01:ロードセルとインジケータの選定のポイントは?ユニパルスのロードセル、インジケータ製品群は体系的に大きく2つに分類出来ます。1)荷重計測用・・・デジタルインジケータ、ダイナミックフォースプロセッサ荷重計測用インジケータは、瞬間的に発生する応力や荷重をピークホールド機能などで捉えて規格値内か上下限比較機能などで判定する機能が主要な機能です。そのため、比較的応答性が速いフィルタとA/Dコンバータを搭載しています。工業製品において、材料の特性試験から組み立て、出荷検査まで幅広い範囲で応用されています。2)重量計測用・・・ロードセルインジケータ、ウェイングコントローラ重量計測用インジケータは、粉体や液体を一定量ずつ容器に充填したり原材料をレシピに従って配合計量するなど、工場内の自動化された計量システムに使われます。計量を“より早く正確に”行うために振動を抑えて表示を安定させるフィルタ機能、充填装置のバルブやゲートを作動させる制御プログラムに特徴があります。このような基本的なアプリケーションの違いを踏まえて、さらに下記項目のような詳しい仕様を明確にし、目的に適合する製品を選択して頂くことが重要です。精度5)インジケータ機能、制御内容6)インジケータと外部機器の入出力信号、インターフェイス7)較正作業、立会いの有無8)トレーサビリティ証明ほかドキュメント類の有無など検討すべき項目は大変多くなります。設備計画の初期段階からでもお気軽にご相談下さい。早期に目的を把握することで、より効率的で的確な製品選びのお手伝いをさせていただきます。02:ロードセルとインジケータ購入後の調整手順は?ご利用いただく機種、装置によって詳細は変わりますが、概ね下記の手順で導入、立ち上げとなります。1)機器、装置に設置された状態で、まず較正を行ってロードセルとインジケータが正しい荷重を表示出来るようにします。重量計測の場合は、秤やタンクなど重量を量る場所に「分銅」を載せて実負荷較正を行います。計量法で定められた特定計量器の場合、都道府県の計量検定所が実施する検定を別途受ける必要があります。荷重計測の場合は、ロードセルの試験成績書記載のデータを基に「定格容量N」と「定格出力mV/V」を数値入力します。2)荷重や重量計測の応答性を左右するアナログフィルタ、デジタルフィルタ、安定検出などのパラメータを設定します。し計量、シーケンスモードなど制御、I/O信号の動作に関する設定を行います。毎の判定基準値を設定します。5)十分時間をかけて試運転を行い、予期せぬ動作をしないよう装置全体の検証を行います。03:AC搬送波タイプのアンプ、増幅器はありますか?AC搬送波タイプの製品はラインナップしておりません。弊社のアンプ/インジケータは全て直流増幅器式となっています。Uアンプに代表される、低ノイズ低ドリフト設計と直流アンプ本来の高応答性を活かした、高性能で扱いやすい製品を豊富にラインアップしています。04:SI/F(エス・アイ・エフ)について「シリアルインターフェイス」の略で、ユニパルス製のインジケータからプリンタや外部表示器等へ表示値、エラーなどの情報を伝送する、ユニパルス独自の機器間シリアル通信方式です。無極性で、並行2芯ケーブルでは約30m程度、2芯シールドツイストペア線では最大300mまで外部周辺機器を最大3台接続できます。(誤動作の原因になるのでACライン、高圧線とは平行させないでください)600bps固定で約3回/秒の伝送速度ながら通信条件の設定が不要で、配線を繋げるだけで即、周辺機器を使用できるのが利点です。05:無線で接点信号や重量値を伝送したいのですが?ワイヤレス送受信ユニットE92をお使いいただくと、重量値データ(SI/F)、接点信号2点を約50m伝送することが出来ます。特定無線設備の扱いなので免許や資格・申請は不要です。06:ロードセルの取り付け方法は?ロードセルの取り付けについては、下の図をご参照ください。07:ロードセルの定格出力[mV/V]とは?ロードセルに定格容量の荷重をかけた時に出力される電圧値を示します。ロードセルはストレンゲージを使ってホイートストンブリッジ回路を構成したセンサです。入力(±EXC)に印加電圧をかけた上で荷重をかけると、ブリッジ回路の電気抵抗バランスがくずれ、出力(±SIG)に微小電圧(数mV程度)が発生します。その出力電圧値は印加電圧値によって変わるので、印加電圧1Vあたりの出力を示す単位として[mV/V]を用います。08:ロードセルで測定できる最小値は?荷重指示値の最小値はロードセルの定格出力電圧と信号を受け取るインジケータ側の最小入力感度次第となります。最小値まで精度を保証しているわけではなく、ロードセルの施工状況や周囲環境等の要因に影響を受けます。見込まれる精度をロードセル+インジケータの総合精度計算により求め、最小値の参考にしてください。09:ロードセル+インジケータの総合精度は?計量/計測システムの総合精度は、ロードセルとインジケータのみで決定されるわけでなく、むしろ周囲環境、ロードセルの取り付け精度、荷重のかけ方などの要因に大きく影響を受けます。本項目では、機器選定時の参考としてロードセル+インジケータのみに着目し、カタログスペックに基づき総合精度を算出する式をご紹介します。10:実負荷較正と等価入力較正の使い分け重量計測用途の場合、本質的に高い分解能と精度を要求されますので、分銅による実負荷較正が前提となります。荷重計測用途の場合、質量と違い応力を扱うためロードセル取り付け方法の都合で実負荷を掛けることが困難なケースが多いので、そのためロードセルの試験成績書を基に数値入力を行う等価入力較正が主流です。重量計測用途における等価入力較正は、ロードセルの故障交換後にすぐ分銅積みが出来ないなど、緊急時の応急処置的利用を想定しています。11:最大秤量値まで分銅を用意できないと較正できないか?スパン較正を正確に行うためには、分銅重量値は最大秤量値の50%以上積載して頂くことをお勧めします。大きな屋外サイロ、分銅を載せる場所が無いなど特殊事情の場合は弊社営業までご相談ください。ご事情に合わせて提案させていただきます。「許容印加電圧」や「推奨印加電圧(例」)BV=10V」が記載されています。推奨印加電圧と同じか、低い電圧をかける分には問題ありません。印加電圧が低い場合、それに比例してロードセル出力電圧も下がるので外的ノイズ等によりS/N比の悪影響が懸念されますが、弊社が得意とする低ノイズの回路技術により十分な性能と精度を確保しています。最近では、インジケータの印加電圧を低く抑えてロードセルの発熱、ドリフトを軽減する手法が一般的になっており、むしろ低電圧駆動のメリットをロードセル+インジケータの総合性能向上に活かしています。安心してお使いください。13:ロードセルの応答特性は?カタログの外形寸法表の中に「固有振動数」の記載があります。基本的にこの周波数成分を超える振動は計測できません。通常の計量/計測ではロードセルに天板や機械加工用の金型冶具を固定することがほとんどなので、実際の計測で追従できる振動周波数はさらに低くなる傾向があります(一般的には10分の1くらい)。固有振動数のデータが無いロードセルもあります。14:ロードセルケーブルの配線色は?ロードセルケーブルの配色は統一規格が無く、メ-カー毎(製品によっては機種毎)に異なります。弊社では、誤配線によるトラブルを避けるためインジケータの取扱説明書にロードセルの配線色は記載しておりません。お手数ですがロードセルの説明書(または試験成績書)をご覧いただき、信号名と配色を確認して正しく接続してください。信号名についてもメーカーによって表記方法が異なる場合がありますので、参考までに下記対比表をご覧下さい。15:ロードセル出力信号の極性は?通常、引張圧縮型ロードセルの出力信号(±SIG)は引張方向が+出力、圧縮方向が-出力です。極性を反転して使いたい場合、±SIGか±EXCどちらかの+/-配線を入れ替えてご使用下さい。インジケータによっては、較正により極性を反転できるものもあります。16:四隅調整とは?広い積載面を持つフロアスケールなどにおいて積載面のどこに物を載せても同じ表示が出来るように四隅の感度調整を行うことを四隅調整といいます。ロードセルを4個使った秤では、分銅を載せる位置を順次変えながら和算箱内の調整用トリマを微調整して、四隅の荷重が均一になるように調整します。精密分銅と専門的な知識を持つ秤業者に依頼するのがよいでしょう。17:製品を海外輸出するため該非判定書が欲しい。弊社製品、またはそれを組み込んだ機器・装置を「最終的に設置する国名」、「ご使用になるお客様の会社名」をお知らせ下さい。輸出貿易管理令に基づいた該非判定書を発行させて頂きます。輸出貿易管理令の別表第1~15項に該当しないことを証明します。発行に時間がかかりますので、通関業務まで余裕を持ってご依頼ください。18:インジケータ本体購入後、オプション(インターフェイス基板)を追加することは可能ですか?状況により、弊社技術センターにご返却していただくことで追加・改造が可能です(有償)。ご購入時にオプション構成を十分にご検討いただくことをお勧めいたします。お客様の状況により別途対応することも可能ですので、まずは弊社営業担当にご相談ください。19:防塵・防水仕様の製品はありますか?ロードセルに関してはステンレス製でIP67以上の防水性能を高めた機種をお勧めします。RTNインジケータは単体では防塵・防水性を有しません。一部の機種では制御盤内に設置する際に、ゴムパッキンを使っていただくと簡易防塵になります。IPの表記に関しては下記をご参照下さい。以下の場合、ユーザー登録をお断りする場合があります。■IDおよびパスワードの管理ユーザーIDは、お客様固有のものであり、本人確認の重要な情報となりますので、第三者に知られないようお客様において大切にお取り扱いください。ユーザーIDおよびパスワードの不適切な管理、使用上の過誤、第三者の使用等に起因する損害について、ユーザーは自ら責任を負うものとします。ユーザーIDおよびパスワードが第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに弊社へ連絡するものとします。求められた場合は、すみやかに対応いたします。弊社の業務に支障がある場合や業務の記録については、開示、訂正または削除の依頼にお応えできない場合がございます。■個人情報の利用目的ユーザー登録していただいたお客様の個人情報の利用目的については以下の通りです。■個人情報の第三者への提供ユーザー登録していただいたお客様の個人情報は、基本的にはお客さまのご要望に対応するために必要最小限度の当社内部署でのみ閲覧するものといたしますが、以下の場合、必要に応じてその一部または全部を第三者に通知する場合があることをあらかじめご了承ください。ドキュメントをダウンロードすることができます。<ユーザー登録が不要なドキュメント>どなたでもドキュメントをダウンロードできます。1.カタログPDF形式のカタログをダウンロードすることができます。Readerが必要です。<ユーザー登録が必要なドキュメント>ダウンロード頂くには、ユーザー登録が必要です。ご登録時に発行されるID、パスワードでログインしていただき、ダウンロードをお願いいたします。ユーザ登録がお済みでない方は、ユーザー登録ページにお進みいただき、ユーザー登録をお願いいたします。1.取扱説明書PDF形式の取扱説明書をダウンロードすることができます。Readerが必要です。2.CAD(外観図)DXF形式とPDF形式の外観図をダウンロードすることができます。*DXF形式の外観図は、ZIP形式で圧縮して掲載しているので解凍してご利用ください。Readerが必要です。3.サポートツールEDS、CPS、GSDファイルをダウンロードすることができます。※サポートツールは圧縮(ZIP形式)して掲載しております。解凍してご利用ください。•EDSファイルは「DeviceNet仕様書」に定義された特殊フォーマットのASCIIファイルです。•CPSファイルはオムロンが開発したFA統合ツールパッケージ「CX-One」に対応したXML形式ファイルです。•GSDファイルはPROFIBUSネットワークのコンフィグレーションに使用されるテキストファイルです。4.ソフトウェアCSV形式変換ツール、波形及び設定値取り込みツール等をダウンロードできます。※ソフトウェアは圧縮(ZIP形式)して掲載しております。解凍してご利用ください。次の使用条件をお読み下さい。いいます)に同意したときのみ、ダウンロードしたソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)をご使用になることができます。本使用条件は、使用者とユニパルス株式会社(以下「ユニパルス」といいます)との間に締結される法的な契約書です。本ソフトウェアをインストール、複製、または使用することによって、使用者は、本使用条件の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本使用条件の条項に同意されない場合、ユニパルスは、使用者に本ソフトウェアのインストール、複製、または使用のいずれも許諾いたしません。本使用条件にいう本ソフトウェアとは、ユニパルスが提供する以下の情報です。本ソフトウェアに関する非独占的かつ譲渡不能な使用権をお客様に許諾致します。著作権がお客様に移転するものではありません。本ソフトウェア、複製物に関する著作権及びその他の権利は、その全て又は一部であるかを問わず、ユニパルスに帰属します。その他本ソフトウェアに関する権利の許諾を行うことはできません。本ソフトウェアの複製は、保管(バックアップ)の目的のためだけに限定されます。本ソフトウェアの修正、改変、逆コンパイル、逆アセンブル、その他リバースエンジニアリング等を行うことはできません。本ソフトウェアを、電子掲示板・ウェブサイトなど一般に電子的なアクセスが可能な場所へ置くことはできません。第三者にこのような行為をさせてはなりません。本ソフトウェアの解析、変更又は改造を行わないでください。お客様の解析、変更又は改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、ユニパルスでは一切の保証をいたしません。解析、変更又は改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしてもユニパルスは責任を負いません。本ソフトウェアは、無償で提供されるものであり、それゆえ何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。対する適合性、および権利侵害の不存在その他について明示であると黙示であるとを問わず、一切保証をするものではありません。本ソフトウェアの使用、若しくは機能から生じるすべての危険は、使用者が負担しなければなりません。本ソフトウェアの仕様変更およびその他いかなる理由においても、ユニパルスは、本ソフトウェアの誤り、機能不全または欠陥の修正義務を負いません。8.免責a)本ソフトウェアの使用又は使用できなかったことから生じたお客様の損害及び第三者からのお客様に対する請求については、ユニパルスは一切その責任を負いません。b)CADデータの内容および権利関係について一切の保証責任を負いません。仮にCADデータ中の寸法と実機の寸法との不一致等の不具合が存在し、使用者に損害が生じた場合や、CADデータのダウンロードまたは使用が第三者の特許権等の知的財産権を侵害していた場合でも一切責任を負いません。9.使用許諾の解除お客様が上記使用条件に違反した場合、本ソフトウェアの使用権の許諾は自動的に終了いたします。この場合、お客様は本ソフトウェア及び複製物を破棄しなければなりません。