自動シャットダウン時間、ピーク自動リリース時間、など。8.fixをプッシュプルにダイナモ試験機。テストするとき、実行ください読み込み読書値オブジェクトテストするとプッシュプルダイナモは直線で。数回測定することができ、平均値とを記録値に対応する位置。10.removeプッシュプルゲージとそのプローブとそれを戻すにボックス。ダイナモデジタルプッシュプル場合は誤って使用され、それ損傷ダイナモデジタルプッシュプル。以上使用しない最大許容負荷トルクのデジタルプッシュプル力ゲージを回避するために機器の損傷。使用しないときダイナモ充電、ないように原因の測定精度。ノックしないや場所ヘビーオブジェクトにディスプレイパネルのデジタルプッシュプル力ゲージ。電源オフになっている。バックカバーにチェックさまざまなコンポーネント、またはそう他の理由。6.do緩めねじ修正テストヘッド、解像度が減少します。スローしない、ドロップ、ドロップと衝突デジタルプッシュプル計、またはそれを使用およそ、それは精密測定測定器が破損します。保管しないデジタルプッシュプル力ゲージ場所に高湿度や高コールド、原因となる水滴内部に形成に楽器や劣化その機能。する必要があると補正毎年。測定伝送部品はすべて特定構造で設計され、を安定した測定精度維持することができる。