text: Ang impulse kasamtangan nga generator nag-una sa pagmugna sa kilat impulse kasamtangan nga 8/20μs, nga angay alang sa pagsukod sa nahabilin nga boltahe sa surge arrester, varistors ug uban pang science research test.
text: #000025
text: ●Temperatura sa palibot: -10 °C hangtod 40 °C ●May kalabutan nga humidity: ≤ 85% RH ●Altitude: ≤ 1000m ●Gamit sa sulod ●Walay conductive abog, walay kalayo o explosive peligro, walay corrosive metal o insulation gas. ●Power boltahe waveform mao ang sine wave, pagtuis rate <5% ●Ang pagsukol sa yuta dili molapas sa 1Ω.
text: #000026
text: Pinaagi sa paggamit sa LC ug RL nga mga sirkito, ang gisakyan nga kapasitor C nagpagawas sa nonlinear resistive load pinaagi sa inductance L ug ang resistensya R aron makamugna ang impulse nga kasamtangan nga nahiuyon sa standard nga mga kinahanglanon.
text: #000028
text: ●Kasamtangang waveform: 8/20μs ●Rated nga kasamtangan: 10kA ●Pamaagi sa ignition: Pneumatic displacement discharge bola gilay-on.Awtomatikong pagkontrol, pagkontrol sa manwal. ●Kasamtangang polarity: positibo.Pagpakita sa waveform: kasamtangan-negatibo;nahabilin nga boltahe-positibo. ●Kasamtangang pagsukod: Rogowski coil (0-50kA), katukma: 1%. ●Ang nahabilin nga pagsukod sa boltahe: pagbahin sa boltahe sa resistensya (0-100kV), katukma: 1% ●Kinatibuk-ang katukma sa pagsukod: 3% ●Pagpakita sa waveform: Oscilloscope (Tektronix) ug PC. ●Ang oscilloscope ug capacitor charging boltahe gitakda sa PC nga adunay usa ka yawe. ●Pagtipig sa datos: sa PC.Ang datos sa pagsukod ug waveform gikolekta pinaagi sa oscilloscope, ug awtomatik nga gipasa sa PC pinaagi sa USB port, ug gitipigan isip Excel format sa preset folder sa hard disk sa computer. ●Pagpanalipod sa kaluwasan: sobra nga boltahe, sobra nga kasamtangan, koneksyon sa kontrol sa pag-access, paghunong sa emerhensya, awtomatik nga grounding.Gisangkapan sa manwal nga grounding bar: ang mga kawani sa operasyon kinahanglan nga mag-discharge sa grounding bar sa dili pa makontak ang generator nga lawas, ilisan ang waveform resistor, ilisan ang test object, pag-ayo, ug uban pa, ug ikonektar ang grounding bar sa HV nga tumoy sa lawas. ●Pagsukol sa yuta: ≤1Ω ●Suplay sa kuryente: 220V±10%, 50Hz;kapasidad 10kVA
text: #000029
text: Unit sa pag-charge 1) Pamaagi sa pag-charge: pagtul-id sa tunga nga balud nga adunay kanunay nga sulud sa LC circuit sa panguna nga bahin sa transformer.Ang panguna nga bahin adunay short-circuit/over-load nga proteksyon. 2) Taas nga boltahe rectifier diode: reverse boltahe 150kV, Max.Average nga kasamtangan 0.2A. 3) Transformer nag-unang boltahe 220V, secondary boltahe 50kV, rated kapasidad 10kVA. 4) Pag-charge sa protective resistor: ang enameled resistance wire kay inductively dasok nga samad sa insulation tube. 5) Kanunay nga kasamtangan nga pag-charge device: sulod sa 10 ~ 100% nga gi-rate nga boltahe sa pag-charge, ang adjustable nga katukma sa pag-charge sa boltahe mao ang 1%, ug ang aktuwal nga pag-charge nga katukma mas maayo kay sa 1%. 6) Pag-monitor sa boltahe sa kapasitor: Ang divider sa boltahe sa resistensya sa DC naggamit sa pagsukol sa uranium sa baso ug pagsukol sa pelikula sa metal.Ang boltahe nga signal sa ubos nga boltahe nga bukton gipasa sa sistema sa pagsukod pinaagi sa gipanalipdan nga kable.
text: #000030
text: 1) Nabilin nga boltahe: resistensya boltahe divider, non-inductive nga pagsukol, taas nga katukma, Max.boltahe mao ang 30kV, himan uban sa 1pc 75Ω pagsukod cable, 5meters. 2) Kasamtangang: Gamit ang Rogowski coil nga adunay labing kadaghan nga kasamtangan nga 100kA ug 1pc 75Ω nga pagsukod nga cable, 5meters. 3) Oscilloscope: Gamit ang Tektronix DPO2002B, sampling rate sa 1GS/s, 100MHz broadband, duha ka channel. 4) Software: nasangkapan sa ICG impulse current measurement system, nga adunay data ug waveform reading/storage ug mga function sa pagkalkula. Control Unit 1) Ang tipo sa lamesa nga Workbench makapahimo sa mga kawani sa operasyon sa pag-operate samtang naglingkod, mas sayon. 2) Ang kabinete adunay mga movable casters ug fixed nga suporta, nga makapadali sa paglihok ug pag-ayo sa posisyon. 3) Labing maayo nga disenyo sa sistema sa pagkontrol, user-friendly nga interface, 3 lamang ka mga buton (charge, discharge, ignition) ug usa ka band switch (upat ka waveform conversion), taas nga kasaligan, yano nga istruktura, sayon ​​nga operahan, sayon ​​​​nga mamentinar. 4) Ang setting sa oscilloscope kontrolado sa kompyuter ug nahuman sa usa ka yawe, nga naglikay sa komplikado nga manual nga operasyon (ang oscilloscope adunay daghang mga gimbuhaton, nga lisud makontrol sa mga dili propesyonal). 5) Ang boltahe sa pag-charge sa Capacitor kontrolado sa kompyuter, nga adunay tin-aw nga interface ug yano nga operasyon. 6) Ang oscilloscope nagtukod usa ka koneksyon sa komunikasyon sa kompyuter, ang datos sa pagsukod ug waveform awtomatiko nga gitipig sa kompyuter, ug ang dokumento sa Excel awtomatiko nga namugna. 7) Ang suplay sa kuryente sa sistema sa pagkontrol: gilain sa transformer ug filter. 8) Proteksyon: sobra nga boltahe, sobra nga kasamtangan, access control linkage, emergency stop, automatic grounding, ug uban pa.
text: #000032
text: Ang software sa pag-analisa kay gihimo para sa impulse current nga pagsulay mahimong awtomatikong mabasa ang waveform ug data pinaagi sa komunikasyon sa oscilloscope ug pagtimbang-timbang sa waveform sumala sa pamaagi sa pagsukod sa IEC1083-2 standard.Ang kasamtangan nga peak, peak sa boltahe, wave-front time ug wave-end time awtomatikong kalkulado ug gipakita sa screen sa computer kauban ang test waveform.
text: #000033
text: Ang datos ug waveform mahimong awtomatikong ma-save ug padayon (random shooting sa test site)
text: #000034