\ue50a2015-11-19　18:13　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a编辑:电工学习网　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a查看:　\ue50b\ue50a9359　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a评论:　0　\ue50b　(1)　测量前应估计被测电流的大小,选择适当的量程,使测量时指针指示超过中间刻度。不可用小量程挡去测大电流。对被测电流大小心中无数时,应将量程开关先置于最高挡,然后根据测量值的大小,变换到合适量程。注意换挡时,被测导线要置于钳形电流表卡口之外。　(2)　钳形电流表一般量程较大,在测量　5A　以下电流时,为获得准确读数,可将被测载流导线在铁心上绕几匝然后再测量,但实际测量值应为表头读数除以所绕匝数。　(3)　被测导线应尽量置于钳口的中央,这样可以减少测量误差。
|已有[1]人留言我要留言<br>想要随时随地刷抖音?你需要一张抖音免流量卡,那么抖音怎么免流量观看呢?下面就和玩游小编一起来了解一波吧~<br><img><br>大王卡只针对腾讯应用和腾讯游戏应用专属流量免费,抖音不属于腾讯业务,所以不免流量的哦,想要免流量只能办一张不限量卡,或者等待后期抖音和三网合作出一款专属流量卡~