测量更加容易、安全、快速。接下来,我们就一起来了解一下万用表怎么测电流,万用表测电流要注意什么以及万用表测电流没反应是什么原因的相关内容,希望可以帮助到大家。<br>一、万用表怎么测电流<br>1、档位要和被测电流类型相同,也就是根据要测量的电流的交直流类型,正确的选择档位,交流电对应交流档位、直流电对应直流档位。<br><img><br>2、要选择合适的量程,不然很有可能就会烧坏万用表,如果不知道被测电流是多少,就可以选用最大量程,比如数字万用表20安培档,就可以测量到4.4千瓦电气的电流。<br>3、把万用表串联在电器的火线上,首先要断开电器的开关,接着就是拔下插头,串接好电表,最后就是插上插头,再合上开关,这时万用表的读数就是要测量的数据。<br>二、万用表测电流要注意什么<br>1、万用表有很多的测量范围,且万用表的量程精确度很高,不少万用表都有自行勘测功能,不用手动调整量程,测量更加容易、安全、快速。<br><img><br>2、有不少的万多用表有过量程实力,在测量值超出本身的测量范围,但还没有达到最大数值时,可以不用换测量范围,所以也就提升了精确度和辨别力。<br>3、万用表允许的最大偏差,不能只看万用表的可变项偏差,另外还要看万用表的固定项偏差,选择的时候,还要看稳定偏差和线性偏差的需求是多少,辨别力是不是符合要求。<br>三、万用表测电流没反应是什么原因<br>1、万用表测量电流,主要是把万用表作为直流电源和电流表来使用的,当电容在接入直流电源回路的一瞬间,电容是在充电状态,电流表就会有指示,如果万用表没有反应,可能就是电容已经断路了。<br><img><br>2、也可能是万用表里的电池已经没电了,可以把万用表打到欧姆档,把红、黑两表笔相碰,如果万用表没有指示或指针不动,就说明电池是没电了。<br>3、如果万用表有测量电容容量的档位,平时在测量电容的时候,一定要把电容放电,否则就极易损坏万用表,使得万用表测试不准或是没显示。<br>4、如果档位正确,电容没有充放过的过程,阻值到零甚至很小停住,说明电容击穿,如果阻值很大,甚至没反应说明电容开路,测试电器原件的好坏,最好有相同参数新元件做比较。