排除方法: 1)打开制氧机电源开关,使机器运转。将湿化瓶拧下,看流量计浮子是否可调,如可调,则湿化瓶芯被水 垢堵死,用针将湿化瓶芯孔通开,即可。反之检查流量计旋流。 2)逆时针旋转流量计旋钮,看流量计旋钮杆是否跟着转动,如不跟着转,流量计损坏,联系厂家维修人员 更换或维修流量计。http://www.zyjcs.com/product-87.html
多强悍的磁铁- -。。<br>估计就是磁铁一吸直接盘片就坏了。。<br>这个没救。。