プローブにはBNC-MCXのアダプタが添付されている。充電用にUSBケーブルは添付されているが充電器(ACアダプタ)はない。ネジ類は見あたらない。いうことは、はめ込みなのだろうけど簡単に開きそうにはないので内部のチェックは諦める。測定では、実際に測定してみる。電源を投入すると動作モードを指定する画面が表示される。上下の矢印で選択して「OK」ボタンを押せば良い。オシロスコープ操作オシロスコープでは、一般的にプローブ補正用の1kHz矩形波の出力端子がある。このDOS-TC2にはその端子はないが、代りにPWM出力がある。周波数とデューティを指定できる。デフォルトでは1kHz、50%になっているようだ(電圧は5V)。AUTOボタンを押せば良きに計ってくれるので簡単に表示できる。マニュアル操作もできる。現在対象になっているものは青で表示される。上は0V基準の移動マーカ(左端の三角)が操作対象になっている。上下ボタンで移動できる。この状態でOKを押すと、次は垂直軸(現在200mVと表示されている)、その次は水平軸(500us)、カップリング(DC)、と順次切り替わる。切替えは一方向で逆戻りはできない。ところが、問題があった。上の状態では波形が文字に重なって見づらいので基準レベルを下に移動した。するととトリガ電圧(右端の三角)が波形から外れるのでトリガ電圧を下に移動した。すると、トリガが上手くかからなくなってしまう。同期が取れなくなり、波形がチラチラ動いて止まらない。トリガモードをNormalやSingleにすると波形自体が表示されない。垂直軸の基準レベルを(大きく)移動した場合は、操作はできるが測定できないという状況。オート操作のあとで垂直軸の基準レベルはそのまま動かさなければNormalトリガやSingleトリガも使える。画像キャプチャ(ファイル保存)の機能はなさそう。正弦波アナログ帯域のテストのために、正弦波を1kHzから徐々に上げて波形の確認(1Vpp)。上述の問題もありオートで。150kHz200kHz200kHzで0.77Vppという結果なので、仕様通り(デジタルオシロのアナログ帯域は-3dB(1/√2)が確保できる範囲)。いえ、水平スケールの最小が10μs/divなので、高い周波数では厳しい(見づらい)。矩形波10kHz20kHz50kHzアナログ帯域が200kHzなので、50kHzの矩形波はこんなものか。ちなみに、下は同じ波形を別のオシロスコープで見たもの。元の波形が鈍っているわけでないことの確認のため。Test」を選択すればすぐに測定される。連続して測定する場合は「TEST」ボタンを押す。放置していると自動で電源が切れる(オートオフ時間は設定で変更可能。抵抗、コンデンサ、インダクタいくつかの部品をDE-5000の測定結果と比較する。100ΩDE-5000の画面が霞んで見えるのはアンチグレアの保護シートを貼っているため。実際にはこんなには見づらくないのだけど、写真にするとかなり霞んで見えてしまうようだ。4.7kΩ10kΩDE-5000、バックライトを付けてみたけど、画面の見づらさ(写真写りの悪さ)はあまり変らず...。100kΩ100pF(セラミック)0.22μF(フィルム)100μF(電解)100μH2.2mHその他のデバイス(ダイオード、トランジスタなど)ここからはDSO-TC2だけで測ってみる(ちゃんとした比較対象を持っていないので)。シリコンダイオードVfではなくてUfと表示される...。ショットキーバリアダイオードツェナダイオードダイオード二つ(両方向)と見なすみたい。Vz(ツェナ電圧)は3.7Vのもの。ツェナダイオードは専用測定モードがあるのでそちらで測ってみる。このモードには、「OK」ボタンで移行する。各機能は上下ボタンで選択。下は、三つのツェナダイオードを測った様子。Vfは、それぞれ、3.3V、3.7V、4.5V。バイポーラトランジスタFETまとめなどオシロスコープのアナログ帯域は仕様どおり200kHzはあるようだ。安価なオシロスコープだと全然満たしていないものが多いのだけど、これはその点は大丈夫。水平軸の最小が10μsということもあり、低周波用。トリガが上手くかからなくなる不具合がある(詳細は上に書いたとおり)。パーツテスタの方は測定値の精度はあまり良いとはいえない(そもそも精度は謳われてない)。パーツが壊れていないか、それらしい値かというチェックには使える。VfがUfと表示されるなどの不具合がある。ファームウェアのアップデートができるようなので(PCにつないでファイルをアップロード)、不具合が解消されることを期待したい。現時点(2022年8月2日)では新しいファームウェアはリリースされていない。使い勝手の面では、バッテリが内蔵されているので手軽に使える点は良い。オシロスコープモードではバッテリインジケータがない。パーツテスタモードでは測定の際にバッテリの電圧が数値で表示される(でも、残り量が直感的にわからない)。ソケットに入らない部品の測定用にクリップが添付されているけど、これをソケットに差すのがやりづらい。これを差す用のピンソケットがあればと良いと思う。全体的な印象は、「多くは望めないけど、値段を考えれば納得。機動性が良い便利な小道具」といった所かな。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。複数の画像を添付する際は、すべての画像を一度にまとめて「ファイル選択」ボタン上にドラッグ&ドロップしてください。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。23:59tinySAこれまでの主だった記事一覧。NanoVNA-FNanoVNA、S-A-A-2、LiteVNA、および、それによる測定などの主だった記事一覧。20:01AliExpressやeBayでの買い物で、楽天スーパーポイントがもらえるなんと、AliExpressやeBayで買うと、楽天スーパーポイントがもらえるという方法があった(いつの間にかeBayは撤退した模様。返信有り難う御座いました。天気次第ですが、取り掛かります。後日、改めてお返事を差し上げます。...jh4vaj2023/5/29ATtiny402でLチカ情報、ありがとうございます。検索してみたところ、ATtiny88というチップがあって、それを載せたボードなんですね。Takahashi2023/5/29ATtiny402でLチカAtTinyの情報ありがとうございます。安いMH-Tiny88ボードを見つけたので購入して使ってみました。JH4VAJ局のLBCK04、LEDチェッカのスケッチ...jh4vaj2023/5/29AT-100MとATU-10(アンテナチューナ)を試してみたどちらでもいいと思います。中でつながっていますから。言えばアンテナ側のほうが意味的にわかりやすいと思います。Nakamura2023/5/29AT-100MとATU-10(アンテナチューナ)を試してみたありがとうございます。付属のドライバは、シャーシ用みたいで、合うやつを探してみます。管理人1970年代に電話級の資格を取得。その後、3.5~144MHz帯まで広く運用するが、メインはずっと7MHz帯。数年間は活発に運用するも、そのうち徐々にQRT。1990年代半ばにAX.25を使ったパケット通信(TCP/IP網)で復活。これも引越しを機にQRT。2016年、突如として再活動したくなり、この機に3アマを取得。コールサインは以前のものを再取得した。調子に乗って1アマも取得。