\ue50a2015-11-19　18:13　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a编辑:电工学习网　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a查看:　\ue50b\ue50a9359　\ue50b\ue50a|　\ue50b\ue50a评论:　0　\ue50b　(1)　测量前应估计被测电流的大小,选择适当的量程,使测量时指针指示超过中间刻度。不可用小量程挡去测大电流。对被测电流大小心中无数时,应将量程开关先置于最高挡,然后根据测量值的大小,变换到合适量程。注意换挡时,被测导线要置于钳形电流表卡口之外。　(2)　钳形电流表一般量程较大,在测量　5A　以下电流时,为获得准确读数,可将被测载流导线在铁心上绕几匝然后再测量,但实际测量值应为表头读数除以所绕匝数。　(3)　被测导线应尽量置于钳口的中央,这样可以减少测量误差。
万用表有很多的测量范围,且万用表的量程精确度很高,不少万用表都有自行勘测功能,不用手动调整量程,测量更加容易、安全、快速。接下来,我们就一起来了解一下万用表怎么测电流,万用表测电流要注意什么以及万用表测电流没反应是什么原因的相关内容,希望可以帮助到大家。<br>一、万用表怎么测电流<br>1、档位要和被测电流类型相同,也就是根据要测量的电流的交直流类型,正确的选择档位,交流电对应交流档位、直流电对应直流档位。<br><img><br>2、要选择合适的量程,不然很有可能就会烧坏万用表,如果不知道被测电流是多少,就可以选用最大量程,比如数字万用表20安培档,就可以测量到4.4千瓦电气的电流。<br>3、把万用表串联在电器的火线上,首先要断开电器的开关,接着就是拔下插头,串接好电表,最后就是插上插头,再合上开关,这时万用表的读数就是要测量的数据。<br>二、万用表测电流要注意什么<br>1、万用表有很多的测量范围,且万用表的量程精确度很高,不少万用表都有自行勘测功能,不用手动调整量程,测量更加容易、安全、快速。<br><img><br>2、有不少的万多用表有过量程实力,在测量值超出本身的测量范围,但还没有达到最大数值时,可以不用换测量范围,所以也就提升了精确度和辨别力。<br>3、万用表允许的最大偏差,不能只看万用表的可变项偏差,另外还要看万用表的固定项偏差,选择的时候,还要看稳定偏差和线性偏差的需求是多少,辨别力是不是符合要求。<br>三、万用表测电流没反应是什么原因<br>1、万用表测量电流,主要是把万用表作为直流电源和电流表来使用的,当电容在接入直流电源回路的一瞬间,电容是在充电状态,电流表就会有指示,如果万用表没有反应,可能就是电容已经断路了。<br><img><br>2、也可能是万用表里的电池已经没电了,可以把万用表打到欧姆档,把红、黑两表笔相碰,如果万用表没有指示或指针不动,就说明电池是没电了。<br>3、如果万用表有测量电容容量的档位,平时在测量电容的时候,一定要把电容放电,否则就极易损坏万用表,使得万用表测试不准或是没显示。<br>4、如果档位正确,电容没有充放过的过程,阻值到零甚至很小停住,说明电容击穿,如果阻值很大,甚至没反应说明电容开路,测试电器原件的好坏,最好有相同参数新元件做比较。