Sistemas de calibración de micrófonos: Sonido
Sistemas de calibración para sonómetros y otros instrumentos: Brüel & Kjaer
Sistemas de calibración para transductores de vibración: Brüel & Kjaer
#000018
Software para Calibración Automática: Meatest
#000023
Máquinas de medición por coordenadas
#000024
Generadores de humedad: Thunder Scientific
#000026
Un sistema de calibración automática con interfaz de usuario en común con el Tipo 5308 que proporciona una calibración rastreable hasta niveles de 10,000 g para transductores en comparación con un transductor de referencia según ISO 16063-22.
#000028
El sistema de calibración de transductores de choque de 10,000 g modelo 3629 con el software 5310 es un sistema de calibración automático fácil de usar con una interfaz de usuario en común con el modelo 5308 que proporciona una calibración rastreable hasta niveles de 10,000 g para una amplia gama de transductores en comparación con un transductor de referencia según ISO 16063-22.
#000029
El hardware para el sistema básico con el software de calibración de choques modelo 5310 consiste en un extremo delantero LAN-XI PULSE TM que proporciona las entradas, los acondicionadores y un calibrador de choques de comparación para la generación de choques. Para niveles de hasta 5000 g se recomienda un ancho de banda de 50 kHz y para niveles más altos o duraciones más cortas se recomiendan entradas de ancho de banda de 100 o 200 kHz. Se utiliza un convertidor de carga 2647 con una ganancia de 0,1 mV / pC para acomodar las señales grandes en niveles altos para la mayoría de los transductores piezoeléctricos, opcionalmente se puede usar un NEXUS 2692-W-001 de 2 canales.
#000030
Calibración de choque de hasta 10.000 g (100.000 m / s2) de transductores según ISO16063–22
Calibración rápida y precisa de la amplitud lineal de transductores.
Generación de certificados completos en Microsoft® Word según ISO 17025.
Supervisión de instrumentación de medida según ISO9000.
#000031
Calibración de choque de comparación utilizando referencia calibrada
Elección de calibración de linealidad multi-choque o multinivel de un nivel con el mejor ajuste de línea
Cálculo máximo de múltiples muestras para evitar efectos de formas de pulso irregulares o timbres.
Cálculo del desplazamiento cero y determinación de la duración del pulso.
Baja incertidumbre de calibración expandida (1,4% @ 20 a 2000 g)
Intervalo de choque 20g a 10.000g, dependiendo del excitador, el frontal PULSE TM y el transductor de referencia
Basado en la probada tecnología de analizador múltiple Brüel & Kjær PULSE TM
#000032
Sistema de calibración secundaria 3629 con 5308 - Brüel & Kjaer
#000035
Sistema de calibración primario 3629 con 5309 - Brüel & Kjaer
#000036
Configuración de calibración del acondicionador 3629 con 5312 - Brüel & Kjaer
#000037
Fusión y función: El arte de construir salas acústicas
Mediciones bajo el agua con vibrómetros láser
% de lectura vs. % de escala completa
#000039