排除方法: 1)打开制氧机电源开关,使机器运转。将湿化瓶拧下,看流量计浮子是否可调,如可调,则湿化瓶芯被水 垢堵死,用针将湿化瓶芯孔通开,即可。反之检查流量计旋流。 2)逆时针旋转流量计旋钮,看流量计旋钮杆是否跟着转动,如不跟着转,流量计损坏,联系厂家维修人员 更换或维修流量计。http://www.zyjcs.com/product-87.html
吸氧的注意事项: 1.严格遵守操作规程,注意用氧安全,切实做好“四防”,即防火、防震,防油、防热。 2.患者吸氧过程中,需要调节医学`教育网搜集整理氧流量时,应当先将患者鼻导管取下,调节好氧流量后,再与患者连接。停止吸氧时,先取下鼻导管,再关流量表。