[{"text_idx": "#000001", "text": "Testilo de Malmoleco de Webster"}, {"text_idx": "#000004", "text": "Enkonduko de Tmteck Angle Beam Transducers"}, {"text_idx": "#000005", "text": "La angula trabo (Tondondo) tekniko estas uzata por provi folion, platon, pipon kaj veldojn. Plasta kojno estas metita inter la testobjekto kaj la transduktilo kun filmo de kuplilo inter la transduktilo kaj kojno. La plasta kojno permesas al la sono-ondo eniri la testobjekton angule. La sono-trabo tiam estas reflektita reen al la transduktilo kiel en rektraba testado."}, {"text_idx": "#000006", "text": "Ofte rektraba testado ne trovos difekton. Ekzemple, se la difekto estas sufic\u0302e vertikala kaj maldika, g\u0302i ne reflektos sufic\u0302e da sono reen al la transduktilo sciigi al la testanto, ke g\u0302i ekzistas. En tiaj kazoj, alia metodo de ultrasona testado devas esti uzata. La alia metodo de ultrasona testado estas angula trabo-testado. Angla radiotestado uzas incidencon krom 90 gradoj. En kontaktotestado, angula plasta bloko estas loko inter la transduktilo kaj la objekto por krei la deziratan angulon. Por angula trabo-testado en mergaj sistemoj, plasta bloko ne necesas, c\u0302ar la transduktilo povas simple esti angula en la akvo."}, {"text_idx": "#000007", "text": "Se la incida angulo s\u0302ang\u0302ig\u0302as al io alia ol 90 gradoj, longitudaj ondoj kaj dua speco de sonondo estas produktitaj. C\u0302i tiuj aliaj ondoj nomig\u0302as tondondoj. C\u0302ar la ondo eniris angule, g\u0302i ne c\u0302iuj vojag\u0302as rekte tra la materialo. Molekuloj en la testobjekto estas altiritaj unu al la alia c\u0302ar solidoj havas fortajn molekulajn ligojn. La molekuloj portantaj la sonon altiras siajn c\u0302irkau\u0306ajn molekulojn. Pro la angulo, tiuj sonaj portantaj molekuloj estas tirataj altirante fortojn en direkto perpendikulara al la direkto de la ondo. C\u0302i tio produktas tondajn ondojn, au\u0306 ondojn, kies molekuloj veturas perpendikulare al la direkto de la ondo."}, {"text_idx": "#000008", "text": "Angla radiotestado kaj s\u0302ang\u0302o en la angulo de incidenco ankau\u0306 kreas pliajn komplikaj\u0302ojn. Memoru, ke kiam ondo trafas surfacon lau\u0306 angulo, g\u0302i refraktos au\u0306 fleksig\u0302os, kiam g\u0302i eniros la novan rimedon. Tiel, la tondaj ondoj kaj la longitudaj ondoj refraktos en la testobjekto. La kvanto de refrakto dependas de la rapido de sono en la du rimedoj inter kiuj la ondo vojag\u0302as. C\u0302ar la rapideco de tondondoj estas pli malrapida ol la rapideco de longitudaj ondoj, iliaj anguloj de refrakto estos malsamaj. Uzante la leg\u0302on de Snell, ni povas kalkuli la angulon de refrakto se ni konas la sonrapidecon en nia materialo."}, {"text_idx": "#000009", "text": "Angulo estas elektita por certigi, ke eoo akirig\u0302as de suspektataj difektoj. C\u0302i tiuj ofte estas la plej malutilaj difektoj, ekzemple manko de kunfandig\u0302o sur velditaj flankaj muroj kaj c\u0302e la radiko, au\u0306 fendoj. La enketaj anguloj plej g\u0302enerale uzataj por s\u0302ang\u0302ig\u0302anta dikeco de s\u0302talo estas jenaj:"}, {"text_idx": "#000010", "text": "Enketoj funkciigitaj lau\u0306 aliaj anguloj devas esti uzataj, dependante de la pozicio de la difekto en la testata materialo, kaj por specialaj kazoj en pli maldikaj sekcioj. La ofteco devas esti sufic\u0302e malalta por eviti troan mildigon."}, {"text_idx": "#000011", "text": "Angle Beam Transducers kaj kojnoj kutimas tipe enkonduki refraktitan tondondon en la testmaterialo. Angula sonpado permesas al la sonradio eniri de la flanko, tiel plibonigante detekteblon de difektoj en kaj c\u0302irkau\u0306 velditaj areoj."}]