什么是钳形表<br>钳形表(钳表),是集电流互感器与电流表于一身的仪表,是数字万用表的一个重要分支;是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表。<br>钳形表结构及原理<br>钳形表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。<br>钳型表的工作原理和变压器一样。 初级线圈就是穿过钳型铁芯的导线,相当于1匝的变压器的一次线圈,这是一个升压变压器。二次线圈和测量用的电流表构成二次回路。当导线有交流电流通过时,就是这一匝线圈产生了交变磁场,在二次回路中产生了感应电流,电流的大小和一次电流的比例,相当于一次和二次线圈的匝数的反比。钳型电流表用于测量大电流,如果电流不够大,可以将一次导线在通过钳型表增加圈数,同时将测得的电流数除以圈数。<br>钳形电流表的穿心式电流互感器的副边绕组缠绕在铁心上且与交流电流表相连,它的原边绕组即为穿过互感器中心的被测导线。旋钮实际上是一个量程选择开关,扳手的作用是开合穿心式互感器铁心的可动部分,以便使其钳人被测导线。<br>测量电流时,按动扳手,打开钳口,将被测载流导线置于穿心式电流互感器的中间,当被测导线中有交变电流通过时,交流电流的磁通在互感器副边绕组中感应出电流,该电流通过电磁式电流表的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流值。<br>通过铁心按钮将被测导线放入窗口后,要注意钳口的两个面有良好的吻合,不能让其它物体个在中间;<br>钳形表的最小量程是5A,当测量较小电流时显示误差会较大。这是可以将通电导线在钳形表上绕几周后再测,所得读数值除以圈数后便是所要求的结果。
万用表有很多的测量范围,且万用表的量程精确度很高,不少万用表都有自行勘测功能,不用手动调整量程,测量更加容易、安全、快速。接下来,我们就一起来了解一下万用表怎么测电流,万用表测电流要注意什么以及万用表测电流没反应是什么原因的相关内容,希望可以帮助到大家。<br>一、万用表怎么测电流<br>1、档位要和被测电流类型相同,也就是根据要测量的电流的交直流类型,正确的选择档位,交流电对应交流档位、直流电对应直流档位。<br><img><br>2、要选择合适的量程,不然很有可能就会烧坏万用表,如果不知道被测电流是多少,就可以选用最大量程,比如数字万用表20安培档,就可以测量到4.4千瓦电气的电流。<br>3、把万用表串联在电器的火线上,首先要断开电器的开关,接着就是拔下插头,串接好电表,最后就是插上插头,再合上开关,这时万用表的读数就是要测量的数据。<br>二、万用表测电流要注意什么<br>1、万用表有很多的测量范围,且万用表的量程精确度很高,不少万用表都有自行勘测功能,不用手动调整量程,测量更加容易、安全、快速。<br><img><br>2、有不少的万多用表有过量程实力,在测量值超出本身的测量范围,但还没有达到最大数值时,可以不用换测量范围,所以也就提升了精确度和辨别力。<br>3、万用表允许的最大偏差,不能只看万用表的可变项偏差,另外还要看万用表的固定项偏差,选择的时候,还要看稳定偏差和线性偏差的需求是多少,辨别力是不是符合要求。<br>三、万用表测电流没反应是什么原因<br>1、万用表测量电流,主要是把万用表作为直流电源和电流表来使用的,当电容在接入直流电源回路的一瞬间,电容是在充电状态,电流表就会有指示,如果万用表没有反应,可能就是电容已经断路了。<br><img><br>2、也可能是万用表里的电池已经没电了,可以把万用表打到欧姆档,把红、黑两表笔相碰,如果万用表没有指示或指针不动,就说明电池是没电了。<br>3、如果万用表有测量电容容量的档位,平时在测量电容的时候,一定要把电容放电,否则就极易损坏万用表,使得万用表测试不准或是没显示。<br>4、如果档位正确,电容没有充放过的过程,阻值到零甚至很小停住,说明电容击穿,如果阻值很大,甚至没反应说明电容开路,测试电器原件的好坏,最好有相同参数新元件做比较。