温度が違う現場では長さの測定はどうしたら良いの?●長さ計の校正では、外気温により長さが伸び縮みしたブロックゲージを使って、いきなりマイクロメータを校正した場合、当たり前の事ですが、正しい校正値が得られません。●ご存じのように、長さ計を校正する環境は、20°Cで管理された場所が望ましいのですが、現実問題として、温度が高かったり、低かったりする現場では、どの程度測定値に影響するのでしょうか?(実験:1)温度によって測定値がどの位変わる?●35°Cにしたブロックゲージを、約20°Cの温度に慣らしたマイクロメータを使って、室温が約20°Cで測定した時、時間の経過と共に測定値がどの様に変化するか実験しました。31%●最初、35°Cのブロックゲージを20°Cのマイクロメータで測定した場合、15°Cの温度差の時は、ブロックゲージの公称値(100mm)と18μmズレていた測定値が、40分経過後、ブロックゲージとマイクロメータがほぼ同じ温度に安定した時、公称値と同じ測定値になることが分かりました。●今回の実験からは、温度慣らしは40分位必要ということが分かりましたが、お客様がどれくらいの正確さ(精度)で測定されるかによって、温度慣らしの時間を決められることをお勧めします。●メーカでも、マイクロメータやノギス等の測定工具を校正される場合は、約2時間以上、ブロックゲージや三次元測定器等の精度の高い標準器については、8時間以上を目安に温度慣らしを推奨しています。●さて、温度慣らしが必要なことは分かりましたが、実験1の様に、測定時の環境温度が20°Cでないと、正しく測定出来ないのでしょうか?(実験:2)測定環境が、20°C以外ではどうなるの?●測定器と被測定物の両方を20°C以外の温度で慣らし、各々の環境温度で測った時の測定値はどうなるのか、実験をしてみました。●実験2測定する部屋の温度を変化させてマイクロメータで100mmスチール製ブロックゲージを測定した時の測定値(温度慣らし時間は、各温度とも90分です)●実験から、環境が20°C以外の場合は、温度慣らしを行うことで、ブロックゲージの公称値(100mm)に近づきますが、温度が10°C変わると約1μm程度、公称値とズレることが分かりました。●ちなみに、実験に使ったブロックゲージとマイクロメータの主要な部分の熱膨張係数(メーカー仕様)は、次の通りです。実験1・2の結果から見えたこと●今回の実験から、現場でマイクロメータを使って被測定物の長さを測る場合には、温度慣らしが正確さの一つの鍵になること。●また、測定器と被測定物の熱膨張係数が違うと、測定値にある程度、影響することから、どれくらいの正確さで測定するかによって、環境温度も考慮することが、もう一つの鍵になると分かりました。●従って、環境温度をぴったり20°Cで管理することは現実的に無理がありますので、どれくらいの正確さ(精度)で測定するかによって、許容できる範囲の環境温度で測定器と被測定物を慣らしてから、測定されることをお勧めします。●今回は、同じ様な材質(スチール)のブロックゲージとマイクロメータで実験しましたが、次回は、材質の違うセラミックのブロックゲージをマイクロメータで測定したらどうなるのかをお届けします。関連情報をご紹介します。■「どうして、測定時に綿手袋を使用するの?」の情報はこちらへ>>■「測定時の温度変化をおさえる工夫」の情報はこちらへ>>■「ノギス:すべては板バネが原因でした。関連リンクサイトマップこのサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。Corporation。