Измерение диэлектрической проницаемости твердых образцов в диапазоне частот 25 Гц - 1 ГГц
Описан метод измерения комплексной диэлектрической проницаемости (КДП) твердых образцов (горная порода, древесина, технический диэлектрик и т.п.) в одной ячейке с применением двух приборов - измерителя LCR на частотах до 1 МГц и векторного анализатора цепей на частотах выше 0.3 МГц. Погрешность измерений действительной и мнимой частей КДП во всем частотном диапазоне составляет 0.2-4 %. Получение сплошного спектра КДП позволяет исследовать релаксационные процессы во влажных материалах. Приведены примеры измерения КДП горных пород, насыщенных дистиллированной водой и солевым раствором.