Sistemas de calibración de micrófonos: Sonido
Sistemas de calibración para sonómetros y otros instrumentos: Brüel & Kjaer
Sistemas de calibración para transductores de vibración: Brüel & Kjaer
#000018
Software para Calibración Automática: Meatest
#000023
Máquinas de medición por coordenadas
#000024
Generadores de humedad: Thunder Scientific
#000026
Aplicación del controlador de vibración utilizada en un sistema de pruebas de lazo cerrado para producir una señal aleatoria que simula una amplia gama de entornos operativos del mundo real.
#000028
El perfil de prueba de vibración aleatoria (o excitación) excita simultáneamente todas las frecuencias de resonancia de cualquier carga útil dada, por lo que es adecuado para las pruebas de calificación de productos y para caracterizar la dinámica de una estructura. Un tiempo de bucle rápido es importante para una alta precisión, al igual que el control multicanal, el entallado y el análisis en tiempo real.
#000029
Simulación de vibraciones experimentadas por componentes y conjuntos utilizados en automóviles, vehículos militares, aviones y vehículos espaciales.
Replicación de medidas de campo.
Pruebas de producción, pruebas de estrés y prototipos.
#000030
Una prueba aleatoria implica configurar los parámetros a través de la PC anfitriona ingresando una PSD (densidad espectral de potencia) seleccionada en una tabla de punto de interrupción simple, o importando datos de campo previamente recopilados en formato CSV de Microsoft Excel® (valores separados por comas). La tabla de puntos de interrupción consta de amplitudes PSD y frecuencias asociadas, más segmentos de pendiente. Se especifica el rango de frecuencia, por ejemplo, de CC a 4800 Hz. Cuando se usan las pendientes, la tabla calcula automáticamente las frecuencias de cruce y las amplitudes de PSD. A medida que se crea la tabla de puntos de interrupción, una gráfica muestra el perfil. El valor total de RMS (raíz media cuadrada), la velocidad máxima de pico y el desplazamiento máximo de pico a pico para la prueba de nivel completo se muestran automáticamente.
#000031
Se especificará una resolución espectral en términos de líneas FFT (transformada rápida de Fourier). Cuanto mayor sea el número de líneas, menor será el delta de frecuencia entre cada línea. Por ejemplo, 1600 líneas con un rango de frecuencia de 4800 Hz dan una resolución de 3 Hz. Puede haber una opción para aumentar la resolución espectral a expensas de la cantidad de canales de entrada.
#000032
Se especificará un rango de control dinámico, digamos 90 dB. Esto define la pendiente máxima, o tasa de cambio, de la salida de control. Un valor más alto producirá una prueba más severa de la carga útil.
#000033
Para evitar fallos de funcionamiento o daños en el dispositivo bajo prueba y en el equipo, si las demandas dinámicas de la prueba superan los límites del sistema de vibración, se avisará automáticamente al usuario.
#000034
Control de vibraciones sinusoidal al azar - Brüel & Kjaer
#000037
Control de vibraciones de historia de tiempo transitorio - Brüel & Kjaer
#000038
Control de vibraciones de búsqueda de resonancia - Brüel & Kjaer
#000039
Fusión y función: El arte de construir salas acústicas
Mediciones bajo el agua con vibrómetros láser
% de lectura vs. % de escala completa
#000042