Testilo de Malmoleco de Webster
#000001
Enkonduko de Tmteck Angle Beam Transducers
#000004
La angula trabo (Tondondo) tekniko estas uzata por provi folion, platon, pipon kaj veldojn. Plasta kojno estas metita inter la testobjekto kaj la transduktilo kun filmo de kuplilo inter la transduktilo kaj kojno. La plasta kojno permesas al la sono-ondo eniri la testobjekton angule. La sono-trabo tiam estas reflektita reen al la transduktilo kiel en rektraba testado.
#000005
Ofte rektraba testado ne trovos difekton. Ekzemple, se la difekto estas sufiĉe vertikala kaj maldika, ĝi ne reflektos sufiĉe da sono reen al la transduktilo sciigi al la testanto, ke ĝi ekzistas. En tiaj kazoj, alia metodo de ultrasona testado devas esti uzata. La alia metodo de ultrasona testado estas angula trabo-testado. Angla radiotestado uzas incidencon krom 90 gradoj. En kontaktotestado, angula plasta bloko estas loko inter la transduktilo kaj la objekto por krei la deziratan angulon. Por angula trabo-testado en mergaj sistemoj, plasta bloko ne necesas, ĉar la transduktilo povas simple esti angula en la akvo.
#000006
Se la incida angulo ŝanĝiĝas al io alia ol 90 gradoj, longitudaj ondoj kaj dua speco de sonondo estas produktitaj. Ĉi tiuj aliaj ondoj nomiĝas tondondoj. Ĉar la ondo eniris angule, ĝi ne ĉiuj vojaĝas rekte tra la materialo. Molekuloj en la testobjekto estas altiritaj unu al la alia ĉar solidoj havas fortajn molekulajn ligojn. La molekuloj portantaj la sonon altiras siajn ĉirkaŭajn molekulojn. Pro la angulo, tiuj sonaj portantaj molekuloj estas tirataj altirante fortojn en direkto perpendikulara al la direkto de la ondo. Ĉi tio produktas tondajn ondojn, aŭ ondojn, kies molekuloj veturas perpendikulare al la direkto de la ondo.
#000007
Angla radiotestado kaj ŝanĝo en la angulo de incidenco ankaŭ kreas pliajn komplikaĵojn. Memoru, ke kiam ondo trafas surfacon laŭ angulo, ĝi refraktos aŭ fleksiĝos, kiam ĝi eniros la novan rimedon. Tiel, la tondaj ondoj kaj la longitudaj ondoj refraktos en la testobjekto. La kvanto de refrakto dependas de la rapido de sono en la du rimedoj inter kiuj la ondo vojaĝas. Ĉar la rapideco de tondondoj estas pli malrapida ol la rapideco de longitudaj ondoj, iliaj anguloj de refrakto estos malsamaj. Uzante la leĝon de Snell, ni povas kalkuli la angulon de refrakto se ni konas la sonrapidecon en nia materialo.
#000008
Angulo estas elektita por certigi, ke eoo akiriĝas de suspektataj difektoj. Ĉi tiuj ofte estas la plej malutilaj difektoj, ekzemple manko de kunfandiĝo sur velditaj flankaj muroj kaj ĉe la radiko, aŭ fendoj. La enketaj anguloj plej ĝenerale uzataj por ŝanĝiĝanta dikeco de ŝtalo estas jenaj:
#000009
Enketoj funkciigitaj laŭ aliaj anguloj devas esti uzataj, dependante de la pozicio de la difekto en la testata materialo, kaj por specialaj kazoj en pli maldikaj sekcioj. La ofteco devas esti sufiĉe malalta por eviti troan mildigon.
#000010
Angle Beam Transducers kaj kojnoj kutimas tipe enkonduki refraktitan tondondon en la testmaterialo. Angula sonpado permesas al la sonradio eniri de la flanko, tiel plibonigante detekteblon de difektoj en kaj ĉirkaŭ velditaj areoj.
#000011