DT-F120S Konstanta temperaturo inteligenta hejta platformo antaŭvarma telero hejta plato
#000001
Uzita por blato hejtado por atingi la efikojn de stano forigo, stano forigo, kaj pilko fandado.
#000002
1 Povas esti efektivigita por memorigi la varmigan tempon.
#000003
2. Havas bonan varmoizolan kapaciton.
#000004
3. Temperaturo realtempa kontrolo ekrano.
#000005
4-funkcia agorda ĝisdatigo, pliigu la ventoligan funkcion.
#000006
5. La uzo de tri alt-precizecaj alt-potencaj hejtaj tuboj, konstanta temperaturo hejtado estas pli stabila kaj pli preciza.
#000007
6. Humanigita dezajno, ampleksa konsidero de la sekureca protekto de la funkciigisto.
#000008
3. Agordo de temperaturo: ĉambra temperaturo ~ 400 °C alĝustigebla, PID-temperaturo kontrolo
#000010
4. Kontrolo de temperaturo: K-tipa termopar, fermita cirkla kontrolo
#000011
1. SV: agordi temperaturon valoron
#000012
2. PV: la reala temperaturvaloro
#000013
6. ARO: Proceza agorda ŝlosilo
#000014
(3) Se vi volas eliri el la dua fiksita areo al la normala kontrolstato, estas du manieroj: La unua aliro estas premi la butonon SET dum pli ol 5 sekundoj por eliri; la dua metodo ne estas laŭ iuj funkcioklavoj de la instrumento pli ol 30 Duaj, la sistemo aŭtomate eliros la duan agordan areon. Sed la du metodoj diferencas de la eliro: la unua maniero por eliri la duan aran areon, kiun vi starigis aŭ modifas la parametrojn, validas, laŭ la dua metodo por eliri la duan aran areon, vi starigis Fiksitaj aŭ modifitaj parametroj estas nevalidaj.
#000017
(4) En la dua agorda stato, kiam OUT1 = 1, premu la butonon SET dum pli ol 5 sekundoj, la sistemo eliros la duan agordan staton, kaj aŭtomate eniros la aŭtomaten-agordan optimumigan staton, tiam OTU1-indikilo ekbrilas;
#000018
(5) En la mem-agorda laborstato, premu la butonon SET, la sistemo eliros la aŭtomatan agordan staton, eniros la fiksitan staton. Se vi volas reveni al la aŭtomata agorda stato, vi povas denove agordi OUT1 al OUT1 = 1
#000019
Kaj poste premu la butonon SET dum 5 sekundoj por eliri;
#000020
ARO ŝlosilo: Proceza kontrolo ŝlosilo
#000022
2. Kiam la hejtado-rememoriga tempo estas agordita, premu la startbutonon, la memoriga tempo komenciĝas kalkuli, kaj la zumilo sonigas la aŭdeblan tempon.
#000026
Panela ŝaltilo efekto: La Pliigo / Malpliigo de temperaturo-ŝaltilo: ŝaltu la tutan potencon por malfermi la temperaturŝaltilon, la aparato ekvarmiĝis.
#000027
Tuta elektra ŝaltilo: Ĉi tiu ŝaltilo estas ŝaltita post la maŝina nutrado, ĉi tiu ŝaltilo malantaŭ la maŝino.
#000028
(P). Derivtempo (I), integrala tempo (D) parametroj estas malsamaj por malsamaj temperaturkontrolobjektoj, kaj PID-kontrolo estas uzita en la plej multaj kazoj kie la temperaturkontrolo estas tre alta. La tradicia PID instrumento, la supre parametroj estas agordita de la spertaj procezo kontrolo spertuloj funkcii la agordado, aŭ plej verŝajne pro la parametroj de la misagordo, rezultanta en la tuta sistemo ekstere de kontrolo, kiun la plimulto de uzantoj alporti problemojn. Ĉi tiu serio de instrumentoj, kun PID-parametroj de la aŭtomata agorda funkcio, komenciĝas la funkcion, ĝi povas aŭtomate laŭ la kontrolo-objekto, simula ekspertfunkciado aŭtomate serĉi, agordi la plej bonajn parametrojn por atingi la plej bonan temperaturkontrolan efikon.
#000029
2. Kiel uzi la aŭtomatan agordan funkcion
#000030
(1) Premu la SET-klavon por eniri la duan agordan areon, enigu "Aŭtomata agordan agordan staton" laŭ la agorda operacio-fluo, agordu "OUT1" al "01", premu la SET-butonon dum 5 sekundoj, la instrumento eliros el la ago. fiksante Ŝtaton, en la aŭtomatan agordan staton, tiam OUT1, Kiam la indikila lumo ekbrilas, la indikilo "OUT1" estas malŝaltita kaj la fiksita P.I.D-parametro estas aŭtomate konservita en la instrumento.
#000031
(2) Se vi volas kontroli la agordon de la parametro P.I.D, vi povas agordi ĝin en la dua agorda areo de la agorda operacio. (3) en la instrumenta mem-agordado, vi devas konservi la potencon de kontinua, kaj minimumigi interferon, aŭ vi povas rekomenci la aŭtomatan agordon. (4) en la temperaturo kontrolo objekto komenca hejtado procezo komenci mem-agordado kaj proksime al la fiksa punkto (tio estas, la kontrolo punkto) por komenci mem-agordado el la du aroj de parametroj povas esti malkonsekvenca, la ĝenerala elekto de aro da parametroj estas pli bona. (5) En la kazo de granda interfero, eblas uzi la metodon de multobla agordo por kontroli la raciecon de la parametroj post la agordo.
#000032