排除方法: 1)打开制氧机电源开关,使机器运转。将湿化瓶拧下,看流量计浮子是否可调,如可调,则湿化瓶芯被水 垢堵死,用针将湿化瓶芯孔通开,即可。反之检查流量计旋流。 2)逆时针旋转流量计旋钮,看流量计旋钮杆是否跟着转动,如不跟着转,流量计损坏,联系厂家维修人员 更换或维修流量计。http://www.zyjcs.com/product-87.html
拉萨全年多晴朗天气,降雨稀少,冬无严寒,夏无酷暑,气候宜人。全年日照时间在3000小时以上,素有“日光城”的美誉。拉萨境内蕴藏着丰富的各类资源,相对于全国和自治区其他地市,具有较明显的资源优势。<br>拉萨最应该体会的是慢生活,在这里,你会不自觉的放慢脚步和节奏,随意跟着当地藏民走在八廓街的转经道上,许下一些美好的祝福和愿望。坐下来喝喝6角一杯的甜茶,在大昭寺门前晒晒太阳,聊几个会成为一辈子的臭味相投的朋友。