T1、T2、T3紫铜是根据化学成分的不同而划分的。T1紫铜铜含量在99.95%以上,杂质总和不超过0.05%;T2紫铜的铜含量99.90%以上,杂质总含量不超过0.1%;T3紫铜的铜含量在99.7%以上,杂质总含量不超过0.3%。<br>紫铜具有优良的导电性\ufe51导热性\ufe51良好的耐腐蚀性和加工性能,可以熔焊和钎焊。T1、T2紫铜主要用作导电、导热、耐腐蚀元器件,如电线、电缆、导电螺钉、壳体和各种导管等,包括航空工业。T3紫铜主要用作结构材料使用,如制作电器开关、垫圈、铆钉、管嘴和各种导管等;也常用于一些不太重要的导电元件。
电导的定义是电阻的倒数,其单位是μS,即MΩ的倒数。<br>比电导和电导率是相同的,其定义是:在两片1cm×1cm的电极,中间距离1cm时的电导,称为电导率或比电导,其单位是μS/cm。测定的水样是实际、未经处理的水样。<br>氢电导率和阳电导率是相同的,它是将水样先经过氢离子交换柱交换后的水,测定得到的电导率,其单位同样是μS/cm,但应注明是氢电导率或阳电导率。<br>氢电导率是高纯水分析中的一个概念,电导率仪用的都一样,只是测定氢电导时,在样品入口处加了一个阳离子交换树脂柱,将样品中的阳离子转换成氢离子,以提高检测的灵敏度。这种测量一般是采用在线测量方式,需要一个小的样品处理,即一个转换装置。<br>火力发电厂热力系统中为了防止金属腐蚀,普遍采用给水加氨处理。氨是挥发性物质,除了与碳酸反应消耗一部分外也基本上留在热力系统循环,系统中氨含量大约在 1~3mg/L。而在机组正常运行时,在除盐水、凝结水、蒸汽中的其他杂质成份含量也基本上是微克级,这毫克级的氨造成普通电导率检测不能反映其他杂质成份,所以通过阳离子交换柱将铵根除去后,检测电导率就能准确反映水汽中阴离子的含量。