デジタルコンパレータEDC2000EHG12デジタル変位測定システムETG2000薄膜厚さ計ホームブログを処理する方法の不適切な操作力ゲージプッシュプル?を処理する方法の不適切な操作力ゲージプッシュプル?毎日の使用の過程で、場合にフォースゲージプッシュプルは不適切操作、を耐久性は短縮または直接結果の故障で測定データ、でも原因に直接損傷センサー。したがって何をすべき、私たちは力はゲージプッシュプルアラーム?実際には、力はゲージプッシュプル故障発生、必要落ち着いて適切方法に二次被害の発生を回避力ゲージでプッシュプルパニック。Mikrometryは詳細をご紹介します。何にする要因フォースゲージプッシュプルか?1.thereは、多く状況にフォースゲージプッシュプルアラーム。Lcd画面が点滅と同時に上限と下限インジケータ起動中、にフォースゲージプッシュプルアラームがなります。理由はおそらくが起動超えリセット範囲、または器具またはセンサー破損している。このケースで、交換する必要があり光器具や削除。マシンがlcd画面が点滅オン、上限と下限インジケータフラッシュ交互に左と右、表示エラー、とにフォースゲージプッシュプル負荷、アラームはまた発生。この時点で、後プレスゼロキー、デバイス測定インターフェース入力することができ。