テストパネルのカウンタI/O画面について説明します。カウンタI/O画面では、入力された信号の電圧立ち下がりエッジの回数をカウントします。エッジは、TTLレベルで2.0Vを超え、0.8Vを下回ったのを検出して、カウントします。USB-DAQを右クリック→「テストパネル」または、右メニューバーの「テストパネル」を選択して開かれるテストパネル画面で、「カウンタI/O」のタブをクリックするとカウンタI/O画面が表示されます。カウンタI/O入力された信号の電圧立ち下がりエッジの回数をカウントします。1.チャンネル名デバイスチャンネルを選択します。クリックすると使用できるチャンネル一覧が表示されます。2.モードデバイスチャンネルを選択します。クリックすると使用できるチャンネル一覧が表示されます。周波数とデューティサイクルで周期信号を出力します。デジタル信号の立ち上がりエッジ数をカウントします。USB-6008ではエッジカウントのみ使用できます。3.エッジソースエッジのソースチャンネルを選択します。