hat
Ou ka pre-mete frekans tès, vòltaj ak pwoteksyon valè yo nan depase presyon nan kote sa yo presyon ki wo, valè pwoteksyon pou depase vòltaj, tès fwa elatriye dapre tès ki nesesè nan restriksyon nan koòdone nan tab 4 Twa opsyon pou frekans: 0.1,0.05 , 0.02. li se frekans lan pwodiksyon enstriman ak inite se Hz vòltaj la tès se soti nan 10KV nan valè rated (tanpri pa fè sa mete vòltaj egzamen an anba a 10KV). enstriman an pa pral ranfòse ankò lè li se sou valè yo anviwònman ak kenbe anplitid pwodiksyon nan vag sinis nan sa a valè pik.
eng
You can pre-setting the test frequency, voltage and protection values of exceed pressure in the high pressure sides, protection values of exceed voltage, test times etc according to test needed in the interface restriction of Table 4 Three options for frequency : 0.1、0.05、0.02 . it is the instrument output frequency and unit is Hz The test voltage is from 10KV to rated values (please do not setting the test voltage below 10KV). The instrument will not boost anymore when it is on the setting values and maintains amplitude output of sine wave in this peaking value.