한국교통안전공단인증검사업무지침/제24조(안전검사시설 관리 등)
제24조(안전검사시설 관리 등)  ① 업무담당자는 안전검사에 사용되는 검사시설(이하 *검사기기  라 한다)에 대하여는 같은 지침 별지 제2호 서식의 기기이력대장을 작성하고 기기의 정밀도 등을 유지·관리하기 위하여 같은 지침 별표2 안전검사용 시험기기 일상점검 시행요령에 따라 일상점검 및 분기점검을 시행하고 그 결과를 같은 지침 별지 제3호 서식의 검사기기 일상 점검표 및 별지 제4호 서식의 검사기기 분기 점검일지에 기록하여야 한다.   ② 업무담당자는 시행규칙 별표12 기계·기구정밀도 검사기준 및 방법에 따라 적용을 받는 사이드슬립측정기, 제동시험기, 전조등시험기, 가스누출감지기 대하여는 매 1년 마다 검사기기의 정밀도를 유지하여야 한다. ?개정 2022. 10. 12.   ③ 업무담당자는 환경분야 시험검사 등에 관한 법률에 따라 적용을 받는 매연측정기, 배출가스측정기는 매 1년 마다 소음측정기는 매 2년 마다 검사기기의 정밀도를 유지하여야 한다. ?개정 2022. 10. 12.   ④ 업무담당자는 국가교정기관지정제도운영요령 제3조제3항 규정 적용을 받는 중량계, 경사각도시험기, 가시광선투과율측정기에 대하여는 매 1년 마다 검사기기의 정밀도를 유지하여야 한다.   ⑤ 업무담당자는 제2항부터 제4항까지의 규정에서 정한 교정주기가 도래하는 날이 속하는 달마다 검사기기의 교정을 실시하고, 그 결과를 같은 지침 별지 제5호 서식의 시험기기교정관리대장에 기록하여야 한다.