钳形表使用要点<br>(1)测量前要机械调零<br>(2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。<br>(3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值&TImes量程 / 满偏&TImes匝数<br>(4)测量完毕,要将转换开关放在最大量程处。<br>(5)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。<br>钳形表的使用方法图解<br>钳形万用表的档位使用,插孔使用,以及量程选择都很重要,我们以FLUKE337为例,详细介绍使用钳形电流表测试交流电流的方法教程。<br>1)正确选择钳形表的档位,如图所示,选择AC交流电流档<br>2)打开钳形表钳口,将钳形表接入被测电路。<br>下图所示接入方法错法错误,这样测不出电路的消耗电流,而是电路的泄露电流,正常情况下为零。<br>3)打开钳形表钳口,将钳形表正确接入被测电路,此时便可测到家用电器的实际使用电流了。<br>下图所示接入方法正确,只能将被测电路的单根电源线穿过钳口,可分两次分别测试两根电线,两次被测值理论上应相等,否则线路不正常,泄露电流较大。图中所示测试电路的实测电流值为4.5A。
始摇表,将兆 欧表转至:120r/min, 指针指向再请另一操作人员把红色测试线一端放在高压侧,请另 一操作人员分别告知15 钟的时间,分别读取15、60s的绝缘阻值。停止摇动仪表。 把读出的数值记录在答题纸上,大于 2500M?时用2500+ M?)表示。10、戴好绝缘手套,用放电棒对高压侧进行放电,只要对高压 侧上表明端进行放电即可。 11、 把黄(绿)色测试线(接地线)的一端,从低压侧取开,接在高压接线桩上。 12、 开始测低压侧。检查仪表(1000 兆欧姆摇表),红色测试线接仪表L端纽上,另一端 接在低 压侧进行测试,黑色测试线接兆欧表E端纽上,另一端夹在变压器外壳的接地线上。 开始摇表, 将兆欧表转至:120r/min,指针指向再请另一操作人员把红色测试线一端放 在低压侧,请另一操作人 员分别告知15 分钟的时间,分别读取15、60s的绝缘阻值。 停止摇动仪表。把读岀的数值 记录在答题纸上,大于1000M?时用1000+ (M?)表示。 13 读取绝缘电阻后,应先断开被试品高压端的连接线,然后将绝缘电阻表停止运转,以免 变压器 在测量师所充的电荷经绝缘电阻表放电而损坏表计。14、戴好绝缘手套,用放电棒 对高压侧进行 放电,只要对低压侧上表明“0”端进行放电即可。 15、清理接线,整理好材料工具,放归原处。16、离开现场 摇测中的安全注意事项如下:(可作为试题) 1)已运行的变压器,在摇测前,必须严格执行停电、验电、接地线等规定。注意悬挂警示标 还要将高、低压两侧的母线或导线拆除2)先检查手套是否漏气,兆欧表是否有合格证3)摇测前后均应将被测线圈接地放电,清除残存电荷,确保安全。4)测试线不要与底线缠