従来の減圧機能の無い高圧蒸気滅菌器では、121°Cの高圧蒸気で器具を滅菌するのですが、細管状の器具では中に水分等が残っている場合そこへは蒸気が入っていかないので滅菌が不十分になる恐れがあります。細管状の器具であっても予め減圧することで水分等を抜くことが出来、その後132°Cの高圧蒸気を送り込むので蒸気が管の中まで入り込み滅菌出来ます。(写真は当院のもので、左が減圧式、右が従来のもの)厚労省は121°C15分以上の滅菌は推奨しておりますが、方法や使用機器は各歯科医院の良識に委ねられている為、こういった高性能滅菌器の普及はまだこれからのようです。|Q&A|コラム|リンク。