コンパクトな形状を実現しました。ファイアユニットです。等への接続が可能です。出すときに使用を推奨します。数百万倍に映像増強可能なイメージデバイスです。面で光電子に変換されます。MCP内壁に十数回衝突します。二次電子が放出されます。増強され、蛍光面へ衝突し再び光学像になります。ゲート動作を行います。「光電面-MCP間」の電位を変化させて行います。増倍された後、出力蛍光面へと導かれ光学像として出力されます。測定に最適な仕様の高速ゲートイメージインテンシファイアユニットを選定していただくためのガイドラインです。製品選定には下記の項目が重要で、6項目の組み合わせにより製品選定を行うことができます。撮像対象の光の波長はいくつか。いほど、ゆらぎの少ない画像を得ることができます。映像増強度(ゲイン)、検出限界を決定する要素です。lx程度が撮像限界です。倍部のMCPは1段タイプと2段タイプがあります。lx程度までの撮像が可能となります。lx程度までの撮像を可能にします。レベルの検出が可能です。上記の数字は目安です。入射光量を増加させる必要があります。詳細は別途ご相談ください。解像度を決定する要素です。射像の大きさによって決定します。度は、入射光量の減少によっても低下します。1回あたりの画像露光時間のことです。起こった現象の『瞬間像』をとらえることができます。光量が減少しますので暗い像となります。合ったゲート時間のユニットをお選びください。1秒間にゲート動作を行う回数です。周波数や読み出すカメラの撮像コマ数にも依存します。撮像コマ数等により決定します。イメージブースタが必要かどうかを決定する要素です。・1000コマ/秒以上:ブースタが必要。ブースタが必要になります。