4.周波数モードでパルス列生成を選択した場合、パルス信号の周波数を入力します。5.デューティサイクルモードでパルス列生成を選択した場合、パルス信号のデューティサイクルを入力します。デューティサイクル:パルスにHIGH/LOWの幅の比率。検出したエッジ回数を表示します。7.開始ボタンカウントを開始します。8.停止ボタンカウントを停止します。MAXのデジタルI/O画面の操作でカウンタI/Oをテストします。1.接続(P0.0)と(PFI0)を接続します。2.カウンタI/O設定カウンタI/O画面で設定を行います。開始ボタンを押してカウンタI/Oを開始します。4.カウントデジタル出力のタブをHIGH→LOWにするとカウントが増加します。停止ボタンを押してデジタルI/Oを終わります。MAXのアナログ画面の操作でカウンタI/Oをテストします。1.接続(AO0)と(PFI0)を接続します。2.カウンタI/O設定カウンタI/O画面で設定を行います。開始ボタンを押してカウンタI/Oを開始します。4.カウントアナログ出力を2V→0Vにするとカウントが増加します。停止ボタンを押してデジタルI/Oを終わります。音響・振動お問い合わせお気軽にお問い合わせください。