Alta precizeca malmoleca testilo THL600
#000004
Ultrasona dikmezurilo A&B Scan por testado...
#000009
TMTECK Centrifuge Tubes estas uzataj por kontroli la koncentriĝon de magnetaj partikloj kaj la nivelo de poluado en fluoreskaj kaj videblaj banoj.
#000011
La fiksiĝintaj partikloj (mezuritaj en ml) en la fundo de la tubo indikas la kvanton da magnetaj partikloj en suspendo. UV-lumo, kiel ekzemple MPXL Portable Black Light, devas esti uzata por fluoreskaj partikloj.
#000017
Malpuraĵo ne fluoreskos sub nigra lumo. En videblaj partikloj, la aspekto de malpuraĵo estas tre malsama ol tiu de la partikloj. Malpuraĵo estos pli kruda kaj malregula laŭ formo. Vidu ilustraĵojn sur paĝo 3 por rekomendita solvi volumeno.
#000019
Por konservi taŭgan bansuspendon dum inspektado postulas ke ĝi estu agitita antaŭ kaj dum la bano estas en uzo. La agitilo devas esti forigita kaj plene purigita ĉiumonate aŭ pli ofte, se necese. Ankaŭ kontrolu la areon, kie sumpekrano konektas al tanko, purigu kaj forigu ajnan fremdan materialon, kiu povas limigi fluon. Konstanta uzo de la bano postulas ĉiutagan kontrolon por vaporiĝo de oleo aŭ akvo, perdo de partikloj pro forporto kaj poluado. Fine la bano estos tiom poluita de malpuraĵo, ŝnuro, oleo aŭ alia fremda materialo, ke efika formado de indikoj fariĝos neebla. Poluado povas esti kontrolita notante la kvanton de fremda materialo kiu ekloĝas kun la partikloj en la centrifugiltubo. Kovri ekipaĵon, kiam ne estas uzata, reduktos poluadon kaj vaporiĝon.
#000020
PIE-forma magneta partikla kampa indikilo
#000023
Kio estas la avantaĝo kaj limigo...
#000024