甲醛检测仪看数据是非常简单的,只要把分析好结果打印出来,是一张打印纸,就会看的很清楚,比如甲醛检测结果是多少,显示是合格还是不合格的,也会有甲醛浓度参照表是属于轻度污染还是中度污染等。下面是具体检测看数据方法介绍。甲醛检测仪看数据方法<br>1、机器界面<br>机器打开后显示欢迎使用高精准甲醛检测仪,然后跳至主页面。主页面显示有:测定数值显示区,与“测定”“校零”“打印”选项。<br>2、校零与检测<br>我们可以用向前或者向后来选择测定校零和打印键,使用仪器前首先将仪器校零,取一支方形比色皿加满纯净水,左右透光放入比色槽,盖上盖子选择校零,校零成功点返回退出。并将比色皿取出,再将检测显色后的比色皿放入机器的比色槽,此时光标选择测定,机器即会显示甲醛的测定值。<br>3、打印<br>仪器读出检测数据后,将光标移至打印选项,此时点击确定,机器就会瞬间打印出定制的格式打印出检测数据,其中包括检测时间日期,甲醛浓度值,并自动根据国家标准中对甲醛的限量判断检测结果是否合格。
再用乙腈梯度稀释为0.5 m g/L、1.0m g/L、5.0 m g/L、10.0 m g/L、20.0 m g/L的系列混合标准工作溶液,在1.2.2所述色谱条件下进行测定,以浓度为横坐标,色谱峰面积为纵坐标绘制标准曲线。由标准曲线( 图3) 可见,恶唑酰草胺及其代谢物H FM PA、H PFM PA、6一CBO 在o.5—20.0m g/L时,色谱峰面积与农药浓度呈线性关系,恶唑酰草胺及其代谢物H FM PA、H PFM PA、6-CBO 的标准曲线回归方程分别为:Y=60.385O x一5.609 9( r=0.999 9) 、Y=26.708 0 z+0.673 0( r=0.999 7) 、Y=64.178 0x+2.303 3( r=0.999 6)、Y=43.138 0x+17.0510( r=0.999 3) ;按3倍噪音计算,最小检出量分别为0.432 ng、0.502ng、0.268ng、0.317 ng,可满足定量分析需要川。2.2添加回收率与相对标准偏差在空白样品中添加恶唑酰草胺及其代谢物标准溶液,稻田水添加浓度为0.02 m g/kg和1.00m g/kg,土壤、稻秆、糙米和稻壳添加浓度均设置0.10m g/kg和2.00 m g/kg 2个浓度,按照1.2所述提取及测定步骤,每个浓度设5个重复,进行添加回收率试验。结果( 表2) 表明,恶唑酰草胺及其代谢物在稻田水、土壤、稻秆、糙米和稻壳中的平均回收率为78.2%一106.9%,变异系数为2.0%~11.7%,在稻田水中的最低检测浓度为0.02 m g/kg;在土壤、稻秆、糙米和稻壳中的最低检测浓度均为0.10m g/kg,符合农药残留分析要求‘ 8|。