水の蒸発をオイルで防ぐ?●液体流量計の校正方法の一つに、一定の流量で水を流し、流した水を受けて秤で流した水の重さを測って校正する方法が有ります。●しかし、微量の流量計の校正を行うと、測った水の重さが少なくなる傾向にありました。●それは、水が測定中に微量ながら蒸発していることが原因でした。●そこで今回は、水の蒸発を防ぐ当社の工夫をご紹介します。水がどのくらい蒸発するか2つの大きさの容器で実験してみました。●開口部が1φ27mmの容器と、2φ40mmの容器に、約15mlの水を入れ、26°C/50%の環境下でオイルで蓋をしない場合と、蓋をした場合の重さの変化(蒸発量)を実験してみました。KF-50シリコーンオイルで蓋をすることで、蒸発による影響がほとんど無くなりました。蓋をした場合-0.01mg、蓋をしなかった場合-0.29mgで、蓋をした場合には、全くといって良いくらい変化しませんでした。蓋をした場合-0.10mg、蓋をしなかった場合-4.38mgと、1と比べると変化が大きいものの、40倍も変化量を少なくすることができました。オイルで蓋をすることと、開口部が小さな容器を使うことがポイントです。●実験結果から、思っていた以上に作業中に蒸発してしまう水の量が多い事と、オイルで蓋をすることで、蒸発による影響を無くす効果があることに驚きました。●また、開口部が大きいよりも小さい方が、蒸発の影響を受けないため、蒸発による変化の影響を少なくするには、開口部の小さな容器を使用することもポイントです。●おかげで、水の蒸発による測定値への影響を最小限まで抑えられることができるようになりました。関連情報をご紹介します。関連リンクサイトマップこのサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。Corporation。