El Fluke 1623-2 es un comprobador de puesta a tierra único que puede realizar los cuatro tipos de medición de puesta a tierra.
#000001
Caída de potencial de 3 y 4 hilos (usando picas)Comprobación de resistividad del terreno de 4 hilos (usando picas)Comprobación selectiva (usando 1 pinza y picas)Comprobación sin picas (usando solo 2 pinzas)
#000002
Pantalla: pantalla LCD con 1999 dígitos Pantalla con símbolos especiales, altura de dígitos de 25 mm, iluminación de fondo fluorescenteInterfaz de usuario: Medición instantánea mediante un solo botón, TURN y START. (ENCENDER y COMENZAR). Los únicos elementos operables son el selector giratorio y el botón START (COMENZAR)Alta resistencia al agua y al polvo: El instrumento está diseñado para soportar condiciones ambientales severas (cubierta protectora de goma, IP56).Memoria: Memoria interna con capacidad de almacenamiento de hasta 1.500 registros, a la que se puede acceder a través de un puerto USB
#000003
Medida de resistencia de tierra RA a 3 hilos (IEC 1557-5)
#000004
Medición de voltaje: Vm = 48 V CACorriente en cortocircuito: > 50 mAMedida de frecuencia: 128 HzResistencia de la sonda (RS): 100 kΩ máximoResistencia del electrodo de puesta a tierra auxiliar (RH): 100 kΩ máximoError adicional de RH y RS: RH[kΩ]•••RS[kΩ]/RA[Ω]•••0.2 %
#000005
Medida de resistencia de tierra RA a 4 hilos (IEC 1557-5)
#000006
Posición del selector: RA de 4 polosResolución: 0.001 Ω a 10 ΩRango de medición: 0.020 Ω a 19.99 kΩPrecisión: ±(2 % de la lectura + 3 d)Error de operación: ±(5 % de la lectura + 3 d)
#000007
Fundamento de medición: medición de corriente/voltaje
#000008
Medición de voltaje: Vm = 48 V CACorriente en cortocircuito: > 50 mAMedida de frecuencia: 128 HzResistencia de la sonda (RS + RES): 100 kΩ máximoResistencia del electrodo de puesta a tierra auxiliar (RH): 100 kΩ máximoError adicional de RH y RS: RH[kΩ]•••RS[kΩ]/RA[Ω]•••0.2 %
#000009
Medición de resistencia de tierra selectiva de 3 polos con pinza amperimétrica (RA con pinza)
#000010
Posición del selector: RA de 3 polos con pinzaResolución: 0.001 Ω a 10 ΩRango de medición: 0.020 Ω a 19.99 kΩPrecisión: ±(7 % de la lectura + 3 d)Error de operación: ±(10 % de la lectura + 5 d)
#000011
Fundamento de medición: medición de corriente/voltaje (con pinza amperimétrica externa)
#000012
Medición de voltaje: Vm = 48 V CACorriente en cortocircuito: > 50 mAMedida de frecuencia: 128 HzResistencia de la sonda (RS): 100 kΩ máximoResistencia del electrodo de puesta a tierra auxiliar (RH): 100 kΩ máximo
#000013
Medición de resistencia de tierra selectiva de 4 polos con pinza amperimétrica (RA con pinza)
#000014
Posición del selector: RA de 4 polos con pinzaResolución: 0.001 Ω a 10 ΩRango de medición: 0.020 Ω a 19.99 kΩPrecisión: ±(7 % de la lectura + 3 d)Error de operación: ±(10 % de la lectura + 5 d)
#000015
Medición de bucle de tierra sin pica (2 pinzas)
#000016
Posición del selector: RA de 4 polos con 2 pinzasResolución: 0.001 Ω a 10 ΩRango de medición: 0.020 Ω a 19.99 kΩPrecisión: ±(7 % de la lectura + 3 d)Error de operación: ±(10 % de la lectura + 5 d)
#000017
Fundamento de medición: medición de resistencia sin picas en bucles cerrados con dos transformadores de corriente
#000018
Kit del comprobador de puesta a tierra Fluke 1623-2:
#000019
Equipo de tierra 4 picas de tierra3 carretes de cable 2 Pinzas de Tierra Cable USBEstuche de transporteBateriaGuía de referencia rápidaManual de usuario
#000020