シンカナース中材：パルスオキシメーター徹底検証〜最も優れた機種はこれだ！〜前編 – シンカナース
F
T
L
シンカナースとは
シンカナースTEAMへ
インタビュー
病院紹介
動画
コラム
海外
医師・経営者
看護
看護助手コンサルティング
医師・経営者
看護
看護補助加算
医師・経営者
看護
タスク・シフティング
医師・経営者
看護
外国人看護助手との協働
看護
動画
シンカナースによる看護のイノベーション！
シンカナースとは
シンカナースTEAM
インタビュー
病院紹介
動画
コラム
海外
TOP
コラム
シンカナース中材：パルスオキシメーター徹底検証〜最も優れた機種はこれだ！〜前編
コラム
2017年9月1日
シンカナース中材：パルスオキシメーター徹底検証〜最も優れた機種はこれだ！〜前編
Twitter
Facebook
Google+
Hatena
Pocket
LINE
前回の体温計に続き、今回はパルスオキシメーターです。
今回は性能の異なるものを５種類用意してみました。
１.コニカミノルタジャパン株式会社 PULSOX-Lite
２.コニカミノルタジャパン株式会社 PULSOX-1
３.パシフィックメディコ株式会社 パルスワンⅢ　PMP-125
４.ユビックス株式会社 LUKLA2800mac
５.有限会社エクセルプラン パルキシープラスEC100D
検証項目は以下の６点です。
１.プローブ
２.視認性
３.操作性
４.測定時間
５.重さ
６.機能・外装
プローブ
■ PULSOX-Lite（コニカミノルタ）・・・本体のみ
■ PULSOX-1（コニカミノルタ）・・・本体のみ
■ パルスワンⅢ　PMP-125（パシフィックメディコ）・・・本体/プローブ測定対応
プローブは４種類（小児/成人用クリッププローブ、小児/成人用モニタプローブ）
■ LUKLA2800mac（ユビックス）・・・プローブ測定のみ
プローブは３種類（乳幼児用フィンガークリッププローブ、フィンガークリッププローブ、フレックスセンサー）
■ パルキシープラスEC100D（エクセルプラン）・・・本体のみ（別売インナーアジャスターにより成人から小児まで対応）
指先の血流を維持しないといけませんから、指挟んだ時の力はどれもそれほど強くありません。
中に滑り止めがついているものは安定感がありました。
やはり測定中に患者さんが外してしまい、１回で測定できないことも多いためか、クリップ型のプローブが付いているものは人気がありました。
その一方、持続で測定する場合にクリップが硬いと圧迫による外傷ができてしまう恐れもある、コードがあると子供の測定では邪魔になることもあるという意見も聞かれました。
視認性
■PULSOX-Lite（コニカミノルタ）
LCDディスプレイ・・・角度によって見えにくくなる
モノクロ
画面・・・小さめ
表示向き・・・１方向
バックライトあり（自動）
■ PULSOX-1（コニカミノルタ）
LCDディスプレイ・・・角度によって見えにくくなる
モノクロ
画面・・・小さめ
表示向き・・・１方向
バックライトあり（自動）
■ パルスワンⅢ　PMP-125（パシフィックメディコ）
有機ELディスプレイ
カラー
画面・・・やや大きい
表示向き・・・２方向（上下反転）
■ LUKLA2800mac（ユビックス）
モノクロ
画面大きい
表示向き・・・１方向
電源スイッチを押すと１分間バックライトが点灯
■ パルキシープラスEC100D（エクセルプラン）
有機ELディスプレイ
カラー
画面・・・やや大きい
明るさ調整・・・１０段階
表示向き・・・４方向（四方全方向）
表示パターン・・・６種類
本体に指を挟むタイプでは、看護師が必ず画面を正面から見られるとは限りません。
そのため、表示向きの変更ができるもの、どの角度からでもくっきりと数字が読み取れるものが人気でした。
プローブ対応のものの便利さに気付く看護師も出てきました。
操作性
■ PULSOX-Lite（コニカミノルタ）
小型
ボタン１つ（表示をOFFにする）
エラーは記号で表示
■ PULSOX-1（コニカミノルタ）
小型
ボタン１つ（表示をOFFにする）
エラーは記号で表示
■ パルスワンⅢ　PMP-125（パシフィックメディコ）
中型
ボタン１つ（表示方向を切り替える）
■ LUKLA2800mac（ユビックス）
大型（名刺サイズ）
ボタン５つ（電源、UP/DOWN、Enter、Set）
数種類のエラーのみ略語で表示
■ パルキシープラスEC100D（エクセルプラン）
中型
ボタン１つ（表示方向と画面明るさ調整を切り替える）
どの機種も基本的に指を挟めば自動的に測定されますので、操作自体は難しくありません。
気になるのがエラー表示。
エラーが表示された場合に取扱説明書が必要になります。
しかも、エラー表示が出た時に限って取扱説明書が見当たらないのが常。
今回の５種類の中で測定に関するエラー表示がされるのはPULSOXシリーズとLUKLAでしたが、その場でエラー表示を解読するのが難しいという意見が出されました。
また、画面の明るさ調節やアラームの設定ができる物も説明書を読んだことがなければ機能があることにさえ気付かれない恐れも。
もしかしたら、実際の病棟でも活用されていない機能を持つパルスオキシメーターがあるかもしれません。
測定時間
次に測定時間に関しても検証した。
指にプローブをセットしてから数値が出るまでに要した時間を計測しました。
その結果は下記の通りです。
■ PULSOX-Lite（コニカミノルタ）・・・9秒
■ PULSOX-1（コニカミノルタ）・・・10秒
■ パルスワンⅢ　PMP-125（パシフィックメディコ）・・・7.5秒
■ LUKLA2800mac（ユビックス）・・・7.5秒
■ パルキシープラスEC100D（エクセルプラン）・・・7秒
早いものでも数値が安定するまでには７秒ほどかかるようです。
尚、測定で出た数値に差異はありませんでした。
後編に続く。。。
Twitter
Facebook
Google+
Hatena
Pocket
LINE
WRITER
佐藤 祐司
医療法人社団 健仁会 船橋北病院　看護副部長
江戸川看護高等専修学校　千葉看護専門学校　健仁会 船橋北病院 看護師長　医療安全管理室 医療安全管理者　CVPPP（包括的暴力防止プログラム）トレーナー　日本救急医学会ICLS認定インストラクター　日本神経救急学会・日本救急医学会・日本臨床救急学会（監修）ISLS認定ファシリテーター　NPO法人医療危機管理支援機構INARSコース認定インストラクター　大阪ライフサポート協会PUSH認定インストラクター　幸手看護専門学校非常勤講師
このライターの記事を見る
＜＜ Previous PostNo. 52 小泉育子様（北信総合病院）後編「看護補助者もプライドをもって」	
Next Post ＞＞No. 53 鈴木のり子様（いわき市立総合磐城共立病院）前編「必要なことを磨けばそれはいつか生きてくる」	
Editor’s pick up
看護
動画
シンカナースによる看護のイノベーション！
2019年12月21日
医師・経営者
インタビュー
No.249 テルモ株式会社 佐藤慎次郎 社長 前編：総合的な質の追求を一途に
2019年2月21日
医師・経営者
インタビュー
No.194 埼玉医科大学総合医療センター 堤晴彦 院長 前編：多様な患者さんを受け入れる
2018年9月20日
医師・経営者
インタビュー
No.172 病院長 関根信夫様（JCHO東京新宿メディカルセンター）後編：病院全体で取り組むチーム医療
2018年7月20日
F
T
L
トップページ
シンカナースとは
お問い合わせ
運営会社
プライバシーポリシー
許諾番号：第9018274001Y45040号
Copyright © SINKANURSE, Inc. All rights reserved.
