Systemsは、各種LEDやランプ、照明器具用として積分球ISPシリーズを開発しました。アクセサリーとして、研究室や生産現場の幅広い測定作業で用いられます。Systemsの積分球はすべてにおいて高い測定精度を有します。高品質の硫酸バリウムコーティングは、波長範囲240~2600nmにおいて長期的に非常に安定しています。ISPシリーズの積分球には、測定ポートを使って光源の前方放射のみを測定する2π構成のタイプと、積分球の中心に光源を固定して4π構成で光束を測定する大型タイプがあります。このようにして、光源タイプに応じてあらゆる方向の全光束を測ることが出来ます。積分球のサイズは、測定する光源の最大サイズで決めます。mm)は、LED単体の測定用として特別に開発されたもので、多くの研究室や生産ラインで導入されています。2000積分球は、特に大型で重量のある照明器具やSSL製品の測定に使用されます。Systemsの積分球は、お客様の研究室での測定セットアップの重要な要素となっています。150も提供しています。5036の要件に準拠した設計となっており、内径150mm、測定ポート25mm、入射角8°となります。測定条件に関する詳細につきましては、コニカミノルタジャパン株式会社までお問い合わせ下さい。ITSシリーズ自動車エクステリア用光源の光束測定お問い合わせ電話してみてください。読み、これに同意します。私の異議申し立ての権利は、理由を述べることなく、いつでも行使することができます。宛てにご連絡いただくか、将来的に有効な同等の手段をご利用ください。読み、これに同意します。私の異議申し立ての権利は、理由を述べることなく、いつでも行使することができます。宛てにご連絡いただくか、将来的に有効な同等の手段をご利用ください。newsletter.測光分野の最新情報を定期的に受け取ることを希望します。