排除方法: 1)打开制氧机电源开关,使机器运转。将湿化瓶拧下,看流量计浮子是否可调,如可调,则湿化瓶芯被水 垢堵死,用针将湿化瓶芯孔通开,即可。反之检查流量计旋流。 2)逆时针旋转流量计旋钮,看流量计旋钮杆是否跟着转动,如不跟着转,流量计损坏,联系厂家维修人员 更换或维修流量计。http://www.zyjcs.com/product-87.html
假如容量瓶 容积为250mL,移液管为25mL,则共吸10次,观察容量瓶中水的弯月 面是否与标线相切,若不 相切,表示有误差,一般应将容量瓶空干后再重复校正一次,如果仍不相切,在容量瓶颈上做一新标记,以后配合该移液管使用时,可以新标记为准。