Sistemas de calibración de micrófonos: Sonido
Sistemas de calibración para sonómetros y otros instrumentos: Brüel & Kjaer
Sistemas de calibración para transductores de vibración: Brüel & Kjaer
#000018
Software para Calibración Automática: Meatest
#000023
Máquinas de medición por coordenadas
#000024
Generadores de humedad: Thunder Scientific
#000026
Diseñado para impulsar transductores altamente capacitivos a niveles de alto tensión, como cuando los hidrófonos 8103, 8104 u 8105 se emplean como proyectores en dispositivos de calibración bajo el agua.
#000028
El amplificador de potencia tipo 2713 está diseñado específicamente para impulsar transductores altamente capacitivos a niveles de alta tensión, como cuando los hidrófonos Brüel & Kjær tipos 8103, 8104 u 8105 se emplean como proyectores en dispositivos de calibración bajo el agua.
#000029
Cuando se usa un transductor piezoeléctrico como el hidrófono estándar como transmisor, la tensión de activación debe ser alta para que se pueda obtener la mejor relación señal/ruido posible a bajas frecuencias donde la sensibilidad de transmisión es baja. Esta entrada conduce a una fuerte corriente en altas frecuencias donde la sensibilidad de transmisión del hidrófono es más alta. Además, el amplificador de conducción debe suministrar esta tensión constante sin verse influido por la carga altamente capacitiva presentada por el hidrófono y el cable.
#000030
Estos requisitos especiales imponen severas demandas en la sección de salida del amplificador de potencia porque la tensión y la corriente están desfasadas entre sí con la carga capacitiva, por lo que los transistores no serán satisfactorios, debido a limitaciones secundarias de ruptura. Por lo tanto, se tomó el paso inusual de emplear tubos de electrones en la sección de salida del 2713. Esta disposición puede manejar cargas capacitivas de hasta 30 nF, mientras se mantiene una buena relación señal-tono.
#000031
El amplificador de potencia tiene un intervalo de frecuencia de 10 Hz a 200 kHz con una ganancia máxima de 60 dB en pasos de 10 dB con ganancia continuamente variable en cada intervalo. Límites de tensión conmutable de 100 V (RMS), (141 V (pico) para cargas reactivas, 75 V (RMS), (105 V (pico) para cargas resistivas, o 31,6 V (44,7 V (pico ) tanto para cargas reactivas como resistivas se pueden seleccionar para proteger el transductor particular que se está empleando. La corriente máxima de salida es de 1,41 A (pico)
#000032
Conducir hidrófonos tipos 8103, 8104 y 8105 como proyectores
Conducir actuadores electroestáticos a altos niveles de voltaje
Como amplificador de potencia de uso general para transductores piezoeléctricos capacitivos
#000033
Amplificador de potencia de medición 2735 - Brüel & Kjaer
#000036
Unidad de calibración de tensión modelo 5008 – Brüel & Kjaer
#000039
Fusión y función: El arte de construir salas acústicas
Mediciones bajo el agua con vibrómetros láser
% de lectura vs. % de escala completa
#000040