2023ガスボンベは酸素投与中の搬送時や緊急時など一時的にいろんな場面で使用されます。今回は酸素ボンベに焦点を当てて説明したいと思います。知らないと困る「残量の計算」もできるだけわかりやすく今回お伝えしようと思います。酸素ボンベ医療現場では酸素のガスボンベがよく使用されます。この酸素ボンベを理解すると他のボンベも理解しやすいです。流量計を先に取り付けます。流量を「0」にしておきます。ガスボンベを「閉」から「開」にします。※ここでガスが漏れなければ流量系がしっかり取り付けられています。※流量計を取り付ける前にガスボンベを開けると15MPaの高圧でブシュ―っと大量の酸素ガスが放出されます。酸素は助燃性でもあるので危険です。あとは酸素チューブをつけ、流量計でガスの流量を調節します。理論詰めだと退屈なので、一瞬で酸素ボンベ残量を計算できる方法を教えます。見かけるこのタイプの酸素ボンベは15MPaで500Lの酸素が入っています。酸素160Lくらいとなります。このように、覚えてしまった方が早いですが、実際の計算方法は下の方に書いています。(後述)酸素ボンベが満タン(500L)ここで酸素の流量が2L/minだと、酸素が使用できる時間は500÷2=250酸素ボンベを使用できる時間は「250分」となります。早見表を載せておきます。配管タイプのアタッチメントを酸素ボンベに取り付けると人工呼吸器に使用できます。人工呼吸器の酸素使用量は「換気量」と換気量内の酸素の割合「FIO2」で決まります。人工呼吸器ではFIO2を設定してから「ボンベ内の酸素」と「空気中の酸素」をブレンドするので少し計算がややこしくなります。0.21))こちらの式を用いると「分時換気量」と「FIO2」を入力してボンベ使用量が算出できます。理解したい人のために、実際の求め方、上の式が作られる経緯をご紹介します。L/min酸素流量(使用量)は4L/minです。搬送用の人工呼吸器は酸素ボンベの「酸素」とタービンで取り込まれる大気中の「空気」を混ぜて換気に使用するガスを作ります。『全体の酸素流量(使用量)4L/min』の中には酸素ボンベ中の酸素と空気中の酸素が混合しているので、ここからさらに酸素ボンベだけの使用量を計算します。170酸素ボンベを使用できる時間は「170分」となります。0.21))最初にご紹介したこちらの式を使うと「分時換気量」と「FIO2」を入力してボンベ使用量が算出できます。酸素ボンベがあればタービン内蔵の人工呼吸器で使用ができます。タービンが内蔵されていない人工呼吸器もあります。その場合は空気ボンベも必要になります。空気ボンベ他のボンベも紹介します。ガスボンベの種類ガスボンベの種類は事故防止のため色で区別されます。色だけでなく、バルブの形状も違います。ヨーク型やおねじ型などがあります。これも事故防止のため、法律で決められています。ガスボンベの満タン時の容量は大きさで決まります。上で説明した酸素ボンベは、ガスボンベの中では小さい方で、満タン時500Lになります。ボンベ本体が大きくなると中の容量は1500L、6000Lと多くなります。見た目で分かる人もいますが、ボンベ本体に刻印があるため、この表記で確認できます。最高充填圧力ガスボンベ残量は計算で算出すると本来は以下の式になります。酸素ボンベは倒れてバルブが折れたり破損すると高圧のガスがものすごい勢いで出ます。基本は鎖で倒れないよう固定したり、ケースに入れます。ボンベを持ち出して置く場所がない場合は、横に倒して置きます。ボンベを立てて置くと倒れる可能性があります。亜酸化窒素や二酸化炭素は中身が液体(液化ボンベ)のため横に倒したらバルブ部分が凍るため、横に倒しません。転倒を防止する措置があることと法律で決められています。酸素ボンベは完全に使い切らず、少し残す程度が良いです。完全に空っぽにすると中に空気が入り、同時に湿気も入り、ボンベ内にサビができてしまいます。交換時のことも考慮し、酸素ボンベはもったいぶらず少し残した状態で交換するほうが安全上望ましいです。酸素ボンベは黒色なのに対し、酸素の配管は緑色になっています。二酸化炭素ボンベは緑色なのでややこしいですね。ガス配管は「医療法」で規定しているのに対し、ガスボンベは「高圧ガス保安法」で決められています。それぞれ規定している法律が違うため、このような色の違いが生じます。JIS規格について説明したいですが、また後日解説します。pmコメント失礼いたします。pmコメントありがとうございます。おっしゃってる考えで問題ないと思います。タービン内蔵の人工呼吸器では、空気と酸素をブレンドして送ります。空気にも21%酸素が含まれてるため、ボンベで使用する酸素より吸入する酸素の量は多くなります(FIO2が1.0ではボンベ酸素使用量=吸入する酸素量)解答になってますでしょうか。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメント名前メールサイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。ΔPREVやさしく「シリンジポンプ」をまなぶNEXTやさしく「SpO2」をまなぶCEの喜多川さんICUによくいる臨床工学技士です。医療界は理不尽なことが多く、1年目の頃は怒られ、殴られることも日常茶飯事でした。ポジティブな私はあえて立ち向かい、知識を駆使して少しずつ信頼を得られるようになりました。今では調べることが日課になり、臨床のほかに学術や執筆活動もアグレッシブに行ってます。ななめ書き』では、ICUで使う医療機器の情報をまとめています。