力ゲージは測定測定と表示の力やトルク値負荷されその上に発揮。力ゲージ結合強度をテストするために使用することができ、硬さや弾性の材料、をしかし、あなたに以下のいくつかの前にステップ。溶剤やきれいに洗浄剤を使用しないにフォースゲージ。クリーニング中にフォースゲージに圧力をかけないでそれをソフト布。ドロップしない力ゲージや対象にできる他の衝撃損傷それ、原因として不正確な測定値、測定値。テスト方向決定とリード線の長さを設定にフォースゲージ、あなたテスト方向とリード線の長さを決定する必要があり。力の方向に測定されるべき。いずれかを使用できボールエンドまたはフックエンドプローブこの測定。どのくらいあなたの検討リード線は、ベースから距離にフォースゲージポイントにを測定したい部隊。することなく正確にすべて周り毎回何かニーズ測定。位置にフォースゲージ正しく力ゲージ敏感な機器が容易に損傷ない適切に処理。負荷が携帯覚えて重要なことはいつもと接触することが試験片をと垂直にそれ。最初のステップは、配置力計試験片ようエアギャップありませんそれらの間。第二段階は、間のエアギャップありません確実にするためにそれらを確認し、それらがいる垂直相互に、ときにスクイズを下にレバーやボタン、スリップしないオフのため不完全。校正にフォースゲージ校正するために非常に重要である、正確性を保証を取り付けるによるとそれが実行され分銅にフォースゲージ。分銅毎回使用する必要があり使用フォースゲージ、だけでなく、定期的に。最初の事をする必要があるため不可欠パラメータ設定測定。次のステップは、接続するロードセルに試験片。ロードセル添付ことを確認な方法ではありません損傷いずれか力ゲージやテストピース。電源にフォースゲージと測定開始あなたのフォースゲージは、lcdでなければ表示何モード楽器である。あなたのフォースゲージは測定のための準備ができて、プロンプトので伝えると表示されます提供する方法について続行。機器が確認のロードセル接続され正常にチェックそれときに正しく対策ゼロ。ことを確認試験片は十分に表面積との接触のための各辺のロードプレートを高精度フォースゲージとそれらの間に隙間があること。垂直にすべての回で一端プレート全体測定にスキュー回避結果ベースオフ間摩擦表面。能力スライド簡単にお互いこの彼らはされていないので結果スキューだろう直接テスト中にロードされた条件が、多少移動に摩擦による振動エトセトラ)。今あなたを使用する方法がわからデジタル圧縮力ゲージ。この機器の詳細についてはしたい場合、私達に連絡し。私たちはあなたがあなたのニーズと予算ために適切な製品見つける!を使用する前知りもの力10ゲージ。