[{"text_idx": "#000011", "text": "Staplwr torri llinellol endosgop tafladwy a chydrannau Gellir gweithredu pen ar y cyd addasol gydag un llaw Rhyddhewch y botwm a\u0302 llaw i dynnu pen y torrwr yn o\u0302l ar unrhyw adeg Mae gan y cetris stwffwl fanylebau cyflawn i fodloni gofynion cau meinwe diffe System rheoli bwlch tri phwynt i sicrhau hoelio math B perffaith Dyluniad cetris stwffwl sia\u0302p crafanc gecko llai o orlif meinwe i sicrhau anastomosis mwy perffaith"}, {"text_idx": "#000012", "text": "CE ardystiedigMae dyluniad cydnaws yn sicrhau ailosodwyr hawdd.Mae dyluniad wyneb gafaelgar yn darparu perfformiad styffylu rhagorol.Gall modelau lluosog fodloni pob damandau o wahanol feddygfeydd.Mae deunyddiau lefel feddygol yn sicrhau na chaiff meinwe ei wrthod.CydweddoldebGwnewch gais i Stapler 60mm Cyfres ECEHLON"}, {"text_idx": "#000013", "text": "Strwythur a chyfansoddiad styffylwr laparosgopig:Mae styffylwr torri llinellol a chydrannau ar gyfer endosgop tafladwy yn cynnwys corff a chydosodiad.Mae'r corff yn cynnwys sedd ewinedd, pen ar y cyd, gwialen, botwm cylchdroi, padl addasu, botwm newid cyfeiriad llafn, ffenestr dangosydd tanio, cyfeiriad llafn i ffenestr y dangosydd, botwm rhyddhau, handlen, handlen agos, handlen tanio.Mae'n cynnwys cyllell dorri a sedd cetris stwffwl, ac mae'r cydrannau'n cynnwys cetris stwffwl a hoelion anastomosis. Mae'r cynnyrch yn cael ei ddarparu mewn cyflwr di-haint a'i sterileiddio gan ethylene ocsid.Defnydd un tro."}, {"text_idx": "#000014", "text": "Cwmpas y cais styffylwr laparosgopig:Yn addas ar gyfer llawdriniaethau llawfeddygol agored neu endosgopig, grw\u0302p ysgyfaint a bronciol, gwehyddu ac echdoriad, trawsdoriad ac anastomosis y stumog a'r coluddyn."}, {"text_idx": "#000016", "text": "I. Enw cynnyrch, model, manylebEnw'r cynnyrch: Staplwr torri llinellol endosgopig tafladwy a chydrannauManyleb y model:Staplwr torri llinellol endosgopig tafladwy: PESS35, PESS45, PESS60, PESM35, PESM45, PESM60, PESL35, PESL45, PESL60, PEPS35, PEPS45, PEPS60, PEPM35, PEPM45, PEPM60, PEPL35, PEPL45, PEPL60;Cydrannau styffylwr torri llinellol endosgopig tafladwy: PSGST35M, PSGST35W, PSGST35B, PSGST35D, PSGST35G, PSGST35T, PSGST45M, PSGST45W, PSGST45B, PSGST45D, PSGST45G, PSGST45SG, PSGST45G, PSGST40, PSGST45G, PSGST45S 35G, PSGST60T, PSGST60B, PSGST60T, PSGST60D, PSGST60B, PSGST35G , PSGST60D, PSGST60B PPEPR60D, PPEPR60G, PPEPR60T. II.Perfformiad cynnyrchDylai'r styffylwr gael ei osod yn gywir, dylai'r cydrannau newydd fod yn gyfleus, yn gadarn, ac yn rhydd o rwystr, a dylai fod synau neu awgrymiadau eraill pan fydd y cydrannau yn eu lle.Dylai'r staplau gael eu llwytho'n sefydlog i'r cynulliad, ac ni ddylai'r staplau gael eu hamlygu ar wyneb y cetris stwffwl ar o\u0302l cael eu hysgwyd.Dylai agor a chau enau'r styffylwr fod yn hyblyg ac ni ddylai fod unrhyw jamio.Dylai strwythur ar y cyd a strwythur cylchdroi'r styffylwr fod yn hyblyg ac yn rhydd o rwystr.Dylai'r cysylltiad rhwng y corff styffylwr a'r cydrannau fod yn gadarn ac yn ddibynadwy.Ar o\u0302l i'r styffylwr swingio ei ben i'r ongl uchaf, gall gwblhau tanio ac ailosod yn llwyddiannus.Mae yna rym clampio penodol ar o\u0302l i enau'r styffylwr gau, ac ni ddylai'r grym clampio fod yn llai na 4N.Mae yna rym cau penodol ar o\u0302l i enau'r styffylwr gau, ac ni ddylai'r grym cau fod yn llai na 30N.Mae ganddo weithrediad un llaw penodol.Dylai fod gan y styffylwr berfformiad styffylu a thorri da.Gellir defnyddio cydrannau y gellir eu hadnewyddu ar gyfer torri a styffylu lluosog a dim llai nag 8 gwaith.Dylai'r ymyl torri ar o\u0302l pob styffylu fod yn daclus ac yn rhydd o burrs, a dylai hyd pen distal pob llinell styffylu fod yn hirach na'r llinell dorri Dylai'r hyd fod o leiaf 1.5 gwaith hyd yr ewinedd, a'r staplau ar o\u0302l pob anastomosis dylid ei siapio fel \u201cB\u201d.Dylai'r llinell stwffwl ar o\u0302l anastomosis fod a\u0302 chryfder pwyth llinell stwffwl penodol, ac ni ddylai cryfder pwythau llinell stwffwl fod yn llai na 0.1N/mm.Dylai fod gan y styffylwr ddyfais dangosydd adborth proses danio a all nodi'r broses danio neu statws. III.Prif strwythurMae styffylwr torri llinellol endosgopig tafladwy a chydrannau yn cynnwys corff a chydrannau, lle mae'r corff yn cynnwys einion, pen ar y cyd, gwialen, bwlyn cylchdro, padl addasu, botwm newid cyfeiriad llafn, ffenestr dangosydd tanio, cyfeiriad llafn Yn cynnwys ffenestr dangosydd, botwm rhyddhau, handlen, handlen cau, handlen danio, cyllell dorri, a sedd cetris stwffwl, mae'r cynulliad yn cynnwys cetris stwffwl a styffylau. IV.Cwmpas y caisMae'n addas ar gyfer echdoriad, trawstoriad ac anastomosis yr ysgyfaint, meinwe bronciol, y stumog a'r coluddyn mewn llawdriniaeth agored neu endosgopig."}, {"text_idx": "#000018", "text": "V. Ymddangosiad a strwythur y cynnyrch"}, {"text_idx": "#000020", "text": "Ffigur 1 Corff y styffylwr torri llinellol ar gyfer endosgopi tafladwy"}, {"text_idx": "#000021", "text": "Ffigur 2 Cynulliad styffylwr torri llinellol ar gyfer endosgop tafladwy"}, {"text_idx": "#000022", "text": "Tabl 1 Dimensiynau sylfaenol y corff"}, {"text_idx": "#000023", "text": "Sylwer: Dim ond ar gyfer corff sydd a\u0302 hyd cyfatebol o 35 y gellir defnyddio'r cydrannau a\u0302 hyd cyfatebol o 35, dim ond ar gyfer corff sydd a\u0302 hyd cyfatebol o 45 y gellir defnyddio'r cydrannau a\u0302 hyd cyfatebol o 45, a'r cydrannau a\u0302 hyd cyfatebol o 45. dim ond ar gyfer hyd cyfatebol y gellir defnyddio hyd cyfatebol o 60 Y corff yw 60."}, {"text_idx": "#000024", "text": "Tabl 2 Uned dimensiwn sylfaenol y cydrannau: mm"}, {"text_idx": "#000025", "text": "Hyd llinell staple un rhes hiraf y cynulliad (L1)"}, {"text_idx": "#000026", "text": "Uchder gwreiddiol y stwffwl (H)"}, {"text_idx": "#000027", "text": "VI.Gwrtharwyddion1).Oedema mwcosaidd difrifol;2).Gwaherddir yn llwyr ddefnyddio'r ddyfais hon ar feinwe'r afu neu'r ddueg.Oherwydd priodweddau cywasgol meinweoedd o'r fath, gall cau'r ddyfais gael effaith ddinistriol;3).Ni ellir ei ddefnyddio mewn rhannau lle na ellir arsylwi hemostasis;4).Ni ellir defnyddio cydrannau llwyd ar gyfer meinweoedd a\u0302 thrwch o lai na 0.75mm ar o\u0302l cywasgu neu ar gyfer meinweoedd na ellir eu cywasgu'n iawn i drwch o 1.0mm;5).Ni ellir defnyddio cydrannau gwyn ar gyfer meinweoedd a\u0302 thrwch o lai na 0.8mm ar o\u0302l cywasgu neu feinweoedd na ellir eu cywasgu'n iawn i drwch o 1.2mm;6).Ni ddylid defnyddio'r gydran las ar gyfer meinwe sy'n llai na 1.3mm o drwch ar o\u0302l cywasgu neu na ellir ei gywasgu'n iawn i drwch o 1.7mm.7).Ni ellir defnyddio cydrannau aur ar gyfer meinweoedd a\u0302 thrwch o lai na 1.6mm ar o\u0302l cywasgu neu feinweoedd na ellir eu cywasgu'n iawn i drwch o 2.0mm;8).Ni ddylid defnyddio'r gydran werdd ar gyfer meinwe sy'n llai na 1.8mm o drwch ar o\u0302l cywasgu neu na ellir ei gywasgu'n iawn i drwch o 2.2mm.9).Ni ddylid defnyddio'r gydran ddu ar gyfer meinwe sy'n llai na 2.0mm o drwch ar o\u0302l cywasgu neu na ellir ei gywasgu'n iawn i drwch o 2.4mm.10).Gwaherddir yn llwyr ei ddefnyddio ar y meinwe ar yr aorta."}, {"text_idx": "#000028", "text": "VII.Sut i ddefnyddio Cyfarwyddiadau gosod cetris Staple:1).Tynnwch yr offeryn a'r cetris stwffwl o'u pecynnau priodol o dan weithrediad aseptig;2).Cyn llwytho'r cetris stwffwl, sicrhewch fod yr offeryn mewn cyflwr agored;3).Gwiriwch a oes gan y cetris stwffwl orchudd amddiffynnol.Os nad oes gan y cetris stwffwl orchudd amddiffynnol, gwaherddir ei ddefnyddio;4).Atodwch y cetris stwffwl ar waelod sedd cetris staple yr e\u0302n, ei fewnosod mewn modd llithro nes bod y cetris stwffwl wedi'i alinio a\u0302'r bidog, gosodwch y cetris stwffwl yn ei le a thynnu'r gorchudd amddiffynnol.Ar hyn o bryd, mae'r offeryn yn barod i danio;(Sylwer: Cyn i'r cetris stwffwl gael ei osod yn ei le, peidiwch a\u0302 thynnu gorchudd amddiffynnol y cetris stwffwl.)5).Wrth ddadlwytho'r cetris stwffwl, gwthiwch y cetris stwffwl i gyfeiriad y sedd ewinedd i'w rhyddhau o'r sedd cetris stwffwl;6).I osod cetris stwffwl newydd, ailadroddwch gamau 1-4 uchod."}, {"text_idx": "#000030", "text": "VIII.Dulliau cynnal a chadw cynnyrch"}, {"text_idx": "#000031", "text": "1. Storio: Storio mewn ystafell gyda lleithder cymharol heb fod yn fwy na 80%, wedi'i awyru'n dda, a dim nwyon cyrydol.2. Cludiant: Gellir cludo'r cynnyrch wedi'i becynnu gydag offer arferol.Yn ystod cludiant, dylid ei drin yn ofalus ac osgoi golau haul uniongyrchol, gwrthdrawiad treisgar, glaw a disgyrchiant allwthio.IV.Dyddiad dod i benAr o\u0302l i'r cynnyrch gael ei sterileiddio gan ethylene ocsid, y cyfnod sterileiddio yw tair blynedd, a dangosir y dyddiad dod i ben ar y label."}, {"text_idx": "#000036", "text": "Stapler Torri Llinellol tafladwy Newydd"}, {"text_idx": "#000042", "text": "Cetris staplwr styffylwr Endosgopig newydd dysgu mwy o fanylion"}, {"text_idx": "#000043", "text": "Cetris staplwr styffylwr Endosgopig newydd"}]