つの機能で表記しています。Drive採用の18ビット高精度逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)で、単一の電源(VDD)で動作します。リファレンス電圧(VREF)は外部から供給され、電源電圧とは独立して設定できます。AD4003/AD4007/AD4011の消費電力はスループットに比例して増加します。Drive機能は、シグナル・チェーンの複雑さと消費電力の両方を緩和し、高いチャンネル密度を実現します。入力電流が低減されているため、特に高インピーダンス・モード時に、長い信号アクイジション・フェーズと相まって、専用のADCドライバが不要となります。Driveは、これらのADCを駆動できる付随回路の範囲を拡大します(データシートの図2を参照)。入力スパン圧縮により、ADCドライバ・アンプに負電源を提供する必要はなくなりますが、ADCコードの全範囲へのアクセスは維持されます。入力過電圧クランプはADCの入力を過電圧から保護してリファレンス・ピンの擾乱を最小限に抑え、外部保護ダイオードを不要のものとします。最大2MSPSの高速デバイス・スループットにより、ユーザは、高周波信号を正確に取得でき、また、オーバーサンプリング手法を用いてアンチエイリアス・フィルタの設計に伴う課題を軽減できます。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)のクロック・レート条件が緩和されているため、デジタル入出力の消費電力量を減らし、デジタル・ホストの選択肢を広げ、デジタル絶縁間でデータを送信するタスクを簡略化することができます。SPI対応のシリアル・ユーザ・インターフェースは、別々のVIOロジック電源を使用することによって、1.8V、2.5V、3V、および、5Vのロジックに対応できます。ノイズを持っています。このファミリーのリファレンス電圧では、高精度用の新しいコア回路を採用し、業界をリードする温度安定性とノイズ性能を提供しています。このデバイスの出力電圧熱ヒステリシスは小さく、かつ長時間出力電圧ドリフトも小さいため、時間と温度変動に対するシステム精度を向上させることができます。mVのロー・ドロップアウト電圧なので、このデバイスは携帯型装置で使用することができます。°C(Cグレード)の温度範囲でも利用可能です。ADR4525W(8ピンSOICパッケージを採用)は車載アプリケーション向けに性能評価済みです。X+AD5791AD5791はシングルの20ビット、出力バッファ無しの電圧出力DACで、最大33Vのバイポーラ電源電圧で動作します。AD5791は、5V~(VDD-2.5V)範囲のプラス側リファレンス入力と、(VSS+2.5V)~0V範囲のマイナス側リファレンス入力を許容します。AD5791は、±1LSB(max)の相対精度仕様を提供し、動作は±1LSBのDNL(max)仕様を備えており、モノトニシティ(単調増加性)が保証されています。この製品は、汎用3線シリアルインターフェースを使用しており、このインターフェースは最大35MHzのクロックレートで動作し、標準のSPI®、QSPITM、MICROWIRETM、DSPなどのインターフェース規格と互換性を備えています。このデバイスは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、この回路がパワーアップ時はDAC出力を0Vで既知の出力インピーダンス状態にし、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの値を維持します。この製品は、出力を規定の負荷状態に設定する、出力クランプ機能を備えています。X+AD5686RAD5686R、nanoDAC+TMは、クワッド(4チャンネル)、16ビット、レールtoレール電圧出力のD/Aコンバータです。このデバイスは、2.5V、2ppm/°Cの内部リファレンス(デフォルトでイネーブル)を備えており、ゲイン・セレクト・ピンによって、2.5V(ゲイン=1)または5V(ゲイン=2)のフルスケール出力が選べます。この製品は単電源2.7V~5.5Vで動作し、設計によって単調増加性が保証されており、0.1%フルスケール未満のゲイン誤差と1.5mVのオフセット誤差性能を実現します。デバイスは3mm×3mmのLFCSPとTSSOPパッケージを採用しています。AD5686Rは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、RSTSELピンで、パワーアップ時の、DAC出力をゼロ・スケールまたミッド・スケールにすることができ、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの値を維持します。この製品はチャンネルごとのパワーダウン機能も備えており、パワーダウン・モード期間ではデバイスの消費電流を、3V動作時に標準で4μAに低減します。5Vロジックが選べます。価格を見るApplicationsプロトコルアナライザーオシロスコープとデジタイザ化学分析と分析機器インピーダンス測定と分析データ・アクイジション宇宙技術ソリューションプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)&分散型制御システム(DCS)ADA4807-2オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力X+ADA4807-2ADA4807-1/ADA4807-2は超高精度な低消費電力、低ノイズ、レールtoレールの電圧帰還型オペアンプです。部品実装密度が高く低消費電力が要求される高速システムまで広範囲のアプリケーションに適しています。ADA4807は±1.5V~±5V(単電源で+3V~+10V)の広い電源範囲で動作し、さらにディスエーブル機能を備えているのでアサートして静止電源電流を2.4μA(typ)まで減らすことができます。高ダイナミック・レンジの信号を処理するシステムに対して、出力電圧は各電源レールの50mV以内まで振れるので出力ダイナミック・レンジが最大限になり、入力段はレールtoレールなので電源レールまであるいは電源レールを超えて入力することができます。step)へのセトリング時間が47nsと高速性能であるとともに、入力オフセット電圧が±20μV、温度ドリフトが0.7μV/°Cと高精度になっています。p-p、100kHzで1kΩを駆動した場合、HD2は-112dBc、HD3は-115dBcです。このアンプは低歪み、高セトリング・タイムなので分解能18ビットまでの高速単電源高精度ADCの駆動に最適です。ADA4807はこれら優れた性能を提供しますが、静止電流は1mA以下しか消費しません。ADA4807-1(シングル)は省スペースの6ピンSC70と6ピンSOT-23パッケージを採用しております。ADA4807-2(デュアル)は10ピンLFCSPと8ピンMSOPパッケージを採用しております。ADA4807は-40°C~+125°Cの工業用温度範囲で動作します。X+ADA4610-2ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4は、低オフセット電圧、低入力バイアス電流、低入力電圧ノイズ、低入力電流ノイズでレールtoレール出力の高精度JFETアンプです。ADA4610-1はシングル、ADA4610-2はデュアル、ADA4610-4はクワッドのオペアンプです。低オフセット、低ノイズ、非常に低い入力バイアス電流の組み合わせにより、このアンプは、特に高インピーダンス・センサーの増幅およびシャントを使う高精度電流計測に最適です。テスト装置において高精度が得られます。多くの競合アンプと異なり、ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4は非常に大きな容量負荷でも高速なセトリング性能を維持します。多くの旧型JFETアンプとは異なり、ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4は、入力電圧が最大コモンモード電圧範囲を超えても、出力位相反転は発生しません。容量性負荷での高速スルーレートと優れた安定性により、ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4は高性能フィルタ用に最適です。低入力バイアス電流、低オフセット、低ノイズにより、フォトダイオード・アンプ回路で広いダイナミック・レンジが得られます。ADA4610-1/ADA4610-2/ADA4610-4は、低ノイズ、低歪み、高出力電流および優れた動作速度を持つため、オーディオ・アプリケーション向けにも最適です。(-40~+125°C)にわたって仕様規定されています。AADA4610-1は8ピンSOICと5ピンSOT-23パッケージを採用しています。ADA4610-2は8ピンSOIC、8ピンMSOP、8ピンLFCSPパッケージを採用しています。ADA4610-4は14ピンSOIC、16ピンLFCSPパッケージを採用しています。Output下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。シグナル・チェーン詳細は、それぞれのパーツをクリックして下さい。チャンネルデータ・アクイジション・システム※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。X+CN0269図1に示す回路は、高速チャンネル間の切替え用に最適化された高性能の工業用信号レベル・マルチチャンネル・データ・アクイジション回路です。この回路は、最大18ビットの分解能で16チャンネルのシングルエンド入力または8チャンネルの差動入力を処理できます。1つのチャンネルは、18ビットの分解能で最大1.33MSPSのサンプリングを行うことができます。250kHzのスイッチング・レートですべての入力チャンネル間の切替えを行う場合は、16ビットの性能が得られます。シンプルな4ビットのアップダウン・バイナリ・カウンタと組み合わされたこの信号処理回路は、FPGAやCPLDあるいは高速プロセッサなしでチャンネル間の切替えを実現する、シンプルでコスト効果の高い方法を提供します。カウンタは、複数チャンネルをシーケンシャルにサンプリングするためにカウントアップまたはカウントダウンするようにプログラムしたり、1つのチャンネルをサンプリングするために固定バイナリ・ワードをロードしたりすることができます。この回路は、プロセス制御や電源ライン監視を含む数多くの工業用アプリケーションのマルチチャンネル・データ・アクイジション・カード用の最適なソリューションです。無人航空機(UAV)システムCN0354冷接点補償機能付きの低消費電力マルチチャンネル熱電対測定システム※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。総消費電力は8mW未満です。この回路は多重化フロントエンドを内蔵しており、その後段には冷接点補償(0°C~50°C)を行う計装アンプが接続されていて、5mV/°Cという高精度のスケール・ファクタで熱電対出力を電圧に変換します。-25°C~+400°Cの測定範囲における誤差は2°C未満で、これは主に熱電対の非直線性によるものです。非直線性補正アルゴリズムが、900°C以上の測定範囲における誤差を0.5°C未満に減らします。ノイズ・フリー分解能は0.1°C未満です。ADCによってデジタル化され、SPIシリアル・インターフェースにデジタル値が出力されます。ラピッド・プロトタイピング用のPMODフォーム・ファクタを用いたこの設計は最小限のPCボード面積しか必要とせず、熱電対温度を高精度で測定することが求められるアプリケーションに最適です。マルチチャンネルKタイプ熱電対測定システム(簡略回路図:全接続の一部およびデカップリングは省略されています。※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。Vまでの両電源で動作します。両方のリファレンス入力はチップ内でバッファされているので外付けバッファは必要ありません。maxのDNL仕様でモノトニシティ(単調増加性)動作が保証されています。typ)でAD5780の出力バッファとして最適です。Vの出力電圧スイングを可能にしています。この回路に対するデジタル入力はシリアルで、標準SPI、QSPI、MICROWIRE®、DSPのインターフェース規格と互換性があります。高精度アプリケーション向けにコンパクトな回路は高精度だけでなく低ノイズにもなります—これは高精度部品AD5780、ADR445とAD8675の組み合わせにより確実になります。LSBで単調増加性が保証されるとともに低消費電力、小さいPCB面積とコストパフォーマンスをLFCSパッケージで提供されます。V電圧源(簡略化した回路:接続及びデカップリングの全ては示されていません。※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。X+CN0180標準的な工業用途のシングルエンド信号のレベルは、±5V、±10V、0V~+10Vで、最新の高精度16ビットまたは18ビット単電源のSAR型ADCの差動入力範囲と、直接の互換性を備えていません。適切なインターフェース・ドライブ回路には、アッテネータ機能、レベル・シフトの必要があり、それに加えて工業用信号を、ADCの入力要求にマッチするような、正しい振幅で正しいコモンモード電圧を持った、差動信号に変換する必要があります。適切なインターフェース回路は、抵抗ネットワークとデュアル・オペアンプを使って設計することができますが、抵抗器同士およびアンプ間のマッチングに起因する誤差が最終出力での誤差を招いてしまいます。必要な出力位相のマッチングやセトリング時間を達成することは、特に低消費レベルでは、問題となり得ます。図1に示された回路はAD8475差動アンプを使っており、アッテネータ機能、レベル・シフトを行い、一切の外付け部品を使わずに差動信号への変換を行っています。ACおよびDCでの性能は、18ビット、1MSPSのPulSAR®シリーズAD7982・ADCや、このファミリの他の16ビットおよび18ビット製品で、最速サンプリング速度4MSPSを持ったADCに、互換となっています。AD8475は、ゲイン設定用の高精度薄膜ゲイン抵抗を内蔵した、完全差動のアッテネーションアンプです。この製品は、高精度な減衰率(0.4倍または0.8倍)、コモンモード・レベルのシフト及び、入力過電圧保護を備えた、シングルエンド-差動変換、を提供します。消費電力は、単電源5Vでわずか15mWです。18ビット、1MSPSのAD7982はわずか7mWしか消費しませんので、競合製品のADCよりも1/30と低くなっています。この組み合わせでの合計の電力消費は、わずか22mWです。シングルエンド/差動変換ADCドライバ回路(簡易回路で:全ての接続およびデカップリングは示されていません。+10Vの範囲でプログラム可能な20ビット分解能の出力電圧を提供します。この回路へのデジタル入力はシリアルで、標準SPI、QSPITM、MICROWIRE®、DSPの各インターフェース規格と互換性があります。高精度アプリケーションに対応するため、この回路は高精度と低ノイズの両方を実現します。これは、AD5791、AD8675、AD8676の高精度デバイスの組み合わせによって可能になります。DACのリファレンス入力の入力インピーダンスは、DACのコードに大きく依存し、DACのリファレンス信号が適切にバッファされないと直線性誤差を生じるため、リファレンス・バッファはこの設計において非常に重要です。120dBの高いオープンループ・ゲインを持つAD8676は、この回路のアプリケーションに必要なセトリング・タイム、低オフセット電圧、低インピーダンス駆動能力を実現することが実証テストされています。AD5791は、デュアル・オペアンプAD8676を使ってその電圧リファレンス入力をバッファした状態で特性が評価され、出荷前のキャリブレーションが行われているので、これらのデバイスの組合わせに対する信頼性(性能の再現性)がさらに向上します。LSBの微分非直線性(DNL)で単調増加性を保証するとともに、低消費電力、小さいPCB面積、優れたコスト・パフォーマンスを実現します。20ビット精度、±10V電圧源(簡略化した回路図:接続の一部およびデカップリングは省略されています。互換のデジタル・インターフェース※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。チャンネルの熱電対測定システムです。タイプの熱電対(B、E、J、K、N、R、S、T)に対応します。つの熱電対を自由に組み合わせて接続できます。各熱電対チャンネルの測温抵抗体(RTD)は、冷接点補償の機能を備えています。このシステムを使用する熱電対計測は、多様なタイプの熱電対の全動作範囲に対応できます。互換プラットフォーム・ボードへの標準シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)接続機能があります。インターフェースとオープンソース・ファームウェアを搭載しているので、多様な熱電対アプリケーションに簡単に適用できます。付き絶縁型マルチチャンネル・データ・アクイジション・システム※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。示す回路は、費用効率の高い、絶縁されたマルチチャンネルのデータ・アクイジション・システムで、標準的な工業用信号レベルに適合しています。ビット動作が可能です。個のチャンネルを処理することができ、シングル・エンドと差動のどちらの入力信号にも互換性があります。