冷却型　超高速・高機能タイプ赤外線カメラ｜X6800sc / X6900sc シリーズ｜FLIR社｜ケン・オートメーション
冷却型　超高速・高機能タイプ赤外線カメラ｜X6800sc / X6900sc シリーズ｜FLIR社｜ケン・オートメーション
冷却 サーモグラフィーカメラ
ハイエンド冷却型赤外線カメラの適用事例
高速赤外線カメラを使用した破壊現象の観察
高速赤外線カメラを使用した破壊現象の観察
高速赤外線カメラを使用した破壊現象の観察
赤外線カメラ, 高分解
赤外線カメラ, 高分解
赤外線カメラ, 高解像度
赤外線カメラ, 高解像度
赤外線カメラ, 高速撮影
赤外線カメラ, 高速撮影
赤外線カメラ, 過渡現象
赤外線カメラ, 過渡現象
赤外線カメラ, 発熱現象
赤外線カメラ, 発熱現象
非破壊検査, 赤外線カメラ
非破壊検査, 赤外線カメラ
高速赤外線カメラ
高速赤外線カメラ
サーモグラフィ, 高速カメラ
サーモグラフィ, 高速カメラ
サーモグラフィ, トンネル
サーモグラフィ, トンネル
エアーバッグ展開試験
エアーバッグ展開試験
タイヤ, 走行, 赤外線カメラ
タイヤ, 走行, 赤外線カメラ
クラック, ロックイン
サーマルロックイン
ロックインサーモグラフィ
赤外線カメラ, 太陽光パネル
ソーラー, サーモ検査
サーモグラフィ, 太陽光
サーマルカメラ
暗視カメラ, 心拍数
サーモカメラ, 心拍数
ロックインサーモグラフィ
マイクロボロメータ, 波長
ロックインサーモ
ロックインサーモ解析
ロックインサーモグラフィー
赤外線サーモグラフィ
赤外線カメラとロックイン・サーモグラフィの測定事例｜技術文献
赤外線残留応力
赤外線応力測定, 変位
赤外線, 位置計測
赤外線カメラで補正
赤外線, 応力, フィルム
赤外線応力測定 ランダム加振
赤外線カメラによる温度計測
応力緩和 散逸エネルギー
赤外線サーモグラフィカメ
赤外線サーモグラフィカメラ
赤外線カメラ
MWIRカメラ
サーマルカメラ 飛行機
サーマルカメラ 飛行機
赤外線サーモグラフィ
冷却型 高感度・高画質赤外線監視カメラ｜NOXCORE｜noxant社｜ケン・オートメーション
疲労蓄積, サーモグラフィ
熱弾性効果とは
熱弾性係数
熱弾性応力, 試験温度
熱画像検査, 絶対温度
赤外線測定
赤外線画像, 温度信頼度
赤外線応力測定
赤外線応力計測装置
赤外線サーモグラフィ, 熱弾性応力, 散逸エネルギー
赤外線カメラ計測
赤外線カメラ応力測定
熱弾性効果
赤外線カメラ
赤外線応力測定と逆解析モデルによる解析｜技術文献
広ダイナミックレンジ近赤外線カメラ（NIT社製 WiDy）による観察事例
赤外線カメラ
赤外線応力解析 応力分解能
ハイエンド冷却型赤外線カメラの適用事例
赤外線サーモグラフィ
赤外線サーモグラフィカメラ
赤外線サーモグラフィカメラ
赤外線カメラとロックイン・サーモグラフィの測定事例｜技術文献｜FLIR社
赤外線サーモグラフィカメラ
赤外線サーモグラフィカメラ
赤外線サーモグラフィカメラ
赤外線サーモグラフィ
冷却型赤外線カメラ
冷却型赤外線カメラ
赤外線, カメラ, 設備診断
赤外線, カメラ, 設備診断
高解像度, 赤外線カメラ
高解像度, 赤外線カメラ
熱弾性効果
サーモグラフィ　逆解析
赤外線サーモグラフィカメラ
赤外線画像解析
赤外線応力測定
赤外線　応力分布
サーモビューア
IRカメラ　画素数　解像度
赤外線応力測定
サーモグラフィー 文献
サーモグラフィ　事例
赤外線カメラ 可視映像
赤外線カメラ 解像度　レンズ
赤外線カメラ 分解能 マイクロボロメータ
サーモグラフィカメラ 検査使用例
赤外線カメラ
IRカメラ　長波長
QWIP 動向
インガスカメラの検査
サーモグラフィー データー転送
ロックイン 信号 原理　赤外線カメラ
IRカメラ　奥行き　分解能
赤外線サーモビュア 保冷検査
サーモカメラ 高速度
サーモカメラ 半導体撮影
観測,MCT
赤外線レンズ,冷却
MWIRカメラ,MWIRカメラの用途
MWIRカメラ,MWIRカメラの用途
非破壊検査 市場 赤外線
非破壊検査 市場 赤外線
サーモグラフィ画像　ガス　水蒸気
サーモグラフィ画像　ガス　水蒸気
赤外線カメラの画像
赤外線カメラの画像
画像を拡大させる赤外線カメラ
画像を拡大させる赤外線カメラ
高速加工検査カメラ
赤外線サーモグラフィ
赤外線サーモグラフィ
赤外線カメラ
赤外線カメラ
赤外線,デジカメ,観察
赤外線,デジカメ,観察
冷却MCT
赤外線カメラ
当サイトを快適にご利用いただくには、ブラウザでJavaScriptを有効にしてください。
ホーム
会社概要
最新情報
展示会情報
技術文献
サイトマップ
赤外線カメラ
赤外線サーモグラフィ
内部欠陥検査
表面検査
圧力分布測定 他
製品カタログ
ダウンロード
お問い合わせ
ケン・オートメーション ホーム
/ サーモグラフィ
/ X8000sc, X6000scシリーズ
X8000sc, X6000scシリーズ
赤外線カメラ
赤外線サーモグラフィ
瞬間の変化をとらえる
FLIR社最高峰の超高速赤外線カメラ FLIR X6900sc
フルウィンドウ640x512画素で毎秒1,000フレーム、最大25秒間の記録がコマ落ちすることなく可能な高速タイプ赤外線カメラです。
内蔵されたRAM(16GB)/SSDへの録画機能、電動4ポジションフィルターなどを備え研究開発から評価試験分野まで最先端の科学技術開発に適用いただけます。
測定事例
弾丸着弾時の高速画像
高速移動体(低空飛行の戦闘機)画像
仕様
X8500sc
X8500sc SLS
X6800sc
X6900sc
X6900sc SLS
画素数
1280 x 1024 640 x 512
検知素子
InSb Strained Layer
Superlattice
(SLS) InSb Strained Layer
Superlattice
(SLS)
画素ピッチ
12µm 25µm
検知波長帯
3.0 ～ 5.0µm
または
1.5 ～ 5.0µm 7.5 ～ 12.0µm 3.0 ～ 5.0µm
または
1.5 ～ 5.0µm 7.5 ～ 12.0µm
温度分解能（NETD）
40mK以下 45mK以下 20mK以下 45mK以下
標準温度測定範囲
-20℃ ～ +350℃または-20℃ ～ +300℃ -20℃ ～ +650℃ -20℃ ～ +350℃または-20℃ ～ +300℃ -20℃ ～ +650℃
オプション温度測定範囲
最大+3000℃
精度
読み値に対して±2℃ または ±2%
フルフレームレート
(Hz)
～180Hz ～500Hz ～1000Hz
最短積分時間
270ns～
カメラ内メモリ
16GB(最大6500フルフレームで記録可能) 16GB(最大26000フルフレームで記録可能)
データストリーミング
GigE/CAMLINK/CoaXPress(CXP) GigE/CAMLINK GigE/CAMLINK/CoaXPress(CXP)
ビデオ出力規格
HDMI , SDI , NTSC , PAL HDMI HDMI , SDI , NTSC , PAL
電源
24VDC (50W以下)
動作温度範囲
-20℃ ～ +50℃
寸法（mm）
249(L) x 158(W) x 147(H) (レンズおよびハンドルなし)
質量（レンズは除く）
6.35kg　(ハンドルあり、レンズなし)
レンズ群
（オプション）
3.0-5.0µm：17mm,
25mm,50mm,
100mm,200mm
1x接写 3x接写
1.5-5.0µm：25mm,
50mm,100mm 17mm,25mm,
50mm,100mm,
200mm
1x接写 3.0-5.0µm：17mm,25mm,50mm,100mm,
200mm
1x接写 3x接写
1.5-5.0µm：25mm,50mm,100mm 17mm,25mm,
50mm,100mm,
200mm
技術文献
ハイエンド冷却型赤外線カメラの適用事例
高速赤外線カメラを使用した破壊現象の観察
製品に関するご質問やご相談はお気軽にご連絡ください。
045-290-0432
製品カタログダウンロード
お問い合わせ
赤外線サーモグラフィ
カメラに戻る
赤外線サーモグラフィ
アプリケーション
赤外線応力測定システム
サーモグラフィ
非破壊検査装置
高性能冷却型赤外線カメラ
X8000sc ,
X6000sc シリーズ
A8000sc ,
A6000 シリーズ
FAST-IR シリーズ
MS-IR , HDR-IR シリーズ
高性能非冷却型
赤外線カメラ
Tシリーズ
（ハンディタイプ）
Aシリーズ
（固定タイプ）
監視用/モニタリング用
赤外線カメラ
冷却型 高感度・高画質
赤外線監視カメラ
NOXCORE
小型赤外線カメラ
Tau640
近赤外線カメラ
WiDy SWIR
微光暗視カメラ
WiDy IntenS
ガス検知赤外線カメラ
GFシリーズ
その他の製品情報
サーモグラフィ
内部欠陥検査
表面検査
圧力分布測定 他
技術文献
新製品・推奨製品
製品紹介動画
取扱メーカー
リンク集
製品カタログ
ダウンロード
会社概要
ホーム
会社概要
最新情報
展示会情報
アクセスマップ
お問い合わせ
個人情報保護方針
サイトマップ
技術文献
新製品・推奨製品
製品紹介動画
取扱メーカーリンク集
製品カタログダウンロード
赤外線カメラ・赤外線サーモグラフィ
赤外線サーモグラフィアプリケーション
赤外線応力測定システム
サーモグラフィ非破壊検査装置
高性能冷却型赤外線カメラ
X8000sc , X6000sc シリーズ
A8000sc , A6000 シリーズ
FAST-IR シリーズ
MS-IR , HDR-IR シリーズ
高性能非冷却型赤外線カメラ
Tシリーズ（ハンディタイプ）
Aシリーズ（固定タイプ）
監視用/モニタリング用赤外線カメラ
冷却型望遠監視赤外線カメラ NOXCORE
小型赤外線カメラ Tau640
近赤外線カメラ WiDy SWIR
微光暗視カメラ WiDy IntenS
ガス検知赤外線カメラ
GFシリーズ
内部欠陥検査
サーモグラフィ非破壊検査装置
光励起 OTvis/PTvis/LTvis
サーモグラフィ非破壊検査装置
超音波励起 UTvis
サーモグラフィ非破壊検査装置
インダクティブ励起 ITvis
サーモグラフィ非破壊検査装置
FORAtherm Photothermal Radiometry
テラヘルツIR非破壊検査装置
非接触空中伝播超音波検査システム
U710
表面検査
生産ライン向け多チャンネル機
eddyvisor® DS,DC,DSC
研究・生産ライン向け単チャンネル機
eddyliner® S,C,S/C
生産ライン向け単チャンネル機
eddyguard® S,C
主な組織検査用コイル
主な探傷検査用コイル
非接触 表面性状
真円真直測定機 OS-500
圧力分布測定 他
シート・タイヤ圧力分布測定装置
接触式ポータブル3D測定装置
株式会社ケン・オートメーション
〒220-0023 横浜市西区平沼1-11-12 横浜KMHビル5階
045-290-0432
製品カタログダウンロード
お問い合わせ
©Copyright KEN AUTOMATION,INC. All Rights Reserved
