Nur unu uzo, evitu krucan fleksion;Unika dezajno, malgranda traŭmato, rapida reakiro;Fadeno dezajno, perfekta bontenado de la veress;La sigela valvo adoptas kvartavolan kaj dekses-valvan segmentitan dezajnon por pli bone certigi aeran hermetikecon;
#000011
Foruza manlibro de instrukcio de laparoskopa trokaro
#000012
Trajtoj de Piercing Cannula Needles:.Uzu feliĉe kaj efike eviti kontakton kun infekto.unuuza traktoro por vendo- SmailLa pikpinglo de la sentranĉila trokaro estas desegnita kun malakra pinto, kiu povas malhelpi la pikpinglon trapiki la organojn..Kun tranĉilo-forma trapikanta kasko povas efike protekti kaj protekti la protektan kovrilon, detruante la tranĉilon.Kun kunpremado, kaj kun sekurecaj butonoj, la elasto povas libere disetendiĝi kaj kuntiriĝi..Katetero La katetera tubo estas desegnita per speciala fadeno, kiu havas malaltan reziston dum reproduktado kaj povas esti fiksita en la abdomeno poste, kio povas certigi la glatan funkciadon de la operacio..Vario de malsamaj tubdiametroj kaj malsamaj specifoj de iloj povas esti malfermitaj en la homa histo por faciligi enen kaj eksteren de diversaj kirurgiaj instrumentoj..Bona hermetikeco kaj gasaj baraj propraĵoj povas efike malhelpi la elfluon de la intra-abdomina ellasejo.
#000013
Unuuza trokaro aplikebla kirurgio:Kirurgiaj iloj por intrakavitara kirurgio sur homa abdomena murhisto dum laparoskopa ekzameno kaj kirurgio.
#000014
Antaŭ ol instali kaj uzi ĉi tiun produkton, bonvolu legi la instrukcian manlibron atente
#000015
Piercing konuso ekstera diametro D1
#000016
La trapika aparato estas uzata kiel laparoskopa kirurgia instrumento.La pneŭmoperitoneo devas esti establita unue, kaj tiam 5-12 mm haŭta incizo devus esti farita en taŭga pozicio en la abdomeno.Fiksu la trokaron mane laŭ taŭga angulo sur la pneŭmoperitoneo-levita abdomeno.Tra la haŭta incizo, premu malsupren sur la supro de la trapika aparato per la manplato, kaj enigu la trapikan aparaton en la haŭtan incizon.Kiam la trapika aparato eniras la abdomenan kavon, tuj elprenu la pikan konuson por formi funkcian kanalon, kaj poste enmetu la laparoskopon/instrumenton por observado kaj Operacio.
#000017
La forĵetebla laparoskopa trapika aparato estas ĉefe kunmetita de sigela ĉapo, ŝlosa kaj fiksa kovrilo, aer-injekta valvo, kanulo, trapika konuso, aerbloka valvo kaj mem-alĝustiga sigela ĉapo.
#000018
Inter ili: la sigela ĉapo, ŝlosa kaj fiksa ĉapo, gasa injektovalvo, envolvaĵo kaj trapika konuso estas faritaj el komputila materialo, kaj la aerbloka valvo kaj mem-alĝustiga sigela ĉapo estas faritaj el silikona materialo.
#000019
IV.Disponible laparoskopa trokaro amplekso de apliko
#000020
Ĝi estas uzata por trapiki la abdomenan murhiston de la homa korpo dum laparoskopio kaj kirurgio, kaj por establi funkciantan kanalon por abdomena kirurgio.
#000021
V. Forĵetebla laparoskopa trokara aspekto strukturo
#000022
1.Sigela ĉapo 2. Ŝlosa kaj fiksa ĉapo 3. Injekta valvo 4. Maniko
#000023
5. Trapikanta konuso 6. Aera blokanta valvo 7. Mem-alĝustiga sigela ĉapo
#000024
Ĝi ne povas esti uzata en novnaskitaj pacientoj, kaj devas esti uzata kun singardo en gravedaj virinoj.
#000025
VIII.Forĵetebla laparoskopa trokaro Instrukcioj por uzo
#000026
1. Antaŭ ol uzi la forĵeteblan pikan kanulon de nia kompanio, oni rekomendas unue establi pneumoperitoneon, kaj poste fari haŭtan incizon en la abdomena kavo, kiu estas sufiĉe granda por akomodi la kanulon.Unu maniero certigi, ke la haŭta incizo estas sufiĉe granda, estas premi la trokaran eksteran tubon malsupren kontraŭ la korpomuron, kreante cirklan premsignon, kaj tiam incizi kun taŭge pligrandigita diametro de la premsigno por alĝustigi kanuleniron, ekz. 5mm-pikadon La envolvaĵo. devas esti pliigita en diametro je 2 mm.Notu ke pli malgrandaj incizoj povas rezultigi haŭtreziston de la kanulo, pliigante penetrforton kaj reduktante la kontrolon de la kirurgo de la kanulo dum enmeto.
#000027
2. Fiksu la pikan kanulon laŭ taŭga angulo sur la levita abdomeno post pneŭmoperitoneo.Foruzeblaj trokaroj estas pli akraj ol recikleblaj trokaroj kaj tial ĝenerale postulas malpli da forto por enmeti.Sed atentu: Ne havi sufiĉe da gaso, ne fari sufiĉe grandan haŭtan incizon aŭ uzi tro da forto povas pliigi la riskon vundi internajn organojn.
#000028
3. Antaŭ ol enkonduki la pikan kanulon tra la haŭta incizo, enmetu la pikan konuson en la pikan kanulon.
#000029
4. Premu malsupren sur la supro de la penetra kanulo per la manplato.Samtempe, tenante la premon sur la tenilo konstanta, enigu la unu-uzatan pikan kanulon en la haŭtan incizon.Apliki kontinuan malsupren premon dum kanula eniro.
#000030
5. Post kiam la kanulo eniris la abdomenan kavon, oni devas zorgi ne reapligi la kanulon.Se la kirurgo opinias, ke la pikkanulo situas en la abdomena kavo, la pikkonuso devas esti forigita tuj kaj enmetita en la laparoskopon por observado.
#000031
6. Se la piko ne estas finita, ripetu paŝojn 3-5.
#000032
7. Se la pika incizo estas 10 mm aŭ pli granda post operacio, la profunda fascio devas esti fermita por redukti la riskon de incisiona hernio per suturado.
#000033
8. Post kiam la piko sukcesas, antaŭ ol uzi la endoskopan instrumenton, apliku medicinan lubrikaĵon sur la surfaco de la endoskopa instrumento aŭ la sigelringon de la pikilo por redukti reziston kaj fari la operacion pli oportuna kaj rapida.
#000034
IX.Foruzeblaj laparoskopaj trokaraj metodoj pri bontenado kaj bontenado
#000035
1. Stokado: Konservu en ĉambro kun relativa humideco ne pli granda ol 80%, bone ventolita, kaj sen korodaj gasoj.
#000036
2. Transportado: La pakita produkto povas esti transportita per normalaj iloj.Dum transportado, ĝi devas esti pritraktata zorge kaj eviti rektan sunlumon, perfortan kolizion, pluvon kaj gravitan eltrudon.
#000037
Post kiam ĉi tiu produkto estas steriligita per etilenoksido, la steriliga periodo estas tri jaroj, kaj la limdato estas montrita sur la etikedo.
#000038
XI.Listo de forĵeteblaj laparoskopaj trokaraj akcesoraĵoj
#000039
XII.Forĵeteblaj laparoskopaj trokaraj antaŭzorgoj kaj avertoj
#000040
1. Kiam vi uzas ĉi tiun produkton, aseptaj operaciospecifoj devas esti strikte sekvitaj;
#000041
2. Bonvolu kontroli la pakaĵon de ĉi tiu produkto zorge antaŭ ol uzi, se la pakaĵo de la veziko estas difektita, bonvolu ĉesi uzi ĝin;
#000042
3. Ĉi tiu produkto estas steriligita per etilena rusto, kaj la steriligita produkto estas por klinika uzo.Bonvolu kontroli la diskon-indikilon sur la steriliga paka skatolo de ĉi tiu produkto, "blua" indikas, ke la produkto estis steriligita per etilena rusto kaj povas esti rekte uzata klinike;
#000043
4. Ĉi tiu produkto estas por unufoja uzo kaj ne povas esti steriligita post uzo;
#000044
5. Bonvolu kontroli ĉu la produkto estas ene de la valideca periodo antaŭ uzo.La steriliga validperiodo estas tri jaroj.Produktoj preter la valideca periodo estas strikte malpermesita uzi;
#000045
6. Malsukceso formi kaj konservi taŭgan pneŭmoperitoneon dum abdomena kirurgio povas redukti la disponeblan operacian spacon, tiel malhelpante la antaŭenan movon de la pikkonuso kaj pliigante la riskon de viscera histo-vundo.
#000046
7. Nur spertaj kaj familiaraj kun endoskopaj teknikoj povas fari endoskopan kirurgion.Antaŭ la operacio, kuracistoj devas konsulti koncernajn librojn kaj literaturon por kompreni la teknikojn, komplikaĵojn kaj riskojn de endoskopio.
#000047
8. La unuforma pika konuso estas pli akra kaj sekura, do necesas malpli da forto dum enmeto.Troa forto povas redukti la kontrolon de la uzanto super la enmeta angulo kaj profundo de la trapikkonuso, pliigante la riskon de vundado de internaj histoj.
#000048
9. Adheraĵoj, anatomiaj anomalioj aŭ aliaj obstakloj povas malhelpi aŭ prokrasti, kio kaŭzos, ke la pikkonuso difektos la internan organstrukturon dum blinda pikado.Oni rekomendas uzi malferman laparoskopan kirurgion, kaj poste uzi ĉi tiun produkton post aldoni suturojn al la abdomena fascia importa uzo.
#000049
10. Antaŭ kaj post forigo de la forĵetebla kanulo el la abdomena kavo, kontrolu la kirurgian lokon por hemostazo.Sangado povas esti kontrolita per kauterio aŭ mansuturoj.Laŭ la bontrovo de la kuracisto, laparotomio povas esti postulata.
#000050
11. Unufoje en la abdomena kavo, oni devas zorgi ne repremumi la kanulon.Se sufiĉa forto estas aplikata al la antaŭa fino por movi la konuson antaŭen, ĝi kaŭzos damaĝon al la internaj histoj.
#000051
12. Kiam oni uzas endoskopajn instrumentojn kaj akcesoraĵojn produktitajn de malsamaj fabrikistoj samtempe en endoskopa kirurgio, oni devas kontroli la kongruon inter malsamaj instrumentoj, kaj la elektran izoladon kaj teron oni devas kontroli.
#000052
13. Se la pikita haŭta incizo estas 10 mm aŭ pli longa, la profunda fascio devas esti fermita por redukti la eblecon de incisiona hernio.
#000053
14. Dum laparoskopa kirurgio, la paciento devas esti en supina pozicio kun la kapo malsupren kaj piedoj supren.Kiam vi uzas la unuan trapikan kanulon, levu la malsupran abdomenan muron per unu mano, funkciigu la trapikan kanulon per la alia mano, faru incizon el la umbilika haŭto kaj enigu ĝin al la veziko je 45-grada angulo.
#000054
15. Steriligitaj produktoj devas esti konservitaj en malvarmeta, seka, pura, bone ventolita medio sen korodaj gasoj.
#000055
16. Post kiam la trapikiĝo sukcesas, apliku medicinan lubrikaĵon sur la surfaco de la endoskopa instrumento aŭ la sigelan ringon de la trapika aparato antaŭ ol uzi la endoskopan instrumenton por redukti reziston kaj fari la operacion pli oportuna kaj rapida.
#000056
17. Vidu etikedon por produktadodato
#000057
18. Klarigo de grafikaĵoj, simboloj kaj mallongigoj uzataj en pakaĵoj kaj etikedoj
#000058
Nova Endoskopa agrafa agrafkartoĉo lerni pli da detaloj
#000070