今度は、日光にさらしてみました●前回は、pH標準液を凍らせてしまうとpH値にどのような影響があるのかについて、お届けしました。●今回は、屋外に保存しておくとpH値が変わるのかをお伝えします。●水処理や排水設備用のpH計などは屋外に設置してあり、pH計の検査をするために、近くの制御盤の中でpH標準液を保存されている場面をよく見かけます。●しかし、屋外なので日光によって、制御盤の室温が上がりすぎたり、場所によっては窓から直射日光が入りpH標準液に当たっているかもしれません。●そこで、今回は直射日光が当たる状態で保存してしまうとpH値にどのような影響があるのかを実験してみました。●pH標準液を2週間直射日光の当たる窓の外に置いて実験してみました。DKK製pH標準液:7,9pH標準液(第2種)実験結果から●実験結果から7pHでは変化が有りませんでしたが、9pHについては凍らせた時とは逆に0.02pH低い値となりました。適切な保管環境とは?●この2回の実験の結果では、直射日光に当てても、凍らせても7pHの標準液は変化せず、9pHの標準液の方が、僅かに変化しただけでした。●「直射日光を避け、25°C以下で保存、凍結不可」の注意事項から外れた環境下での実験を行いましたが、もしかすると短期間なら多少外れた環境下で保管しても、さほど影響が無いのかもしれません。●しかしpH標準液の変化は目に見えない物だけに、当社としては、次の2つ保管方法をおすすめします。●25°Cを超えてしまう屋外での保管は避ける。●直射日光を避けるために、箱に収納したり、カーテンで覆い保管する。●当社では、少しでもお客様のpH計の校正を正しくお届けできるように、暗室で一定の温度に保つ事の出来る、冷蔵庫で保管したpH標準液を使って校正をしています。関連情報をご紹介します。■「ご存じですか?pH標準液の賞味期限」の情報はこちらへ>>■「pH標準液:純水と水道水(名古屋の水・大阪の水)を比べてみました。関連リンクサイトマップこのサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。Corporation。