実装しようとしています。使用するライン名とデータ転送の仕組みや設定方法は、どのように行うのですか。バーストモードは、6533/6534デバイスで使用できる、ハードウェア・クロックで同期せるデータ転送プロトコルです。電子回路のロジックテストや、ボード、チップのテストなどに使用します。バーストモードではデータ転送ライン(ポート)以外に以下のような、3本のコントロールラインを使用して同期をとります。PCLK)※NI-6534はDAQmx7.4以降でサポートされています。データを送る側のデバイスが、データを送る準備ができたときに有効になります。(準備ができた)状態になります(入力のの場合は、バッファに読み取る空き領域ができた時)。Event(ACK)ラインは有効になります。Event(ACK)が有効になると、相手側(受け取り側)のデバイスにデータを転送する準備ができたことを伝えます。(REQ)ラインを有効にします。Clock(PCLK)のエッジで始まります(立ち上がり立下りはプログラムで設定可)。転送はどちらかのラインが無効になるまで続きます。Transfer(ACK)ラインは無効になります。転送レートやバッファサイズはプログラムで、アプリケーションに合わせて設定します。(PCLK)で、指定されます。Clockは、送り側、受け側どちらのデバイスでも生成可能です。(REQ)ラインを無効にし、データ転送を中断(ポーズ)します。(REQ)ラインを有効に戻し、再びデータ転送を開始します。以下のテーブルにそれぞれのピンの名前があります。配線時のピン番号は添付のJPGファイルをご覧ください。Engineはハンドシェークを行うときの構成グループです。ハンドシェークの動作を2つの異なった設定で構成したい場合、2つの8ビットのポートとして、もしくは2つの16ビットのポートとして構成することが可能です。LabVIEWでは2つの8ビットのポートとして構成する場合、ポート0がグループ0として、ポート2がグループ1として割り当てれます。2つの16ビットのポートとして構成する場合、ポート0とポート1がグループ0として、ポート2とポート3がグループ1として割り当てられます。一つの32ビットのポートとして構成する場合、LabVIEWでは常にグループ0として割り当てられます。Chan-Burst.viが、読み取り(受け側)となります。ボード1枚で、ポート0とポート2を使用して、上記のサンプルを使い、バーストモードのハンドシェイクを行うことができます。した場合、PFI2(ピン2番)とPFI7(ピン8番)、PFI6(ピン3番)とPFI3(ピン9番)、さらにPFI4(ピン5番)とPFI5(ピン6番)を、それぞれ配線します。※このサンプルを使用するときは、サンプルの片方のプログラムのDAQmxタイミング関数のモードをバースト(インポート)に変更して、クロックを共有するようにしてください。