钳形表又称钳形电流表,它是一种测量电气线路电流大小的仪表。与电流表和万用表相比,钳形表的优点是在测电流时不需要断开电路。钳形表可分为指针式钳形表和数字式钳形表两类,指针式钳形表是利用内部电流表的指针摆动来指示被测电流的大小;数字式钳形表是利用数字测量电路将被测电流处理后,再通过显示器以数字的形式将电流大小显示出来。一、钳形表的结构与测量原理<br>钳形表有指针式和数字式之分,这里以指针式为例来说明钳形表的结构与工作原理。指针式钳形表的结构如图1所示。从图中可以看出,指针式钳形表主要由铁芯、线圈、电流表、量程旋钮和扳手等组成。<br>图1 指针式钳形表的结构<br>在使用钳形表时,按下扳手,铁芯开口张开,从开口处将导线放入铁芯中央,再松开扳手,铁芯开口闭合。当有电流流过导线时,导线周围会产生磁场,磁场的磁力线沿铁芯穿过线圈,线圈立即产生电流,该电流经内部一些元器件后流进电流表,电流表表针摆动,指示电流的大小。流过导线的电流越大,导线产生的磁场越大,穿过线圈的磁力线越多,线圈产生的电流就越大,流进电流表的电流就越大,表针摆动幅度越大,则指示的电流值越大。<br>二、指针式钳形表<br>早期的钳形表仅能测电流,而现在常用的钳形表大多数已将钳形表和万用表结合起来不但可以测电流,还能测电压和电阻,图2中的钳形表都具有这些功能。<br>图2 指针钳形表<br>(2)使用方法<br>①准备工作在使用钳形表测量前,要做好以下准备工作:<br>a、安装电池。早期的钳形表仅能测电流,不需安装电池,而现在的针形表不但能测电流电压,还能测电阻,因此要求表内安装电池。安装电池时,打开电池盖,将大小和电压值符合要求的电池装入钳形表的电池盒,安装时要注意电池的极性与电池盒标注相同。<br>b、机械校零。将钳形表平放在桌面上,观察表针是否指在电流刻度线的“0”刻度处若没有,可用螺丝刀调节刻度盘下方的机械校零旋钮,将表针调到“0”刻度处。<br>c、安装表笔。如果仅用钳形表测电流,可不安装表笔;如果要测量电压和电阻,则需要给钳形表安装表笔。安装表笔时,红表笔插入标“+”的插孔,黑表笔插入标“-”或标“COM的插孔。<br>②用钳形表测电流使用钳形表测电流,一般按以下操作进行:<br>a、估计被测电流大小的范围,选取合适的电流挡位。选择的电流挡应大于被测电流,若无法估计电流范围,可先选择大电流挡测量,
万用表有很多的测量范围,且万用表的量程精确度很高,不少万用表都有自行勘测功能,不用手动调整量程,测量更加容易、安全、快速。接下来,我们就一起来了解一下万用表怎么测电流,万用表测电流要注意什么以及万用表测电流没反应是什么原因的相关内容,希望可以帮助到大家。<br>一、万用表怎么测电流<br>1、档位要和被测电流类型相同,也就是根据要测量的电流的交直流类型,正确的选择档位,交流电对应交流档位、直流电对应直流档位。<br><img><br>2、要选择合适的量程,不然很有可能就会烧坏万用表,如果不知道被测电流是多少,就可以选用最大量程,比如数字万用表20安培档,就可以测量到4.4千瓦电气的电流。<br>3、把万用表串联在电器的火线上,首先要断开电器的开关,接着就是拔下插头,串接好电表,最后就是插上插头,再合上开关,这时万用表的读数就是要测量的数据。<br>二、万用表测电流要注意什么<br>1、万用表有很多的测量范围,且万用表的量程精确度很高,不少万用表都有自行勘测功能,不用手动调整量程,测量更加容易、安全、快速。<br><img><br>2、有不少的万多用表有过量程实力,在测量值超出本身的测量范围,但还没有达到最大数值时,可以不用换测量范围,所以也就提升了精确度和辨别力。<br>3、万用表允许的最大偏差,不能只看万用表的可变项偏差,另外还要看万用表的固定项偏差,选择的时候,还要看稳定偏差和线性偏差的需求是多少,辨别力是不是符合要求。<br>三、万用表测电流没反应是什么原因<br>1、万用表测量电流,主要是把万用表作为直流电源和电流表来使用的,当电容在接入直流电源回路的一瞬间,电容是在充电状态,电流表就会有指示,如果万用表没有反应,可能就是电容已经断路了。<br><img><br>2、也可能是万用表里的电池已经没电了,可以把万用表打到欧姆档,把红、黑两表笔相碰,如果万用表没有指示或指针不动,就说明电池是没电了。<br>3、如果万用表有测量电容容量的档位,平时在测量电容的时候,一定要把电容放电,否则就极易损坏万用表,使得万用表测试不准或是没显示。<br>4、如果档位正确,电容没有充放过的过程,阻值到零甚至很小停住,说明电容击穿,如果阻值很大,甚至没反应说明电容开路,测试电器原件的好坏,最好有相同参数新元件做比较。