text: [{"text_idx": "#000002", "text": "Bioreactor ang mga selula sa hayop"}, {"text_idx": "#000005", "text": "7l doble nga bungbong nga fermentor nga Bioreactor"}, {"text_idx": "#000006", "text": "Mga bioreactors sa lab nga scale"}, {"text_idx": "#000008", "text": "Mga modelo: 5GCAV 7GCAV 10GCAV 15GCAV 20GCAVTibuuk nga Tomo 5 Liter 7Liter 10Liter 15Liter 20Liter Sangkad nga Imprenta 65-80% sa tibuuk nga gidaghanon, 70% labing kadanihon Materyal sa Vessel Bahin nga baso nga lawas ug takup nga asero ug sa ubos Ang taas nga ratio: 2: 1Paagi sa pagsagol: Magnetic Drive gikan sa ilawom, nga wala\u2019y mekanikal nga selyo Paagi sa pag-istruktura: Awtomatik nga pag-isterilisasyon sa lugar Sistema sa pagkontrol: Siemens PLC, kontrol sa kompyuter nga LCD touch sa industriya, ang mga parameter mahimong ibutang sa pagtipig, mahimo nga konektado sa computer pinaagi sa USB interface, ang dataSistema sa pagpilit Sistema sa mekanikal nga pagbugkos: kusog nga pagpalihok sa bugsay, antifoam bugsay; AC electrical machine: walay kinutuban nga pagbag-o sa katulin; rpm sa fermenter: 70 ~ 1200rpm \u00b1 1%, Ang gitas-on sa nagpalihok nga bugsay mahimo usab nga mapaayo.Ang pagsusi ug pagkontrol sa temperatura Pag-init sa tangke sa tubig nga thermostatic ug pag-circulate pinaagi sa sirkulasyon nga bomba (Grundfos, Denmark), autocontrol (pagpabugnaw sa tubig + 5 \u00b0C) ~ 65 \u00b0C \u00b1 0.1 \u00b0C, pagsusi sa temperatura (US)pagtukaw ug pagpugong sa pH 2.00-12.00 \u00b1 0.05pH, autocontrol pinaagi sa pagdugang acid ug base, pH sensor (Mettler, Switzerland) ug taming nga tingga (Mettler, Switzerland). fermenter autocontrolled uban sa peristaltic pumpANG pagsusi ug pagkontrol 0-150 \u00b1 3% nga nagpakita sa tukma nga 0.1%, sensor (Mettler, Switzerland) ug taming nga tingga (Mettler, Switzerland)Pagpugong sa feed gigamit sa fermenter ang peristaltic pump (Mas dugay) aron idugang ang meterialsPagpugong sa Antifoam Gisulayan sa sencor ug gidugang antifoamer pinaagi sa peristaltic pumpPagdumala sa paggamit (hangin): manual control rotameterpressure detection ug pagpugong Pagpugong sa Pressure: Pressure meter ug digital display ug digital remote control, pressure control kita masunud fermentation ekipo alang sa panukiduki, pag-uswag, piloto ug aplikasyon aplikasyon. Ang among Pabrika sa China. Gihatag namon ang mga produkto nga fermentor lakip ang: stainless steel fermenter, Pilot combo stainless steel fermentor, glass fermentor, fermenter, Multi-Union fermenter, Multi-stage fermentation tank, ug pag-uyog sa mga Incubator, Positibo nga pag-apil sa stainless steel fermentor."}, {"text_idx": "#000010", "text": "Ang silindro nga gidisenyo sa among kompanya naggamit stainless steel nga gihiusa sa baso nga bahin. Stainless steel:Bildo: borosilicate nga baso. Advanced ang balangkas."}, {"text_idx": "#000011", "text": "Pagtrabaho palibot:Hangtud sa sulud ug sa gawas nga palibot nga gipangayo sa pagbubuHangtod sa kinahanglanon nga suplay sa tubig nga kinahanglanon sa teknolohiya. Ang temperatura sa bugnaw nga tubig labing menos 5 \u00b0C sa ubos sa temperatura sa pagbubuKinahanglan sa kusog: AC220 / 2KW Gi-compress nga hangin: Nag-una nga giproseso nga siksik nga hangin, may kalabutan nga kaumog: \u226460%, ang kapasidad sa bentilasyon gitugyan sa mga teknolohiya."}, {"text_idx": "#000012", "text": "SIP magnetic nga pagsagol sa bildo nga pagbuut sa bildo (patindog)"}, {"text_idx": "#000013", "text": "316L stainless steel + bildo nga borosilicate"}, {"text_idx": "#000014", "text": "Duplex mechanical agitation all-glass nga pagbuut sa tanke"}, {"text_idx": "#000017", "text": "Pagkontrol sa lebel sa likido, sistema sa pagtimbang sa suplemento sa feed, duha ka paagi nga pagpahalipay sa feed ug pagsulay sa online sa sulud nga methanol ug etanol, pagkakita sa O2 & CO2 nga pagkahurot"}, {"text_idx": "#000021", "text": "Ngano nga ang nabalisa nga bioreactor gipahiangay sa kultura sa pagsuspenso sa cell?\nGiunsa makapili usa ka kultura nga suspensyon sa sel bioreactor?"}, {"text_idx": "#000022", "text": "Ngano nga ang nabalisa nga bioreactor gipahiangay sa kultura sa pagsuspenso sa cell?"}]