甲醛检测仪看数据是非常简单的,只要把分析好结果打印出来,是一张打印纸,就会看的很清楚,比如甲醛检测结果是多少,显示是合格还是不合格的,也会有甲醛浓度参照表是属于轻度污染还是中度污染等。下面是具体检测看数据方法介绍。甲醛检测仪看数据方法<br>1、机器界面<br>机器打开后显示欢迎使用高精准甲醛检测仪,然后跳至主页面。主页面显示有:测定数值显示区,与“测定”“校零”“打印”选项。<br>2、校零与检测<br>我们可以用向前或者向后来选择测定校零和打印键,使用仪器前首先将仪器校零,取一支方形比色皿加满纯净水,左右透光放入比色槽,盖上盖子选择校零,校零成功点返回退出。并将比色皿取出,再将检测显色后的比色皿放入机器的比色槽,此时光标选择测定,机器即会显示甲醛的测定值。<br>3、打印<br>仪器读出检测数据后,将光标移至打印选项,此时点击确定,机器就会瞬间打印出定制的格式打印出检测数据,其中包括检测时间日期,甲醛浓度值,并自动根据国家标准中对甲醛的限量判断检测结果是否合格。
<img><br><h2>介绍</h2><br>二氧化碳检测仪测量的是病人呼吸中的二氧化碳含量<br>它们是必不可少的监测设备,你可以在手术室、恢复室、重症监护室、病房和救护车上见到它们<br>二氧化碳浓度监测仪的优点:<br>帮助评估各种问题,从细胞到呼吸设备非侵入性快速提供连续测量体积小<br><h2>二氧化碳</h2><br>我们都知道氧气是生命所必需的。氧气在到达细胞前要经过一系列的步骤<br><img><br>细胞利用氧气并产生二氧化碳(CO2)作为废物。二氧化碳和氧气一样,在排出体外之前要经历一系列的步骤<br><img><br>二氧化碳浓度监测仪能够测量排出的二氧化碳。这是一种非常有用的测量方法,因为它可以帮助检测出二氧化碳排放过程中的问题。例如,如果病人停止呼吸(例如,由于吗啡),二氧化碳将不能“排出”。这个问题会使二氧化碳测定仪显示较低的二氧化碳读数,并触发警报,提醒医务人员注意这一问题<br><img><br>稍后我们将讨论更多的例子<br><h2>红外线的使用</h2><br>二氧化碳浓度监测仪使用红外线来测量二氧化碳。红外线是肉眼看不见的波,其频率比可见光低。这个频率低于红光,这就是为什么它被称为“红外线”<br><img><br>红外线被具有“两个或两个以上不同原子”的气体吸收。氧气有两个相同的原子,因此,氧不会吸收红外线<br><img><br>二氧化碳不同于氧气,它的原子是不同的<br><img><br>因此,由于二氧化碳气体有不同的原子,所以它会吸收红外线<br><img><br>事实上,除了二氧化碳外,红外吸收还可以用来测量其他具有不同原子结构的气体例如,红外线可以用来测量笑气(N2O)和异氟烷<br><img><br><h2>工作原理</h2><br>二氧化碳检测仪的基本原理是基于红外和比尔朗伯特定律。这是两个定律的结合,比尔定律和朗伯特定律<br>仅取“比尔-朗伯特定律”中的“比尔定律”部分,并应用于红外波:<br>吸收的红外线的量与红外线吸收物质的浓度成正比<br>二氧化碳检测仪的工作原理就是这样。存在的二氧化碳越多,吸收的红外线就越多<br><img><br>基本分析系统由红外源、样品室和探测器组成<br><img><br>二氧化碳越多,红外线被吸收的就越多<br><img><br>现在将更详细地讨论这个系统<br>红外源与红外波的吸收<br>红外源发出红外线波<br><img><br>像所有的波一样,红外线波也有波长<br><img><br>给定的气体对不同波长的红外波的吸收是不同的。如果你拿二氧化碳来说,它最大限度地吸收波长约为4.25微米的红外线<br><img><br>N2O最大限度地吸收波长约为4.5微米的红外波<br><img><br>这一特性对系统测量选定的气体很有用。因此,要测量二氧化碳,您需要将红外源设计为发射4.25个波长。这样,它就不会测量N2O<br><img><br>另一方面,如果你想测量一氧化二氮气体,你会选择4.5的波长<br><img><br>对于特定的气体,红外源所发射的波的波长必须在很窄的范围内。如果发出的波有太多不同的波长,系统将无法区分不同的气体<br><img><br>因此,红外源被设计成发射波长在狭窄范围内的波。