Sistemas de calibración de micrófonos: Sonido
Sistemas de calibración para sonómetros y otros instrumentos: Brüel & Kjaer
Sistemas de calibración para transductores de vibración: Brüel & Kjaer
#000018
Software para Calibración Automática: Meatest
#000023
Máquinas de medición por coordenadas
#000024
La calibración se logra comparando el dispositivo bajo prueba con un indicador de presión de referencia conectado. La presión o vacío de referencia se genera manualmente apretando los mangos de acción de tijera en la bomba y haciendo ajustes de presión utilizando los mandos de ajuste de volumen grueso y fino. Si la bomba manual se compra con el depósito hidráulico, los calibradores hidráulicos y los instrumentos pueden calibrarse hidráulicamente hasta 6,600 psig usando el modelo 3750 o hasta 10,000 psig con el modelo 3750-HPDX.
#000029
La bomba de mano multifunción más avanzada del mercado actual.
Construida con acero inoxidable y protección avanzada contra la corrosión en todos los componentes húmedos, controles de resistencia de impacto resistentes, sellos resistentes al desgaste y superficies de control
Salida de presión neumática e hidráulica
Un embrague de botón “sin aplastamiento” evita el apriete excesivo y aumenta la vida útil del asiento de la válvula
La válvula de aguja hermética a las burbujas ofrece un control de presión hidráulico y neumático preciso y sin problemas
La tecnología Dual Piston cuenta con ajustadores de volumen vernier gruesos y finos, lo que permite al operador elegir un control basto para grandes cambios de presión o un ajuste fino con la punta del dedo para marcar sin esfuerzo puntos de prueba de presión con tan solo 0,001 psi
#000030
La bomba manual de uso pesado modelo 3750 es un generador de presión portátil e independiente que puede producir y controlar las presiones de prueba de calibración en medidores neumáticos e hidráulicos. La calibración se logra comparando el dispositivo bajo prueba con un indicador de presión de referencia conectado. La presión de referencia o el vacío se generan manualmente apretando los mangos de acción de tijera en la bomba y haciendo ajustes de presión usando los mandos de ajuste de volumen grueso y fino. Si la bomba manual se compra con el depósito hidráulico, entonces los medidores e instrumentos hidráulicos se pueden calibrar hidráulicamente hasta 6,600 psig usando el Modelo 3750 o hasta 10,000 psig con el Modelo 3750-HPDX
#000031
Presión de descarga, neumática: 0 a 500 psig
Presión de descarga, hidráulica: 0 a 6,600 psig
Presión de descarga modelo HPDX, hidráulica: 0 a 10,000 psig
Válvula de alivio de presión Rango ajustable: 150 a 10,100 psi
Resolución de control de presión neumática: ± 0.001 psi
#000032
Puertos de entrada / salida:
#000033
Manómetro de presión maestro (cantidad 1): conexión hembra de desconexión rápida
Conexión de la manguera de prueba (cantidad 1): AN-4 macho
Puerto del depósito hidráulico (cantidad 1): 1⁄4 ”BSP hembra, paralelo
#000034
Peso con depósito hidráulico: 3.5 lbs. (1.59 kg)
#000035
Hoja de Datos King Nutrionics 3750
#000036
Presión de descarga (neumática): 0 a 500 psig
Presión de descarga (hidráulica): Ajustable hasta 10 000 psig con una configuración HPDX
Vacío: Máx. 28.5 "Hg a una presión atmosférica de 29.92 "Hg
Intervalo de presión ajustable de la válvula de alivio: 150 psi – 10100 psi
Resolución del control de presión neumática: ±0.001 psi
Resolución del control de presión hidráulica: ±0.1 psi
#000038
Fusión y función: El arte de construir salas acústicas
Mediciones bajo el agua con vibrómetros láser
% de lectura vs. % de escala completa
#000044