[{"text_idx": "#000001", "text": "DT-F120S Konstanta temperaturo inteligenta hejta platformo antau\u0306varma telero hejta plato"}, {"text_idx": "#000002", "text": "Uzita por blato hejtado por atingi la efikojn de stano forigo, stano forigo, kaj pilko fandado."}, {"text_idx": "#000003", "text": "1 Povas esti efektivigita por memorigi la varmigan tempon."}, {"text_idx": "#000004", "text": "2. Havas bonan varmoizolan kapaciton."}, {"text_idx": "#000005", "text": "3. Temperaturo realtempa kontrolo ekrano."}, {"text_idx": "#000006", "text": "4-funkcia agorda g\u0302isdatigo, pliigu la ventoligan funkcion."}, {"text_idx": "#000007", "text": "5. La uzo de tri alt-precizecaj alt-potencaj hejtaj tuboj, konstanta temperaturo hejtado estas pli stabila kaj pli preciza."}, {"text_idx": "#000008", "text": "6. Humanigita dezajno, ampleksa konsidero de la sekureca protekto de la funkciigisto."}, {"text_idx": "#000010", "text": "3. Agordo de temperaturo: c\u0302ambra temperaturo ~ 400 \u00b0C alg\u0302ustigebla, PID-temperaturo kontrolo"}, {"text_idx": "#000011", "text": "4. Kontrolo de temperaturo: K-tipa termopar, fermita cirkla kontrolo"}, {"text_idx": "#000012", "text": "1. SV: agordi temperaturon valoron"}, {"text_idx": "#000013", "text": "2. PV: la reala temperaturvaloro"}, {"text_idx": "#000014", "text": "6. ARO: Proceza agorda s\u0302losilo"}, {"text_idx": "#000017", "text": "(3) Se vi volas eliri el la dua fiksita areo al la normala kontrolstato, estas du manieroj: La unua aliro estas premi la butonon SET dum pli ol 5 sekundoj por eliri; la dua metodo ne estas lau\u0306 iuj funkcioklavoj de la instrumento pli ol 30 Duaj, la sistemo au\u0306tomate eliros la duan agordan areon. Sed la du metodoj diferencas de la eliro: la unua maniero por eliri la duan aran areon, kiun vi starigis au\u0306 modifas la parametrojn, validas, lau\u0306 la dua metodo por eliri la duan aran areon, vi starigis Fiksitaj au\u0306 modifitaj parametroj estas nevalidaj."}, {"text_idx": "#000018", "text": "(4) En la dua agorda stato, kiam OUT1 = 1, premu la butonon SET dum pli ol 5 sekundoj, la sistemo eliros la duan agordan staton, kaj au\u0306tomate eniros la au\u0306tomaten-agordan optimumigan staton, tiam OTU1-indikilo ekbrilas;"}, {"text_idx": "#000019", "text": "(5) En la mem-agorda laborstato, premu la butonon SET, la sistemo eliros la au\u0306tomatan agordan staton, eniros la fiksitan staton. Se vi volas reveni al la au\u0306tomata agorda stato, vi povas denove agordi OUT1 al OUT1 = 1"}, {"text_idx": "#000020", "text": "Kaj poste premu la butonon SET dum 5 sekundoj por eliri;"}, {"text_idx": "#000022", "text": "ARO s\u0302losilo: Proceza kontrolo s\u0302losilo"}, {"text_idx": "#000026", "text": "2. Kiam la hejtado-rememoriga tempo estas agordita, premu la startbutonon, la memoriga tempo komencig\u0302as kalkuli, kaj la zumilo sonigas la au\u0306deblan tempon."}, {"text_idx": "#000027", "text": "Panela s\u0302altilo efekto: La Pliigo / Malpliigo de temperaturo-s\u0302altilo: s\u0302altu la tutan potencon por malfermi la temperaturs\u0302altilon, la aparato ekvarmig\u0302is."}, {"text_idx": "#000028", "text": "Tuta elektra s\u0302altilo: C\u0302i tiu s\u0302altilo estas s\u0302altita post la mas\u0302ina nutrado, c\u0302i tiu s\u0302altilo malantau\u0306 la mas\u0302ino."}, {"text_idx": "#000029", "text": "(P). Derivtempo (I), integrala tempo (D) parametroj estas malsamaj por malsamaj temperaturkontrolobjektoj, kaj PID-kontrolo estas uzita en la plej multaj kazoj kie la temperaturkontrolo estas tre alta. La tradicia PID instrumento, la supre parametroj estas agordita de la spertaj procezo kontrolo spertuloj funkcii la agordado, au\u0306 plej vers\u0302ajne pro la parametroj de la misagordo, rezultanta en la tuta sistemo ekstere de kontrolo, kiun la plimulto de uzantoj alporti problemojn. C\u0302i tiu serio de instrumentoj, kun PID-parametroj de la au\u0306tomata agorda funkcio, komencig\u0302as la funkcion, g\u0302i povas au\u0306tomate lau\u0306 la kontrolo-objekto, simula ekspertfunkciado au\u0306tomate serc\u0302i, agordi la plej bonajn parametrojn por atingi la plej bonan temperaturkontrolan efikon."}, {"text_idx": "#000030", "text": "2. Kiel uzi la au\u0306tomatan agordan funkcion"}, {"text_idx": "#000031", "text": "(1) Premu la SET-klavon por eniri la duan agordan areon, enigu \"Au\u0306tomata agordan agordan staton\" lau\u0306 la agorda operacio-fluo, agordu \"OUT1\" al \"01\", premu la SET-butonon dum 5 sekundoj, la instrumento eliros el la ago. fiksante S\u0302taton, en la au\u0306tomatan agordan staton, tiam OUT1, Kiam la indikila lumo ekbrilas, la indikilo \"OUT1\" estas mals\u0302altita kaj la fiksita P.I.D-parametro estas au\u0306tomate konservita en la instrumento."}, {"text_idx": "#000032", "text": "(2) Se vi volas kontroli la agordon de la parametro P.I.D, vi povas agordi g\u0302in en la dua agorda areo de la agorda operacio. (3) en la instrumenta mem-agordado, vi devas konservi la potencon de kontinua, kaj minimumigi interferon, au\u0306 vi povas rekomenci la au\u0306tomatan agordon. (4) en la temperaturo kontrolo objekto komenca hejtado procezo komenci mem-agordado kaj proksime al la fiksa punkto (tio estas, la kontrolo punkto) por komenci mem-agordado el la du aroj de parametroj povas esti malkonsekvenca, la g\u0302enerala elekto de aro da parametroj estas pli bona. (5) En la kazo de granda interfero, eblas uzi la metodon de multobla agordo por kontroli la raciecon de la parametroj post la agordo."}]