"1、选择档位及量程.将表开关拨至直流电流""mA""位置上,根据被测电流大小正确选择量程.在不知道电流大小的情况下,为避免电流过大超过量程范围,则可先置于直流电流最高挡试测.如量程过大,则再将量程减小,直到量程合适为止.<br>2、串入电路.万用表测电流时,表笔必须串入电流,且红表笔接电路高电位一端,黑表笔接电流低电位一端.<br>3、读书方法:<br>(1)正确选用刻度线进行读数.<br>(2)换算电流值: 电流值=指针所指刻度数×量程大小/所选刻度的最大值。<br>二、使用钳形电流表的应注意以下几点:"
万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。分压电阻不同,相应的量程也不同。万用表的表头为磁电系测量机构,它只能通过直流,利用二极管将交流变为直流,从而实现交流电的测量。<br>万用表<br>万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。<br>数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,)再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。