Sistemas de calibración de micrófonos: Sonido
Sistemas de calibración para sonómetros y otros instrumentos: Brüel & Kjaer
Sistemas de calibración para transductores de vibración: Brüel & Kjaer
#000018
Software para Calibración Automática: Meatest
#000023
Calibradores / Manómetros digitales: Meriam
#000024
Generadores de humedad: Thunder Scientific
#000027
Micrófono de campo libre, 3.15 Hz a 40 kHz modelo 4191 – Brüel & Kjaer
#000028
Diseñado para mediciones de campo libre de alta excatitud donde se requiere un ancho de banda de 40 kHz.
#000029
El tipo 4191 está diseñado para mediciones de campo libre de alta precisión donde se requiere un ancho de banda amplio. Al estar polarizado externamente, el Tipo 4191 debe usarse con un preamplificador clásico.
#000030
Uso de micrófonos de campo libre
#000032
En las frecuencias más altas, los reflejos y difracciones causan un aumento de la presión frente al diafragma de un micrófono. Si no se corrige, esto resultaría en un aumento de la tensión de salida. Una optimización de campo libre significa que la respuesta de frecuencia del micrófono ha sido diseñada de tal manera que la respuesta de campo libre a 0 grados de incidencia es plana.
#000033
Este micrófono está optimizado para su uso con la rejilla de protección. Los micrófonos de campo libre se usan comúnmente para medir el sonido en una cámara anecoica o lejos de edificios reflejados, etc. Otra área para micrófonos de campo libre es para mediciones electroacústicas generales, como un altavoz y mediciones de micrófono. Con una frecuencia superior de 40 kHz, el micrófono 4191 se adapta especialmente a todas las mediciones electroacústicas de alta exactitud, así como a mediciones acústicas generales donde se requiere un micrófono de campo libre robusto y estable. A pesar de la frecuencia superior de 40 kHz, este micrófono está optimizado para operar con la rejilla de protección.
#000034
Un diafragma de acero inoxidable ajustado a presión asegura una estabilidad superior a largo plazo y robustez mecánica. El micrófono 4191 soporta una caída de 1 m (IEC 60068-2-32)
#000035
El micrófono 4191 requiere una tensión de polarización externa y por lo tanto, debe utilizarse con un preamplificador clásico. Se pueden usar micrófonos polarizados externamente a temperaturas más altas sin cambios severos en la sensibilidad.
#000036
El modelo 4191 está disponible en combinaciones TEDS con el Preamplificador de Micrófono clásico modelo 2669.
#000037
El micrófono TEDS se considera una unidad y se ha sellado en un ambiente limpio. El TEDS está programado con la sensibilidad cargada del cartucho real y, por lo tanto, los datos están fácilmente disponibles. La plantilla predeterminada de TEDS es IEEE P 1451.4 pero TEDS a IEEE 1451.4 está disponible a pedido.
#000038
Hoja de Datos micrófono 4191
#000039
– Mediciones de alta exactitud a 40 kHz
– Medidores de nivel de sonido de clase premium
– Equipos que cumplen con la norma IEC 61672 clase 1
#000040
Micrófono de campo de presión, 8 Hz a 10 kHz modelo 4947 - Brüel & Kjaer
#000043
Micrófono de campo de presión, 3 a 20000 Hz modelo 4956 - Brüel & Kjaer
#000045
Control de vibraciones de espectro de respuesta de choque- Brüel & Kjaer
#000046