CONF700 - Herramienta de Configuración LC700
#000017
El LD291 es un transmisor de presión inteligente para la medición de presión manométrica y nivel. El transmisor se basa en un sensor capacitivo probado en el campo, que ofrece un funcionamiento seguro y alto rendimiento. La tecnología digital que se usa en el LD291 permite seleccionar varios tipos de funciones de transferencia, una fácil interfaz entre el campo y la sala de control, y algunas características que reducen notablemente los costos de instalación, operación y mantenimiento.
#000053
4.20 mA a dos hilos, controlado de acuerdo a las especificaciones de NAMUR NE43 y con comunicación digital superpuesta (Protocolo HART). Observe la siguiente figura.
#000058
Opcional de 41⁄2 dígitos numéricos e indicador alfanumérico de 5 caracteres con indicador LCD.
#000059
Ajustes de Cero y Span
#000061
Vía configurador o en forma local: de 0 a 0,975URL.
#000062
En caso de falla del sensor o del circuito, el auto-diagnóstico ajusta la salida para 3.6 o 21.0 mA, según la preferencia del usuario.
#000064
Funciona dentro de las especificaciones en menos de 10 segundos después de aplicarse la energía al transmisor.
#000065
Sobrepresión anterior no dañar el transmisor, sin embargo, puede ser necesaria una nueva calibración.
#000066
Aquí se describen únicamente las presiones máximas de los materiales referenciados en cada norma, hay que no pueden ser fabricados por encargo.
#000067
Las temperaturas superiores a 150 o C no están disponibles para los modelos de nivel.
#000068
A través de la herramienta magnética: Ajustable en cualquier valor entre 0 y 128 segundos, sumado al tiempo de respuesta propio del sensor (0,2 segundos).
#000069
A través de la comunicación digital, usando el protocolo HART, o parcialmente a través del ajuste local.
#000070
Condiciones de Referencia: rango empezando en cero, temperatura 25 °C (77 °F), presión atmosférica, fornecimiento de energía de 24 Vdc, fluido de llenado de óleo silicone, diafragmas aisladores en 316L de Acero Inoxidable y trim digital igual a los valores inferior y superior de rango.
#000072
Efecto de Fuente de Alimentación.
#000073
± 0.005% de span calibrado por volt.
#000074
Efecto de Posición de Montaje
#000075
Cambio cero de hasta 250 Pa (1 inH2O) que puede ser calibrado. Ningún efecto span.
#000076
*El grado de protección IP66W a 10m/24h sólo se utiliza para el sellado o inmersión. Para cualquier otra condición de empleo, el grado adecuado de protección debe ser consultado. IP66W fue probado para 200h según NBR 8094 / ASTM B 117.
#000079
· Nivel de brida (LD290L)
#000080
Acero inoxidable 316, acero inoxidable 304 y acero al carbono revestido.
#000081
< 2 kg: Alojamiento de aluminio con soporte de montaje.
#000085
Smar es líder en automatización industrial en Brasil. Descubre y sigue nuestras redes sociales:
#000087