校正する前に●校正する折りは、液切れしていないことを確かめなければいけません。●ガラス内部に含まれていたアルカリ成分が付着することが考えられます。●ガラスに含まれるアルカリ成分が溶け出し、経年変化と共に球部、毛細管内に付着して、球部や毛細管が細くなります。●水銀の酸化が考えられます。●毛細管に不活性ガスを封入していますが、それでも僅かに混入している酸素によって、水銀の一番上のところが長期間一定位置にあると、その部分が酸化して、酸化物が付着します。●球部や毛細管が細くなったり、水銀に酸化物が付着することが、液切れになる原因です。(人間でいえば、毛細血管が細くなって引き起こす、脳梗塞や心筋梗塞と同じ状態です。●月に一度は温度を上げて、水銀を動かす必要が有ります。●但し、温度の上げすぎに、ご注意下さい。●購入してから長期間使用せずに保管し、計量法で定められた3年毎の検査をされているとしたら、水銀を酸化させる最大の要因になります。●搬送中のトラブルを防ぐために、原則、お客様の現場で校正します。●下記の受入検査項目をチェックし、不具合があれば、校正を中止します。●不具合が発見されたら、すぐにお客様へ状況を説明させて頂きます。●感温液を液切れさせない。●ガラス管や球部に破損やヒビを入れさせない。したガラス製温度計は、再度液切れし易いため、標準器としては不向きです。関連情報をご紹介します。関連リンクサイトマップこのサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。Corporation。