t3紫铜是比较纯净的一种铜,一般可近似认为是纯铜,导电性、塑性都较好,但强度、硬度较差一些,所以成为了更多众多厂家关注的焦点之一。<br>t3纯铜是普通纯铜中的一个牌号。&nbsp;&nbsp;&nbsp; t3纯铜有较好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。但含降低导电、导热性杂质较多,含氧量较T2更高,更易引起&ldquo;氢病&rdquo;,不能在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 化学成份:&nbsp;&nbsp;&nbsp; 铜+银Cu+Ag:&ge;99.70&nbsp;&nbsp;&nbsp; 锡Sn :&le;0.05&nbsp;&nbsp;&nbsp; 铅Pb:&le;0.01&nbsp;&nbsp;&nbsp; 镍Ni:&le;0.2&nbsp;&nbsp;&nbsp; 铁Fe:&le;0.05&nbsp;&nbsp;&nbsp; 锑Sb :&le;0.005&nbsp;&nbsp;&nbsp; 硫S:&le;0.01&nbsp;&nbsp;&nbsp; 砷As :&le;0.01&nbsp;&nbsp;&nbsp; 铋Bi:&le;0.002&nbsp;&nbsp;&nbsp; 氧O:&le;0.1&nbsp;&nbsp;&nbsp; 注:&le;0.3(杂质)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 力学性能:&nbsp;&nbsp;&nbsp; 抗拉强度 &sigma;b (MPa):&ge;205&nbsp;&nbsp;&nbsp; 伸长率 &delta;10 (%):&ge;30&nbsp;&nbsp;&nbsp; 注 :带材的室温拉伸力学性能&nbsp;&nbsp;&nbsp; 试样尺寸:厚度&ge;0.3&nbsp;&nbsp;&nbsp; 热处理规范:&nbsp;&nbsp;&nbsp; 热加工温度900~1050℃;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 退火温度500~700℃;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 冷作硬化铜的再结晶开始温度200~300℃。除t3纯铜外,中国纯铜加工成品按成分可分为:普通紫铜(T1、T2、T3、T4)、无氧铜(TU1、TU2和高纯、真空无氧铜)、脱氧铜(TUP、TUMn)、添加少量合金元素的特种铜(砷铜、碲铜、银铜)四类。&nb
电导的定义是电阻的倒数,其单位是μS,即MΩ的倒数。<br>比电导和电导率是相同的,其定义是:在两片1cm×1cm的电极,中间距离1cm时的电导,称为电导率或比电导,其单位是μS/cm。测定的水样是实际、未经处理的水样。<br>氢电导率和阳电导率是相同的,它是将水样先经过氢离子交换柱交换后的水,测定得到的电导率,其单位同样是μS/cm,但应注明是氢电导率或阳电导率。<br>氢电导率是高纯水分析中的一个概念,电导率仪用的都一样,只是测定氢电导时,在样品入口处加了一个阳离子交换树脂柱,将样品中的阳离子转换成氢离子,以提高检测的灵敏度。这种测量一般是采用在线测量方式,需要一个小的样品处理,即一个转换装置。<br>火力发电厂热力系统中为了防止金属腐蚀,普遍采用给水加氨处理。氨是挥发性物质,除了与碳酸反应消耗一部分外也基本上留在热力系统循环,系统中氨含量大约在 1~3mg/L。而在机组正常运行时,在除盐水、凝结水、蒸汽中的其他杂质成份含量也基本上是微克级,这毫克级的氨造成普通电导率检测不能反映其他杂质成份,所以通过阳离子交换柱将铵根除去后,检测电导率就能准确反映水汽中阴离子的含量。