心筋MIBG検査においては、心/縦隔比(H/M比,HMR)が一般的に用いられているが、カメラやコリメータによって、その値が一定にならないために、標準化が必要であった。そこで、較正ファントム実験を施行して、そのカメラーコリメータ間のH/M比の差異を相互変換する方法を考案した。一般的な中エネルギー(ME)コリメータの条件に変換することにより、多施設のH/M比を較正することも可能となる。設定方法、最も広く利用されている心縦隔比(H/M比)と洗い出しの計算方法、H/M比の施設間差異の補正、心縦隔比の過去の論文あるいは研究との比較など、いくつかの要素がある。本稿ではMIBGのplanar像用の較正ァントム実験と、それに基づく変換係数の利用方法について説明する。当サイトの前項目でも述べたように、カメラとコリメータの条件により、計算されるH/M比は異なるため、自施設でのガンマカメラ更新、他施設との比較、多施設での比較にあたっては何らかの補正が必要とされていた。(IDW)法などの複数エネルギーウィンドウ法や、ファントム実験に基づく補正方法が提案されてきた。calibration法)について記載する。各臓器の部分をくり抜いて貼り合わせた構造になっており、I-123がその濃度によらずに均等に内部に広がるようになっている。従って、臓器間のカウントの比率を容易に一定にすることができる。このファントムにより心臓と縦隔のカウントを求めて、H/M比の測定値とするが、1ファントムの表裏で2点のデータ点が得られる(2ファントムで4点)。数学的に計算された値(厚さと減弱のみを考慮した理論値)がわかるので、測定値との関係をプロットすると、直線関係になる。この直線の傾きを、そのカメラ・コリメータシステムにおける変換係数(K)と定義する。コリメータによる変換係数の違いコリメータは大きく分けると低エネルギー(LE)用と中エネルギー(ME)用に分かれるが、実際に国内の84施設、225条件で測定した値を見ると、単純にLEとMEの2群ではなく様々な中間的特徴をもつコリメータがあることが分かる。この一覧を以下に記す。ここで、標準化するコリメータの条件としては、MEコリメータで最も汎用されているK=0.88を利用することにした。(1,1)を通ることに注目したい。図:カメラA固有のHMRaを数学的に計算された理論値HMRrefに変換し(変換係数Ka)、次いでHMRrefをHMRstandardに変換する。上記の表のMEGPに相当する変換係数0.88を標準的なMEコリメータとみなした。日本核医学会データベースのH/M比の正常値を計算すると、早期像、後期像ともに、正常範囲の下限値は2.2になる。H/M比の境界値は1.6(LEHRコリメータ)であった。これをME標準のH/M比に変換すると2.0となる。H/M比の境界値は1.68(LEコリメータ)であった。これをME標準のH/M比に変換すると2.0となる。2011)ではLewy小体病を診断するH/M比の境界値は1.77であった(LEコリメータが多いが全て記載されていない)。これらの研究で使われたコリメータを一般的LEと見なし、ME標準のH/M比に変換すると2.13となる。