●デジタルマノメータの取扱い説明書には、「姿勢による影響」という項目があり、それを使用するにあたっての大切な事柄が記されています。●多くのデジタルマノメータ(圧力計)には、ダイヤフラムという圧力を検出するセンサーが使われています。●ダイヤフラムの材質には、シリコンゴムや金属などが使われており、弾性のある、たわみやすい円盤状のセンサーで、加わる圧力のたわみ量(変位)から圧力を検出しています。取り扱いを間違えてしまいます●圧力計の姿勢による測定値の影響はどの位あるのでしょうか?当社の標準器の一つである、横河電機(製)の圧力計の説明書には次のように記されています。scale●「百聞は一験に如かず」ということで、さっそく実験しました。実験結果から見えたこと●測定結果から、マノメータを傾けると(左右、前後)、測定値のゼロ点が変化します。●左右の傾きに対するゼロ点の変化が大きく、また傾き度合に比例して変化します。●圧力に敏感なダイヤフラム膜は、僅かな力で変化することから、圧力計(センサ)を傾けることで、ダイヤフラム自身の重さが掛かり、変形してしまいます。●従って、外から加圧されていなくても、見かけ上の圧力値が変わってしまうのです。●機器の説明書にある仕様や注意事項を知らずに、圧力計を使って、横から縦にしたり、傾けたりすると、実験結果のように測定値が大きく変わります。●仕様書や説明書を見ればわかると言われればその通りですが、校正する立場から言わせていただくならば、もっと分かり易く書いて欲しかったなと思います。測定する値に影響を与えてしまう重要な事柄だからです。●測定に当たっては、デジタルマノメータを横から縦、縦から横にさせる時には、ゼロ点を戻す意味で、必ずゼロリセットをして下さい。関連情報をご紹介します。関連リンクサイトマップこのサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。Corporation。