流量計を傾けるとどんな影響があるの?●面積式流量計は、透明なテーパ管の中にフロートがあり、流れにより押し上げる力とフロートの重さが釣り合う点で指示される流量計です。●フロートの重さを利用するので垂直姿勢での取付が基本です。●メーカの取扱説明書には「正確な流量測定を確実に行うために必ず垂直に取り付ける事」と記載がありました。●では、流量計を少し傾けるとどんな影響があるのでしょうか?●そんな疑問から流量計の傾きによる影響を実験してみました。●当社の実流装置に面積式流量計を取付けて、姿勢を0,5,10°に傾けた時の指示を測定しました。実験結果から●前後5°の傾きでは誤差はほんの少しでしたが、前後10°の傾きでは誤差が大きくなり最大で2%の誤差になりました。●垂直姿勢では釣り合った時にフロートがくるくる回っていましたが、傾ける事でフロートが可動部に触ってしまい、前後5°の時点ですでに回らなくなってしまいました。正確に垂直姿勢で取付することがポイントです。●今回使用した面積式流量計は垂直の姿勢でメーカにて予め調整されており、傾きを変えることで、(1)フロートにかかる力が傾いた分変化する(2)可動部にフロートが引っかかり摩擦がおきることが主な誤差の要因になります。●よって、面積式流量計は正確に垂直取付けする事がポイントであり、取付時に水準器などで確認しておくことが必要です。●また、長年の使用でフロートに汚れが付着することで詰まったり、指示が不安定になったりしますので、定期的に校正を行うことをお勧めします。●ちなみに、フロートの形状はメーカや機種で違います。同じ形状でも読み取り位置は機種毎でそれぞれ違いますので、取扱説明書等でその都度ご確認ください。関連情報をご紹介します。■「当社の「実流装置」をご紹介します」の情報はこちらへ>>■「面積式流量計:当社のオリジナル校正用スタンドをご紹介します。関連リンクサイトマップこのサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。Corporation。