Toolkit​は、​NI社が提供しているLabVIEWアドオンソフトです。​振動​計測​アプリケーション​に​必要​な​関数​と​表示​器​が使用できます。Toolkitを使用した経験から使用にあたってのアドバイスを記載します。ついてアドバイス1.集録するデータ型は、Double型ではなく波形データを使用すると便利です。バリアント内に、波形データの名称や補正内容などが含んでいるため、VI関数を使用するときにパラメータ状況などが追っかけやすい。(Doubleの配列でも計算は可能。)2.デジタル信号で回転数を取るときは、「シングルポイント(オンデマンド)エッジカウント」ではなく「バッファ型(サンプルクロック)エッジカウント」で集録すること3.音響や振動解析で使用されている専門用語が、他メーカーと一部違う所があるので注意が必要です。他社:Overall4.波形データは絶対時間にて集録されるが、回転数波形は相対時間で集録されます。5.波形データはサンプリングレートのポイント数集録されるが、回転数波形はパルスの数のポイント数になるため数が異なります。(8)お問い合わせお気軽にお問い合わせください。