メーカなどさまざまな業種で使用されています。●粘度計にもさまざまな種類がありますが、今回はその中でよく使われているB型粘度計についてお伝えします。●B型粘度計で測定する時には、規定の容器(例:500mlビーカ、内径85mm)に測定液を入れて測定することが決められています。●メーカの取扱説明書などを見ると、「ローターが測定容器の中央にくるようにして下さい。」と記載がありました。●では、実際にローターを測定容器の中央からずらした時に、測定値にどの様な影響があるのか気になり、実験してみました。入れ、容器の1中央21/4Rの位置3端の位置で粘度を測定しました。実験結果から●容器の真ん中から端にずらす程、誤差は大きくなりました。●2の位置では粘度計精度から外れ、3の位置では粘度がレンジをオーバーし、実験前に思ったよりも誤差が大きくなり驚きました。ローターは、容器の中央に浸すことが正確な測定を行うポイントです。●ローターが中心からずれることで、容器壁面との摩擦力の影響でトルクが変化し、測定値に影響を与えてしまいます。●よって、正確な測定を行うために、ローターは容器の中央に浸して測定を行うことをお奨めします。●ちなみに、実際に粘度液の中央と端を棒でかきまぜてみると、端の方が重くなる事が体感出来ます。●浴槽に水を入れて手で回してみても同じことが体験出来ますので、皆様も一度お試し下さい。関連情報をご紹介します。:動粘度と粘度の意味の違いを調べてみました。関連リンクサイトマップこのサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。Corporation。