DDM-2001ダスト濃度計は企業のコンプライアンス(法令遵守)の確立、CSR(企業の社会的責任)にとって必要な環境監視機器です。現行の法規制では、煙突からの媒塵(煤塵)濃度測定は全て手分析によるもので、残念ながらある時点でのバッチデータでしかありません。万が一煙突から煙(煤塵)を多量に排出してしまえば、周辺の住民は先ず役所に通報するでしょう。その結果、役所の環境課から当該事業所に対して状況説明を求めてくることになります。この時に連続データ(Evidenceとして)が無ければ説明責任を果たすことはできません。企業は媒塵を排出している社会的責任(CSR)を全うする上でも連続式ダスト濃度計が必要となるのです。異常時の前後データがあればその時の発塵状況が判り、早急な対処が可能となります。した経験の積み重ねと日常の運転管理によって、初めて環境規制値を遵守すること(コンプライアンス)が確立されると考えられます。データの指示傾向をモニターすることで、電気集塵機やバグフィルターの運転状況が把握でき、環境へ媒塵が多量に放出される前に集塵機などの適正なメンテナンスを行うことが可能となり、予防保全にもつながるのです。1気圧)を守る為に電気集塵機、バグフィルターの管理を行う目的に使用される相対濃度計です。(株)田中電気研究所製ダスト濃度計は光散乱方式を採用し、過酷な環境(※)でのメンテナンスフリーを実現するために開発された独特な構造の検出器を備えた、とてもシンプルかつハイレベルな測定器です。当社のダスト濃度計はJISZ8852:2013(排ガス中のダスト濃度の連続測定方法)に適合した性能を持っています。活用し、当社が提案企業として作成した「排ガス中のダスト濃度自動計測器の性能評価方法JISB7996」での実証試験では、手分析との相関係数は0.994の実績があります。測定データ:傾向管理の例(左)バグフィルター出口煙道にダスト濃度計を設置したところ、目では判らなかったが指示が大きく振れていました。現場を確認すると譲布の目詰まり及びシェーキングダンパの不具合が発見されました。(右)濾布の目詰まり、シェーキングダンパの修理を行なったところ、指示の振れは収まった。(ダスト濃度計の感度は前のままの状態)上記グラフは縦軸を0~10%に拡大して見ています。非常に簡単な設置工事200×65mmの穴を1箇所あけて検出器を取り付けるだけなので、設置はとても簡単です。した光がダストに当たり散乱した微小な光を電気信号に変えてダスト濃度を知ることができます。利点:低濃度でのダスト濃度測定が可能で、手分析との相関係数が高い測定方式です。当社のダスト濃度計は煙道または煙突に直接光を照射し、煤塵による散乱光を受光し、電気信号に変えて測定する「非吸引採取式(ノンサンプリング式)」を採用しています。1m程度の投光と受光の交叉した3次元的ボリウムの有る空間(※図の紫色の部分)光学式の為、帯電した粒子、水分、流速の影響を受けずに連続測定ができます。検出窓のエアーパージには独特の構造を有し、ほぼメンテナンスフリーを実現しています。※光散乱方式はダストの粒径、色に影響を受けますが、集塵機出口では一定になるので問題はありません。DDM-2001本体コントロールボックス(株)田中電気研究所製ダスト濃度計「DDM-2001」は本体にあるハロゲンランプ光源をチョッパーモーターにより一定周期の光にした後、投光ファイバーを通して検出器に導かれ、煙道内に照射されます。煤塵によって散乱した光は、90度後方から見ている受光ファイバーを通って本体内の受光ユニットに導かれ、光→電気変換の後にCPU内蔵の信号処理回路基板で同期検波され、外部出力信号(4~20mA、RS-232C)となります。同時に警報接点も出力されます。健全性確保(ゼロ・スパン調整をプラント稼働中に出来ます)プラントが稼動して排ガスが流れていても、ダスト濃度計の検出器から投光受光光ファイバーを安全に外すことができます。付属の校正器に接続することで機器のスパン調整を行なうことができます。当社のダスト濃度計は、測定ガス圧力246kPa、COガス濃度20%そして高温の場合では820°Cと言う過酷な条件の下でも安全に健全性確保が可能です。オプション付属の校正器には透過率1%の減光フィルター及び絞り板が組み込まれています。想定される煤塵濃度にダスト濃度計の電気的感度を合わせるスパン調整を行なったあと、当社技術員により校正器内部の絞り板を調整します。このことで機器健全性確保の為の校正値を決めることができます。ゼロ点調整はモータースイッチをOFFにした状態で出力が0%になるようにゼロ調整ダイアルで調整を行ないます。自動校正モードでオートゼロ調整を周期的に行うことも可能です。スパン調整はモータースイッチをONにし、光ファイバーを校正器に接続した状態で校正値出力になるようにスパン調整ダイアルで調整を行ないます。