Vídeo de la familia de transmisores de presión SMAR:
#000050
El transmisor de presión capacitivo económico SMAR LD1.0 está diseñado para mediciones de presión manométrica y absoluta de líquidos, gases y vapores en muchas aplicaciones industriales. Este transmisor de bajo costo es el único de su tipo en el mercado que utiliza tecnología de celda capacitiva como sensor de presión, leyendo la presión de forma completamente digital. Como es un sensor altamente confiable y robusto, se usa en más del 80% de las mediciones de presión de alto rendimiento en todo el mundo, ya que proporciona una excelente precisión, repetibilidad y linealidad para la medición. Las características de producción y ensamblaje del transmisor de presión LD1.0 brindan resistencia a vibraciones, golpes, amplias variaciones de temperatura, inmunidad a interferencias electromagnéticas y otras condiciones ambientales extremas que son típicas de las aplicaciones industriales.
#000051
El alto rendimiento y la fiabilidad de este transmisor, además de su larga durabilidad, están garantizados por el uso de materiales nobles como 17-4PH y AISI 316L en la carcasa totalmente soldada a la celda de medida, lo que elimina la necesidad de juntas tóricas sellado que puede deteriorarse si con el tiempo. La opción de usar Hastelloy C276 en todas las partes húmedas permite que este transmisor se use en muchos procesos que contienen sales y ácidos corrosivos. El modelo con conexión de proceso sellada permite el uso del LD1.0 en procesos de ensuciamiento y con sólidos en suspensión.
#000052
El LD1.0 ofrece varios rangos de medida de presión hasta 150 bar con una precisión de ± 0,2%, conexión eléctrica con alimentación 2 hilos 24 Vdc y protector de transitorios incorporado sin coste adicional. Hay varias opciones de conexión de proceso disponibles.
#000053
Para el protocolo de comunicación HART y 4-20 mA, la señal de salida de este transmisor es una corriente de 4 - 20 mA según el estándar NAMUR NE43, que proporciona diagnósticos de corriente de falla y saturación. Para el protocolo PROFIBUS PA, la señal de salida es sólo digital, según IEC 61158-2 (H1) 31,25 Kbit/s con alimentación bus.
#000054
El LD1.0 utiliza el protocolo HART V5 y PROFIBUS PA para comunicación remota y puede utilizarse para configurar y monitorear las variables. De esta forma, utilizando un configurador HART, como el HI331 BLUETOOTH para dispositivos Android (App DEVCODROID) y PC con Windows o herramientas FDT/DTM, podrá: configurar la unidad de medida, cambiar los límites de medida (4  20 mA), realice ajustes de cero y span con y sin referencia, simule la corriente de salida, ajuste la amortiguación, monitoree hasta cuatro variables HART como: PV, PV%, temperatura, salida de corriente, etc. En PROFIBUS PA, la configuración se puede realizar mediante un configurador remoto (por ejemplo, Smar Profibus View o Simatic PDM de Siemens).
#000055
Además de la configuración remota, es posible calibrar cero y span con presión aplicada a través del ajuste local utilizando una herramienta magnética que actúa sobre un sensor Hall.
#000056
Smar es líder en automatización industrial en Brasil. Descubre y sigue nuestras redes sociales:
#000057
SolucionesSystem302ContáctenosPATSVideosRelaciones con Inversores 2019Área Representativa
#000058
Registre su correo electrónico y reciba todas las novedades de Smar.
#000059
"Utilizamos cookies esenciales y tecnologías similares de acuerdo con nuestra Política de privacidad y si continúa navegando, acepta estas condiciones."
#000060