CONF700 - Herramienta de Configuración LC700
#000017
SmarFB - Biblioteca de bloques de funciones
#000048
Soporte TécnicoCertificadosFirmwares y SoftwareManualesCatálogosDevice Library
#000051
El DT303 hace parte de la primera generación de equipos de campo Fieldbus. Es uno transmisor para medidas de concentración y densidad, basado en lo sensor capacitivo probado en campo, que proporciona alta confiabilidad y desempeño. La tecnología digital usada en lo DT303 permite elegir varios tipos de funciones de transferencia, una interfase fácil entre el campo y la oficina de controle y varias características interesantes que reducen considerablemente los costos con instalación, operación y mantenimiento.
#000053
El DT303 hace parte de la línea completa 303 de los equipos de campo Fieldbus de la Smar. Algunas vatajes de la comunicación digital bidireccional ya eran conocidas de los protocolos para transmisores inteligentes: alta precisión, acceso a multi variables, configuración remota, diagnósticos de varios dispositivos en un único par de cables.
#000055
El sistema controla la muestra de las variables, la ejecución de los algoritmos y la comunicación para optimizar el uso de la rede sin perdida de tiempo. Así, alcanza-se uno excelente desempeño de la malla. Usando la tecnología Fieldbus, con capacidad de interconexión entre varios equipos, grandes estrategias de controle pueden ser construidas. El concepto de bloques funcionales fue introducido para tornar la interfase agradable al usuario.
#000056
O DT303, así como el resto da familia 303, tiene algunos bloques funcionales embutidos, como por ejemplo, el Bloque de Entrada Analógico.
#000057
La necesidad de implementación de lo Fieldbus tanto en pequeños como en grandes sistemas fue considerada en lo desarrollo de toda línea 303 de equipos Profibus PA.
#000058
Los equipos Profibus PA poseen recursos comunes y pueden ser configurados localmente usando una llave magnética, eliminando la necesidad de uno configurador o painel de control en las aplicaciones más básicas.
#000059
El DT303 es disponible como producto, mas también es posible transformar un DT301 en DT303, pues ambos usan el mismo sensor. Consulte la sección de mantenimiento para las instrucciones de transformación del DT301 para el DT303. El DT303 tiene lo mismo hardware y carcasa que el DT301.
#000060
El DT303 tiene algunos bloques embutidos que realizan operaciones de auto control, eliminando la necesidad de uno equipo de control aislado. Eso reduce considerablemente la solicitación de comunicación, produciendo menos tiempo muerto, mayor controle y reducción de costos. Con eso consigue-se una mayor flexibilidad en la implementación de las estrategias de control.
#000061
La selección de fluidos de llenado tendrá en cuenta sus propiedades físicas en lo que se refiere a presiones limites de temperatura y compatibilidad química con el fluido del proceso. Esta última es una consideración importante puesto que en caso de que el llenado de fluidos entre en contacto con el fluido del proceso, deberá ocurrir una fuga.
#000062
La tabla 5.1 Presenta el llenado de fluidos, el cual esta disponible para el DT303, junto a unas propiedades físicas y aplicaciones.
#000063
Profibus PA, solamente digital, de acuerdo con IEC 1158-2 (H1):31,25 Kbit/s con alimentación por el barramiento.
#000069
Corriente de consumo quiescente 12 mA.
#000071
La configuración puede ser hecha usando la herramienta magnética de ajuste local se el equipo tener indicador (LCD). La configuración completa puede ser hecha utilizando un configurador remoto (por ejemplo: Profibus View y Simatic PDM).
#000073
Condiciones de referencia: temperatura 25oC (77oF), Presión atmosférica, fuente de alimentación de 24 Vcd, aceite de silicona relleno de fluido, aislamiento de los diafragmas en 316 L SS y ajuste digital igual al valor del rango mayor y menor.
#000074
(1) Linealidad, Histéresis y repetibilidad efectos que son incluidos.
#000075
(2) Este error sistemático por calibración a la presión de funcionamiento.
#000076
Efecto en la fuente de alimentación
#000078
±0.005% de span calibrado por volt.
#000079
Conjunto electrónico: Inyectado con poco cobre y aluminio con pintura de poliéster o 316 SST conjunto, con Buna-N o-rings on cover (NEMA 4X, IP67).
#000083
Lateral o la parte superior del montaje
#000086
Modelo sanitario: 9 kg (20 Ib)
#000087
Modelo industrial: 12 kg (26 Ib)
#000088
Smar es líder en automatización industrial en Brasil. Descubre y sigue nuestras redes sociales:
#000089
SolucionesSystem302ContáctenosPATSVideosRelaciones con Inversores 2019Área Representativa
#000090