パルス信号についてQパルス信号を入力しても問題ないですか?A許容電力は最大入力電力を規格しています。パルスの規定ではありません。定格電力以上の入力と壊れる可能性がある為保証対象外となります。UFA100についてQUFA100は24時間連続で使用可能でしょうか?また、放熱に対して、どのくらいスペースを空けたら良いかの規定るのでしょうか?A24時間連続での使用は可能です。放熱スペースについて規定は設けていませんが、一般的なヒートシンクの放熱要件で計算すると、上面隙間d=33.33[mm]以上必要となります。周囲については空気が対流できることが条件なので、同じく30mm程度離して使用してください。(密閉しての使用は不可)SPA-531BについてQSPA-531Bについて、切替回数に寿命があるのはどうしてですか?また寿命が来るとどうなりますか?A内部で使用している高周波リレーに切替寿命があるため、製品としての寿命を設定しております。寿命回数に達した場合、電気性能が維持できなくなる可能性がございます(例:切替動作ができない、電気性能悪化など)。UBA-CシリーズとCPシリーズの違いは?QUBA-CシリーズとCPシリーズは何が違うのですか?A取り付け金具がついている(CPシリーズ)ついていない(Cシリーズ)の差です。UPA-885/SPA-885AについてQUPA-885/SPA-885Aについて、アースや電源をつなぐ部分の接続方法を教えてください。装置に組み込むので、ワニロクリップだとずれたり動いたりしないか不安です。線などではんだ付けしても良いでしょうか?Aワニロクリップを使用またはハンダ付けをお願い致します。CFA-01についてQCFA-01で湿度の規定はありますか?温度範囲は-10°C~+65°Cとある。なきこと、という条件になります。壊れてしまった減衰器についてQ過入力で壊れてしまった減衰器に入れた信号は、どのように流れるのか?A全反射で戻ってきてしまう(減衰器より先には信号はいかない)のですぐに使用を中止してください。SMALRの意味を教えてくださいQURA1050B-50SMALRゾウについてSMALRの意味を教えてください。通常のSMA-Jタイプでの製作は可能でしょうか?ASMA-LRとは取付面に対してコネクタがL型に曲がっていますが、コネクタ自体はSMA-Jを使用しています。SFA01AXPJ※-100とSFA01XPJ※の違いQSFA01AXPJ※-100とSFA01XPJ※の違いは何ですか?A標準減衰量(dB):3・6・10・15・20・30は、SFA01XPJ※-100が登録品番、それ以外の特殊減衰量についてはSFA01AXPJ※-100が登録品番となります。OVA-105についてQOVA-105について、LCコネクタの接続はできますか。Aできません(コネクタ変更のオプション対象外)。お客様にて変換コネクタをご用意ください。UFA50NJJについてQUFA50NJJの中心導体は銀メッキですか。