操作如下: 1、如图所示,正确选择钳位仪表的档位,选择交流(AC)电流档。  2,打开钳形表钳口,将钳形表连接到被测电路上。 如下图所示,连接方法是错误的。这样就不能测量电路的消耗电流,而只能测量电路的泄漏电流,通常是零。  3、打开钳形表钳口,将钳形表正确接入被测电路,此时便可测到家用电器的实际使用电流了。 如下图被测电路只有一根电源线可以通过夹子,两根电线可以单独测试两次。理论上两根导线的测量值应相等,否则线路异常,漏电流大。  4、如果想测试家电的启动电流,应该在启动家电前一步的基础上按下“INRUSH”键。按下按键的过程如下图所示。  5、按下“INRUSH”键后,仪器显示如图所示,此时家电还没有启动。<br>6、启动家用电器后,测量到的启动电流如下图所示。
万用表的直流电流档是多量程的直流电压表。表头并联闭路式分压电阻即可扩大其电压量程。万用表的直流电压档是多量程的直流电压表。表头串联分压电阻即可扩大其电压量程。分压电阻不同,相应的量程也不同。万用表的表头为磁电系测量机构,它只能通过直流,利用二极管将交流变为直流,从而实现交流电的测量。<br>万用表<br>万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。<br>数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,)再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。