製品一覧｜センスエア
NDIR方式のCO₂センサ・CO₂センサモジュールのエキスパート。
株式会社サカキコーポレーションはセンスエア（Senseair）社製品の輸入販売・二次加工・校正サービスを提供します。
TOP
センスエア社についてABOUT
ソリューションSOLUTIONS
製品一覧PRODUCTS
用途分野APPLICATION FIELDS
アプリケーションノートAPPLICATION NOTES
技術情報KNOWLEDGE
お問合せCONTACT
TOP
製品一覧
ポータブルCO₂計
製品一覧
センスエアのCO₂センサは、“コンパクト”“ローコスト”“メンテナンスフリー”を基本コンセプトとして開発され、コアモジュール、オンボード、ならびに完成品の形で提供されています。
CO₂センサの用途は極めて多岐にわたっており、省エネルギー、換気ファン、排出バルブ、窓開閉器、清浄空気供給アクチュエータなど、従来の空調機器類に快適さを付加したり、ビニールハウス、キノコ栽培、食品輸送/保存、鶏卵孵化、インキュベータ、酪農などのバイオに関わるプロセスでは、歩留まりや生産性の向上に貢献します。
またガレージ、煙突、トラックターミナル、レストラン、飲食店といった、燃焼機器や石油ストーブなどの燃焼ガスが発生する閉鎖空間で安全性を確保するため、そして新型コロナウイルス対策としての3密回避にも、換気の目安を数値化して監視することは今や必須の対策となっています。
CO₂センサモジュール 壁掛け型CO₂トランスミッタ ダクト型CO₂トランスミッタ ポータブルCO₂計 CO₂センサアクセサリ ソフトウェア
CO₂センサモジュール
センスエアOEMモジュールは量産アプリケーションに最適化されたコストで、様々なホスト機器への組込みを前提として開発されたCO₂センサです。センスエアOEMモジュールは様々な要求に柔軟に答えます。ユーザーの想像力と発想力で用途はさらに広がります。
K30
ベストセラーモジュール
K30 FR
高速応答
K33 LP T
CO₂+温度
K33 LP T/RH
CO₂+温度+相対湿度
K33 ELG
CO₂+温度+相対湿度、ロガー内蔵
K30 3%
0～3％vol.
K33 ICB 30% / ICB-F 30%
0～30％vol.
K33 BLG / BLG-F
CO₂+温度+相対湿度
S8（6種類）
0～2000ppmから5％vol.まで
LP8
超小型、電池駆動用
Sunrise
LED光源、超低消費電力
お知らせ
初期選定ガイダンス - センスエアCO₂センサモジュール
センスエア社CO₂センサはCO₂濃度測定を必要とする量産ホスト機器への組み込みを前提として開発されたローコスト、メンテナンスフリーのCO₂センサモジュールです。IAQモニター機器、空調関連機器、CO₂アラーム機器、インキュベータ、農業関連機器その他様々なOEM機器・装置への組込み用センサモジュールとして多彩な用途を実現します。
センスエア社CO₂センサは製品の量産単価のみならず、CO₂濃度測定にかかわる開発ならびに量産立上げ費用を著しく低減します。各モジュールの型式は測定範囲、精度、応答時間、サイズ、電源電圧、サンプリング方式（拡散、ポンピング）、通信方法などにおいて仕様が異なります。当選定ガイダンスをご参考に貴社のご用途に適ったCO₂センサモジュールのタイプをご選択下さい。
モジュール型式
K30 K30 3% K30 FR K33 LP T K33 LP T/RH K33 ELG
製品番号 A/N
A/N 030-8-0006 A/N 030-7-0001 A/N 030-8-0010 A/N 030-8-0008 A/N 030-8-0009 A/N 033-8-0007
外観
ベストセラー
0～5000ppm 高濃度
0～3％ 高速応答
0～5000ppm CO₂＋温度
0～5000ppm CO₂＋温度＋湿度
0～5000ppm ロガー機能内蔵
0～5000ppm
測定範囲
CO₂：0～5000ppm CO₂：0～3％vol CO₂：0～5000ppm CO₂：0～5000ppm
温度：0～50℃ CO₂：0～5000ppm
温度：0～50℃
相対湿度：0～100％RH CO₂：0～5000ppm
温度：-30～＋60℃
相対湿度：0～100％RH
測定精度
±30ppm±測定値の3％ ±300ppm±測定値の3％ ±30ppm±測定値の3％ ±30ppm±測定値の3％
±0.5℃(25℃において) ±30ppm±測定値の3％
±0.4℃(25℃において)
±3％RH ±30ppm±測定値の3％
±0.4℃(25℃において)
±3％RH
外形寸法
51×57×14mm 51×57×14mm 51×57×14mm 51×57×12.5mm 51×57×12.5mm 51×57×12mm
電源電圧
DC4.5～14.0V DC4.5～14.0V DC4.5～14.0V DC5.5～12.0V DC5.5～12.0V DC5.5～12.0V
消費電流
平均40mA
ピーク＜300mA 平均40mA
ピーク＜300mA 平均70mA
ピーク＜600mA ピーク＜300mA ピーク＜300mA ピーク＜250mA
動作温度
0～50℃ 0～50℃ 0～50℃ 0～50℃ 0～50℃ 0～50℃
出力、I/O
電圧、UART、I²C 電圧、UART、I²C 電圧、UART、I²C UART、I²C、
オープンコレクタ UART、I²C、
オープンコレクタ UART、I²C
サンプリング方式
拡散方式 拡散方式 拡散方式 拡散方式 拡散方式 拡散方式
▼ 全て見る ▼
モジュール型式
K33 ICB 30% K33 ICB-F 10% K33 BLG K33 BLG-F
製品番号 A/N
A/N 033-9-0001 A/N 033-9-0006 A/N 033-9-0015 A/N 033-9-0010
外観
高濃度
0～30％ 高濃度
0～30％ 高濃度
0～30％ 拡散 高濃度0～30％
チューブIN/OUT
測定範囲
CO₂：0～30％vol CO₂：0～30％vol CO₂：0～30％vol
温度：-40～＋60℃
相対湿度：0～100％RH CO₂：0～30％vol
温度：-40～＋60℃
相対湿度：0～100％RH
測定精度
±0.5％vol±測定値の3％ ±0.5％vol±測定値の3％ ±0.2％vol±測定値の3％
±0.3℃(25℃において)
±2.0％RH ±0.2％vol±測定値の3％
±0.3℃(25℃において)
±2.0％RH
外形寸法
51×57×14mm 51×57×22mm 51×57×14mm 51×57×22mm
電源電圧
DC5.0～14.0V DC5.0～14.0V DC5.5～12.0V DC5.5～12.0V
消費電流
平均40mA
ピーク＜250mA 平均40mA
ピーク＜250mA ピーク＜250mA ピーク＜250mA
動作温度
0～50℃ 0～50℃ 0～50℃ 0～50℃
出力、I/O
電圧、UART、
I²C、PWM、
オープンコレクタ 電圧、UART、
I²C、PWM、
オープンコレクタ UART、I²C UART、I²C
サンプリング方式
拡散方式 ポンピング方式 拡散方式 ポンピング方式
▼ 全て見る ▼
モジュール型式
S8 Commercial S8 Residential S8 Alarm 5% S8 Alarm 2% S8 LP S8 Pin-Header
製品番号 A/N
A/N 004-0-0010 A/N 004-0-0013 A/N 004-0-0017 A/N 004-0-0050 A/N 004-0-0053 A/N 004-0-0056
外観
標準
400～2000ppm 標準
400～2000ppm 高濃度
0.04～5％ 高濃度
0.04～2％ 400～2000ppm
低消費電力 400～2000ppm
ピンヘッダ付
測定範囲
CO₂：400～2000ppm CO₂：400～2000ppm CO₂：0.04～5％vol CO₂：0.04～2％vol CO₂：400～2000ppm CO₂：400～2000ppm
測定精度
±30ppm±測定値の3％ ±70ppm±測定値の3％ ±200ppm±測定値の10％ ±0.02％vol±測定値の3％ ±40ppm±測定値の3％ ±70ppm±測定値の3％
外形寸法
33.9×19.8×8.7mm 33.9×19.8×8.7mm 33.9×19.8×8.7mm 33.9×19.8×8.7mm 33.9×19.8×8.7mm 33.9×19.8×8.7mm
電源電圧
DC4.5～5.25V DC4.5～5.25V DC4.5～5.25V DC4.5～5.25V DC4.5～5.25V DC4.5～5.25V
消費電流
平均30mA
ピーク＜300mA 平均30mA
ピーク＜300mA 平均30mA
ピーク＜300mA 平均30mA
ピーク＜300mA 平均＜18mA
ピーク＜300mA 平均30mA
ピーク＜300mA
動作温度
0～50℃ 0～50℃ 5～50℃ 0～50℃ 0～50℃ 0～50℃
出力、I/O
UART、PWM、
オープンコレクタ UART、PWM、
オープンコレクタ UART、PWM、
オープンコレクタ UART、PWM、
オープンコレクタ UART、PWM、
オープンコレクタ UART、PWM、
オープンコレクタ
サンプリング方式
拡散方式 拡散方式 拡散方式 拡散方式 拡散方式 拡散方式
▼ 全て見る ▼
モジュール型式
LP8 Sunrise
製品番号 A/N
A/N 005-0-0001 A/N 006-0-0002
外観
超小型、電池駆動用 LED光源、超低消費電力
お知らせ
測定範囲
CO₂：0～2000ppm CO₂：400～5000ppm
測定精度
±50ppm±測定値の3％ ±30ppm±測定値の3％
外形寸法
33.4×19.9×12.4mm 33.5×19.7×11.5mm
電源電圧
DC2.9～5.5V DC3.05～5.5V
消費電流
ピーク＜140mA 平均38μA(代表値)
ピーク＜125mA
動作温度
0～50℃ 0～50℃
出力、I/O
UART
(host-slave protocol) UART、I²C
サンプリング方式
拡散方式 拡散方式
▼ 全て見る ▼
※仕様は改善のため予告なく変更することがあります。
◆ABC（自動ベースライン補正アルゴリズム・Automatic Baseline Correction）
CO₂センサモジュールの出力構成や校正条件の変更、ABC機能の有効/無効化にはオプションのモジュール開発キットSADKが必要です。価格その他詳細につきましては弊社までお問合せ下さい。
◆モジュール開発キットSADK
CO₂センサモジュールの出力構成や校正条件の変更、ABC機能の有効/無効化にはオプションのモジュール開発キットSADKが必要です。価格その他詳細につきましては弊社までお問合せ下さい。
壁掛け型CO₂トランスミッタ
センスエアCO₂トランスミッタeSENSE、aSENSE、tSENSEシリーズは軽量、コンパクト、メンテナンスフリー、ローコストの汎用CO₂トランスミッタです。主に0～2000ppmまたは0～3000ppmの居住環境のCO₂濃度を高精度に測定し、アナログまたはデジタル出力します。
eSENSE
汎用CO₂トランスミッタ
eSENSE Ⅱ
米国規格埋込ボックス用
eSENSE FAI
ブザー、LEDアラーム機能付
eSENSE Ind
産業用途IP54ハウジング
eSENSE Slim
小サイズピグテールケーブル
tSENSE
CO₂+温度+相対湿度
（※）販売終了致しました
tSENSE VAV
CO₂+温度+湿度、VAV制御
（※）販売終了致しました
aSENSE
汎用CO₂+温度トランスミッタ
aSENSE GH
グリーンハウス用、CO₂+温度
aSENSE MⅢ
CO₂+CO同時測定、制御出力
aSENSE VAV
CO₂+温度、VAV制御
ダクト型CO₂トランスミッタ
センスエアダクト型CO₂トランスミッタeSENSE、aSENSEシリーズはダクト取付け用に設計されたトランスミッタです。付属のダクト内ガス取込み用ステムの取付けも簡単で、壁掛け型同様、軽量、コンパクトでメンテナンスフリー、ローコストの汎用CO₂トランスミッタです。
eSENSE Duct
汎用ダクト用CO₂トランスミッタ
aSENSE Duct
CO₂+温度ダクト用トランスミッタ
aSENSE VAV Duct
CO₂+温度ダクト用、VAV制御
ポータブルCO₂計
コンパクトなハンディタイプCO₂計は、人の健康や快適さ、安全に関わるCO₂濃度測定を念頭に開発されています。ビルその他の居住空間のIAQ（屋内空気質）、ガレージ、トラックターミナル、トンネルなど高濃度のCO₂が懸念される場所での測定にお薦めします。
G1910-20
ハンディCO₂アラーム計
（※）G1910-20はセンスエア社製CO₂センサモジュールを採用したグライシンガー社（独）製品です。
（※）pSENSE、pSENSE RH、pSENSE Ⅱの製品販売は終了致しました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。
CO₂センサアクセサリ
通信ケーブル・充電器
センサ開発キットSADK
センサ開発キットSADK S8
センサ開発キットSADK Sunrise
ゼロ校正キット
ソフトウェア
ユーザー I / F プログラム UIP 5
センスエア社について
ソリューション
製品一覧
用途分野
アプリケーションノート
技術情報
お問合せ
サイトマップ
Copyright © SAKAKI CORPORATION
