01:製品のコンセプトは?A:F820は、従来の192×96サイズのウェイングコントローラでは表現できなかった波形描画を実現できます。実際のロードセル入力波形と指示計によるフィルター効果後の波形を同時に描画することでフィルターの効果を確認しながらチューニングができるウェイングコントローラです。02:製品の見所は?A:PCソフトと標準装備のUSBインターフェイスを併用することで液晶が搭載されている機器と同様に波形描画など各種情報を表現できます。03:便利な機能や使い方は?A:豊富な入出力信号により、袋詰めの二連交互排出制御やPLCレスでのシステム構築など便利な機能を装備しています。稼働前や稼働中の問題点を改善する目的として設備の特性などチェックする用途にも使えます。04:ロードセルとインジケータ購入後の調整手順は?A:ご利用いただく機種、装置によって詳細は変わりますが、概ね下記の手順で導入、立ち上げとなります。1)機器、装置に設置された状態で、まず較正を行ってロードセルとインジケータが正しい荷重を表示出来るようにします。重量計測の場合は、秤やタンクなど重量を量る場所に「分銅」を載せて実負荷較正を行います。計量法で定められた特定計量器の場合、都道府県の計量検定所が実施する検定を別途受ける必要があります。荷重計測の場合は、ロードセルの試験成績書記載のデータを基に「定格容量N」と「定格出力mV/V」を数値入力します。2)荷重や重量計測の応答性を左右するアナログフィルタ、デジタルフィルタ、安定検出などのパラメータを設定します。し計量、シーケンスモードなど制御、I/O信号の動作に関する設定を行います。毎の判定基準値を設定します。5)十分時間をかけて試運転を行い、予期せぬ動作をしないよう装置全体の検証を行います。05:最大秤量値まで分銅を用意できないと較正できないか?A:スパン較正を正確に行うためには、分銅重量値は最大秤量値の50%以上積載して頂くことをお勧めします。大きな屋外サイロ、分銅を載せる場所が無いなど特殊事情の場合は弊社営業までご相談ください。ご事情に合わせて提案させていただきます。「許容印加電圧」や「推奨印加電圧(例」)BV=10V」が記載されています。推奨印加電圧と同じか、低い電圧をかける分には問題ありません。印加電圧が低い場合、それに比例してロードセル出力電圧も下がるので外的ノイズ等によりS/N比の悪影響が懸念されますが、弊社が得意とする低ノイズの回路技術により十分な性能と精度を確保しています。最近では、インジケータの印加電圧を低く抑えてロードセルの発熱、ドリフトを軽減する手法が一般的になっており、むしろ低電圧駆動のメリットをロードセル+インジケータの総合性能向上に活かしています。安心してお使いください。07:製品を海外輸出するため非該当証明書が欲しい。A:弊社製品、またはそれを組み込んだ機器・装置を「最終的に設置する国名」、「ご使用になるお客様の会社名」をお知らせ下さい。貿易管理令に基づいたパラメーターシートを発行させて頂きます。発行に時間がかかりますので、通関業務まで余裕を持ってご依頼下さい。CPUを搭載していないアナログ系回路のみの製品(アンプや直流増幅器など)には、非該当である旨記述した「メーカー見解書」を発行いたします。08:オプションはいくつ?A:BCD出力、D/Aコンバータ(電流出力)、RS-232C、RS-485(4線式)の4種類です。RS-232Cが搭載可能です。09:インジケータ本体購入後、オプション(インターフェイス基板)を追加することは可能ですか?A:状況により、弊社技術センターにご返却していただくことで追加・改造が可能です(有償)。ご購入時にオプション構成を十分にご検討いただくことをお勧めいたします。お客様の状況により別途対応することも可能ですので、まずは弊社営業担当にご相談ください。10:標準インターフェースは?A:USB、SI/Fが標準で搭載されています。11:複数のロードセルを並列接続する時に和算箱を使わないとだめですか?A:お客様の求められる性能によっては使用しなくても電気的には可能ですが、個々のロードセルの定格出力のばらつきを解消する事や、被計量物の物性にもよりますが積載位置の偏りによる誤差を少なくすること、配線トラブルのリスクを減らすためにも和算箱の使用をお勧めします。和算箱は、2~4個のロードセルで構成される秤/計量機を作るときに、各ロードセルの配線を1本にまとめてインジケータに接続するジャンクションボックスの役目を果たします。12:インジケータの表示桁数、分解能を上げたい。A:分銅較正済みの秤で、例えば10.00kg表示のところ10.000kgのように表示分解能を上げたい場合、再度分銅を積む実負荷較正が必須になります。欲しい表示分解能が得られないこともあります。表示分解能[~目量]以上の要件を明確にして、ロードセルの性能(非直線性や温度特性)、インジケータの性能仕様と比較して無理が無いか、事前に十分ご検討ください。13:kg→lbのような単位換算ができるか?A:弊社インジケータに単位の換算機能はありません。表示分解能の変更と同様に再度分銅を積んで新しい単位による実負荷較正が必須となります。較正に関する設定項目の中で単位はいつでも変更可能ですが、これは表示されている単位だけが変わり、荷重値の実数は変わりません。再度較正を行うことによりはじめて真の荷重値になります。なるA:ゼロ較正時に秤、またはロードセルの出力がマイナス側に出ている状態です。かかっているか、またはロードセルの+SIGとーSIGの配線が逆になっていないか確認してください。既製品のフロアスケール、台秤を接続しているときは、輸送時の過負荷防止ストッパーが架かったままになっている可能性もあります。一部の市販台秤、ロードセルでは無負荷状態のSIG出力電圧が最初からマイナス方向にオフセットされている機種があります。その場合には、マイナスオフセット分を相殺する負荷(例えば重量のある鉄板を敷くなど)をかけるか、外部抵抗器によるゼロ点シフトを行うと改善する場合があります。下記の要領をご参照下さい。A:スパン較正時に秤、またはロードセルの出力電圧がインジケータのスパン調整範囲に達していない(電圧が小さい)場合に表示されます。ロードセルに正しく負荷がかけられているか(分銅が載っていないなど)、ロードセルの出力がスパン調整範囲に達するだけの性能を持っていない等の要因も考えられます。)が適切な使用範囲内に収まっているかご確認ください。ロードセルの定格容量に対して最大秤量値が極端に小さい場合には、最大秤量値を大きく設定し、再度スパン較正をすることでエラーが解消されることがあります。正味重量をゼロにする機能です。これに対してプリセット風袋引は、事前に分かっている容器の重さ等を風袋量として登録しておき、正味重量から減算する機能です。際には制限事項がありますので、事前にご使用になられる製品の取扱説明書をご確認ください。17:風袋引が効かない。状態表示ランプなどのステータス表示で風袋引が実行されているかご確認ください。表示重量が正味重量になっていることをご確認ください。18:フロントから総重量/正味切換キーを押しても表示が切換わらない。したら使用できるようになるか?A:機能キー禁止設定を確認してください。機能キー禁止設定とは、意図的にフロントパネルキーの操作を禁止する機能です。この設定の総重量/正味切換キーが“禁止”になっていると、キー操作はできません。GROSS./NETキーが効かない。したら使用できるようになるか?A:機能キー禁止になっていないか、設定をご確認ください。20:「ZALM」が表示される。A:ゼロ較正したところを基準としてデジタルゼロ可能な範囲を超えてデジタルゼロを行った場合、ゼロアラームとして「ZALM」を表示します。以下の状況が考えられます。⇒無負荷時の状態が、徐々にずれたか、秤上に何か残留物が残ってきているか。ゼロ較正を再度取り直してください。秤上の残留物を取り除いて、再度デジタルゼロを取り直してください。⇒ロードセルに定格以上の負荷がかかった可能性があります。⇒設定値を変更し、再度デジタルゼロを取り直してください。21:デジタルゼロ規制値とは?A:デジタルゼロ規制値とは、ゼロ較正したところを基準としてデジタルゼロを取ることができる範囲のことです。最大秤量設定が100.0kgの場合、最初にゼロ較正したところを基準に2.0kgを超えてデジタルゼロをとることができません。22:デジタルゼロを行なっても総重量値が0にならない。状態表示ランプの「ZALM」が点灯していないかご確認ください。DZ規制値以上の重量値でデジタルゼロを行なうとゼロアラームとなり、[ZALM]が点灯します。DZ規制値を調整し、規制値以下の総重量でデジタルゼロ操作を行なってください。重量表示が総重量値となっていることをご確認ください。23:設定値が変更できない、較正が実行されない。LOCK状態をご確認ください。SW、ソフトLOCK等ございますので、各種取扱説明書をご参照ください。今一度操作方法をご確認ください。24:PCソフトは有料?A:PCソフトはフリーソフトとなっております。F820製品ページ下部よりダウンロード可能です。(ダウンロードには、お客様登録(無償)が必要です。)ただし、本ソフトは不定期に更新する場合がございますのでご了承ください。25:フリーソフトを使うには?A:標準搭載されたUSBインターフェイスよりご使用できます。26:USBケーブルは付属品?A:容易に入手可能でお客様自体もどのくらいの長さを使用するかまちまちなため、USBケーブルは付属しておりません。F820側のコネクタ形状はmini-Bタイプとなっております。27:サンプリングを遅くするのはどういうとき?A:応答性を求めずより安定的な計測をする場合に変更して頂くと便利です。28:F820でシーケンスモード開始から大中小信号出力がONするまで数秒かかる。スタート信号入力からすぐONにならない。A:AZ回数が「1」に設定されていませんか?毎回AZがかかり安定時間が入ります。以下の場合、ユーザー登録をお断りする場合があります。■IDおよびパスワードの管理ユーザーIDは、お客様固有のものであり、本人確認の重要な情報となりますので、第三者に知られないようお客様において大切にお取り扱いください。ユーザーIDおよびパスワードの不適切な管理、使用上の過誤、第三者の使用等に起因する損害について、ユーザーは自ら責任を負うものとします。ユーザーIDおよびパスワードが第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに弊社へ連絡するものとします。求められた場合は、すみやかに対応いたします。弊社の業務に支障がある場合や業務の記録については、開示、訂正または削除の依頼にお応えできない場合がございます。■個人情報の利用目的ユーザー登録していただいたお客様の個人情報の利用目的については以下の通りです。■個人情報の第三者への提供ユーザー登録していただいたお客様の個人情報は、基本的にはお客さまのご要望に対応するために必要最小限度の当社内部署でのみ閲覧するものといたしますが、以下の場合、必要に応じてその一部または全部を第三者に通知する場合があることをあらかじめご了承ください。ドキュメントをダウンロードすることができます。<ユーザー登録が不要なドキュメント>どなたでもドキュメントをダウンロードできます。1.カタログPDF形式のカタログをダウンロードすることができます。Readerが必要です。<ユーザー登録が必要なドキュメント>ダウンロード頂くには、ユーザー登録が必要です。ご登録時に発行されるID、パスワードでログインしていただき、ダウンロードをお願いいたします。ユーザ登録がお済みでない方は、ユーザー登録ページにお進みいただき、ユーザー登録をお願いいたします。1.取扱説明書PDF形式の取扱説明書をダウンロードすることができます。Readerが必要です。2.CAD(外観図)DXF形式とPDF形式の外観図をダウンロードすることができます。*DXF形式の外観図は、ZIP形式で圧縮して掲載しているので解凍してご利用ください。Readerが必要です。3.サポートツールEDS、CPS、GSDファイルをダウンロードすることができます。※サポートツールは圧縮(ZIP形式)して掲載しております。解凍してご利用ください。•EDSファイルは「DeviceNet仕様書」に定義された特殊フォーマットのASCIIファイルです。•CPSファイルはオムロンが開発したFA統合ツールパッケージ「CX-One」に対応したXML形式ファイルです。•GSDファイルはPROFIBUSネットワークのコンフィグレーションに使用されるテキストファイルです。4.ソフトウェアCSV形式変換ツール、波形及び設定値取り込みツール等をダウンロードできます。※ソフトウェアは圧縮(ZIP形式)して掲載しております。解凍してご利用ください。次の使用条件をお読み下さい。いいます)に同意したときのみ、ダウンロードしたソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)をご使用になることができます。本使用条件は、使用者とユニパルス株式会社(以下「ユニパルス」といいます)との間に締結される法的な契約書です。本ソフトウェアをインストール、複製、または使用することによって、使用者は、本使用条件の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本使用条件の条項に同意されない場合、ユニパルスは、使用者に本ソフトウェアのインストール、複製、または使用のいずれも許諾いたしません。本使用条件にいう本ソフトウェアとは、ユニパルスが提供する以下の情報です。本ソフトウェアに関する非独占的かつ譲渡不能な使用権をお客様に許諾致します。著作権がお客様に移転するものではありません。本ソフトウェア、複製物に関する著作権及びその他の権利は、その全て又は一部であるかを問わず、ユニパルスに帰属します。その他本ソフトウェアに関する権利の許諾を行うことはできません。本ソフトウェアの複製は、保管(バックアップ)の目的のためだけに限定されます。本ソフトウェアの修正、改変、逆コンパイル、逆アセンブル、その他リバースエンジニアリング等を行うことはできません。本ソフトウェアを、電子掲示板・ウェブサイトなど一般に電子的なアクセスが可能な場所へ置くことはできません。第三者にこのような行為をさせてはなりません。本ソフトウェアの解析、変更又は改造を行わないでください。お客様の解析、変更又は改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、ユニパルスでは一切の保証をいたしません。解析、変更又は改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしてもユニパルスは責任を負いません。本ソフトウェアは、無償で提供されるものであり、それゆえ何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。対する適合性、および権利侵害の不存在その他について明示であると黙示であるとを問わず、一切保証をするものではありません。本ソフトウェアの使用、若しくは機能から生じるすべての危険は、使用者が負担しなければなりません。本ソフトウェアの仕様変更およびその他いかなる理由においても、ユニパルスは、本ソフトウェアの誤り、機能不全または欠陥の修正義務を負いません。8.免責a)本ソフトウェアの使用又は使用できなかったことから生じたお客様の損害及び第三者からのお客様に対する請求については、ユニパルスは一切その責任を負いません。b)CADデータの内容および権利関係について一切の保証責任を負いません。仮にCADデータ中の寸法と実機の寸法との不一致等の不具合が存在し、使用者に損害が生じた場合や、CADデータのダウンロードまたは使用が第三者の特許権等の知的財産権を侵害していた場合でも一切責任を負いません。9.使用許諾の解除お客様が上記使用条件に違反した場合、本ソフトウェアの使用権の許諾は自動的に終了いたします。この場合、お客様は本ソフトウェア及び複製物を破棄しなければなりません。