text: [{"text_idx": "#000003", "text": "kurtina sensor sa laser Non-contact AXLE identifier AI axle identifier"}, {"text_idx": "#000008", "text": "Ang Enviko quartz dynamic weighing system nagsagop sa Windows 7 embedded operating system, PC104 + bus extendable bus ug lapad nga temperature level components.Ang sistema nag-una nga gilangkoban sa controller, charge amplifier ug IO controller.Ang sistema nagkolekta sa datos sa dinamikong weighing sensor (quartz ug piezoelectric), ground sensor coil (laser ending detector), axle identifier ug temperature sensor, ug giproseso kini ngadto sa kompleto nga impormasyon sa sakyanan ug impormasyon sa pagtimbang, lakip ang tipo sa ehe, numero sa ehe, wheelbase, ligid. numero, gibug-aton sa ehe, gibug-aton sa grupo sa ehe, kinatibuk-ang gibug-aton, overrun rate, katulin, temperatura, ug uban pa. Gisuportahan niini ang eksternal nga tipo sa salakyanan nga identifier ug identifier sa ehe, ug ang sistema awtomatiko nga magkatugma aron maporma ang usa ka kompleto nga pag-upload o pagtipig sa datos sa impormasyon sa awto nga adunay tipo sa awto pag-ila."}, {"text_idx": "#000009", "text": "Gisuportahan sa sistema ang daghang mga mode sa sensor.Ang gidaghanon sa mga sensor sa matag lane mahimong itakda gikan sa 2 ngadto sa 16. Ang charge amplifier sa sistema nagsuporta sa imported, domestic ug hybrid nga mga sensor.Gisuportahan sa sistema ang IO mode o network mode aron ma-trigger ang function sa pagkuha sa camera, ug gisuportahan sa sistema ang pagkontrol sa output sa pagkuha sa atubangan, atubangan, ikog ug pagdakop sa ikog."}, {"text_idx": "#000010", "text": "Ang sistema adunay function sa state detection, ang sistema makamatikod sa kahimtang sa mga nag-unang ekipo sa tinuod nga panahon, ug awtomatik nga mag-ayo ug mag-upload sa impormasyon sa kaso sa abnormal nga mga kondisyon;ang sistema adunay function sa awtomatikong data cache, nga makatipig sa datos sa mga sakyanan nga namatikdan sulod sa mga tunga sa tuig;ang sistema adunay function sa hilit nga pag-monitor, Pagsuporta sa hilit nga desktop, Radmin ug uban pang hilit nga operasyon, pagsuporta sa hilit nga pag-reset sa gahum;ang sistema naggamit ug lain-laing paagi sa pagpanalipod, lakip ang tulo ka lebel nga suporta sa WDT, proteksyon sa sistema sa FBWF, sistema sa pag-ayo sa antivirus software, ug uban pa."}, {"text_idx": "#000011", "text": "1.2.1 sistema sa ekipo koneksyonAng mga kagamitan sa sistema nag-una nga gilangkuban sa system controller, charge amplifier ug IO input / output controller"}, {"text_idx": "#000012", "text": "1.2.2 system controller interfaceAng system controller makakonektar sa 3 charge amplifier ug 1 IO controller, nga adunay 3 rs232/rs465, 4 USB ug 1 network interface."}, {"text_idx": "#000013", "text": "1.2.1 interface sa amplifierAng charge amplifier nagsuporta sa 4, 8, 12 channels (opsyonal) sensor input, DB15 interface output, ug ang working boltahe mao ang DC12V."}, {"text_idx": "#000015", "text": "2.1 Layout sa sensorGisuportahan niini ang daghang mga mode sa layout sa sensor sama sa 2, 4, 6, 8 ug 10 matag lane, nagsuporta hangtod sa 5 lane, 32 nga mga input sa sensor (nga mahimong mapalapad sa 64), ug nagsuporta sa unahan ug balihon nga mga mode sa pag-detect sa duha ka paagi."}, {"text_idx": "#000016", "text": "16 ka channel sa DI nahilit nga input, pagsuporta sa coil controller, laser detector ug uban pang kagamitan sa pagtapos, pagsuporta sa Di mode sama sa optocoupler o relay input.Ang unahan ug balik nga direksyon sa matag lane adunay usa ka katapusan nga aparato, ug ang interface gihubit ingon sa mosunod;"}, {"text_idx": "#000017", "text": "Ang 16 nga channel naghimo sa nahilit nga output, gigamit aron makontrol ang kontrol sa gatilyo sa camera, pagsuporta sa lebel sa trigger ug pagkahulog sa sulud sa trigger mode.Ang sistema mismo nagsuporta sa forward mode ug reverse mode.Human ma-configure ang trigger control end sa forward mode, ang reverse mode dili na kinahanglang i-configure, ug ang sistema awtomatikong mobalhin.Ang interface gihubit sama sa mosunod:"}, {"text_idx": "#000018", "text": "giya sa paggamit sa sistema"}, {"text_idx": "#000019", "text": "3.1 PreliminaryPag-andam sa dili pa ipahimutang ang instrumento.3.1.1 set Radmin1) Susihon kung ang Radmin server na-install sa instrumento (sistema sa instrumento sa pabrika).Kung wala kini, palihug i-install kini 2)Ibutang ang Radmin, idugang ang account ug password 3.1.2 proteksyon sa disk sa sistema1) Pagpadagan sa instruksiyon sa CMD aron makasulod sa palibot sa DOS. 2)Pangutan-a ang kahimtang sa pagpanalipod sa EWF (type EWFMGR C: enter)(1) Niining panahona, ang function sa pagpanalipod sa EWF on (State = ENBLE) (Type EWFMGR c: -communanddisable -live enter), ug ang estado gi-disable aron ipakita nga ang proteksyon sa EWF wala.(2) Niining panahona, ang EWF protection function nagsira (estado = disable), walay sunod nga operasyon ang gikinahanglan. (3) Human mausab ang mga setting sa sistema, itakda ang EWF aron mahimo 3.1.3 Paghimo ug auto start shortcut1) Paghimo usa ka shortcut aron modagan."}, {"text_idx": "#000020", "text": "3.2 Pasiuna sa interface sa sistema"}, {"text_idx": "#000021", "text": "3.3 Setting sa parameter sa sistema3.3.1 Sistema sa inisyal nga setting sa parameter.(1) Pagsulod sa system settings dialog box"}, {"text_idx": "#000022", "text": "(2) Pagbutang ug mga parametro"}, {"text_idx": "#000023", "text": "a.Ibutang ang kinatibuk-ang gibug-aton nga coefficient isip 100 b.Ibutang ang IP ug numero sa port c.Ibutang ang sample rate ug channel Matikdi: sa pag-update sa programa, palihug ipabilin ang sampling rate ug channel nga nahiuyon sa orihinal nga programa.d.Parameter setting sa ekstrang sensor 4. Pagsulod sa calibration setting 5. Sa diha nga ang sakyanan moagi sa sensor nga dapit nga parehas (ang girekomendar nga gikusgon mao ang 10 ~ 15km / h), ang sistema makamugna og bag-ong gibug-aton nga mga parameter6. I-reload ang bag-ong mga parameter sa gibug-aton.(1) Pagsulod sa mga setting sa sistema. (2) I-klik ang Save aron mogawas.5. Maayo nga pag-tune sa mga parameter sa sistemaSumala sa gibug-aton nga nahimo sa matag sensor kung ang standard nga salakyanan moagi sa sistema, ang mga parameter sa gibug-aton sa matag sensor gi-adjust sa mano-mano.1. I-set up ang sistema. 2. I-adjust ang katugbang nga K-factor sumala sa driving mode sa sakyanan.Sila sa unahan, cross channel, reverse ug ultra-low speed parameters. 6.System detection parameter settingIbutang ang katugbang nga mga parameter sumala sa mga kinahanglanon sa pag-detect sa sistema."}, {"text_idx": "#000024", "text": "TCPIP communication mode, sampling XML format para sa data transmission."}, {"text_idx": "#000025", "text": "Pagsulod sa sakyanan: ang instrumento ipadala sa matching machine, ug ang matching machine dili motubag."}, {"text_idx": "#000026", "text": "Pagbiya sa sakyanan: ang instrumento ipadala sa matching machine, ug ang matching machine dili motubag"}, {"text_idx": "#000027", "text": "Pag-upload sa datos sa gibug-aton: ang instrumento ipadala sa matching machine, ug ang matching machine dili motubag."}, {"text_idx": "#000028", "text": "kroadno=Pagtabok sa karatula sa dalan;ayaw pagtabok sa dalan aron pun-on ang 0"}, {"text_idx": "#000030", "text": "maxdistance=Ang gilay-on tali sa unang axis ug sa kataposang axis, sa millimeters"}, {"text_idx": "#000031", "text": "axlestruct=Axle structure: pananglitan, ang 1-22 nagpasabot nga usa ka ligid sa matag kilid sa unang ehe, dobleng ligid sa matag kilid sa ikaduhang axle, dobleng ligid sa matag kilid sa ikatulo nga ehe, ug ang ikaduhang ehe ug ikatulo nga ehe konektado"}, {"text_idx": "#000032", "text": "weightstruct=Timbang nga istruktura: pananglitan, ang 4000809000 nagpasabot nga 4000kg para sa unang ehe, 8000kg para sa ikaduhang ehe ug 9000kg para sa ikatulo nga axle"}, {"text_idx": "#000033", "text": "distancestruct=Distance structure: pananglitan, 40008000 nagpasabot nga ang gilay-on tali sa unang axis ug ikaduhang axis mao ang 4000 mm, ug ang gilay-on tali sa ikaduhang axis ug sa ikatulo nga axis mao ang 8000 mm."}, {"text_idx": "#000034", "text": "diff1=2000 mao ang millisecond nga kalainan tali sa gibug-aton data sa sakyanan ug sa unang pressure sensor"}, {"text_idx": "#000035", "text": "diff2=1000 mao ang millisecond nga kalainan tali sa gibug-aton data sa sakyanan ug sa katapusan"}, {"text_idx": "#000036", "text": "Kahimtang sa kahimanan: ang instrumento ipadala sa matching machine, ug ang matching machine dili motubag."}, {"text_idx": "#000037", "text": "code = \"0\" Status code, 0 nagpaila nga normal, ang ubang mga mithi nagpaila nga dili normal"}, {"text_idx": "#000038", "text": "May Kalabutan nga mga Produkto"}, {"text_idx": "#000040", "text": "Para sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o pricelist, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami makontak sa sulod sa 24 oras."}, {"text_idx": "#000042", "text": "Congratulations sa bag-o ni enviko..."}]