これは、グローブの使用中に発生する動的な圧力変動を考慮して、アイソレーターの設定値が常に約60パスカルであることを意味します。センサの出力チャネルを2つにしているのはそのためですか。その場合、温度と湿度を計測するには何が必要でしょうか。Partanen:そのとおりです。プローブのアナログ出力は、2チャネルのみに制限されています。多くのパラメータにアクセスするには、2つのソリューションがあります。RTU通信を使用することで、すべての計測パラメータを読み取り、診断結果を取得して、センサパージのタイミングを最適化できます。3つ以上のアナログ出力が必要な場合は、HPP270をIndigo520などのIndigoホストデバイスに接続できます。Indigoホストデバイスを使用すると、アナログ出力チャネルを最大4つにできます。Indigo500には、ローカルディスプレイ、設定機能、データの可視化など、その他にも便利な機能が搭載されています。質問:液体の場合、H2O2はろ過システムで捕捉されますか。Nieskes:これは、システムの設計と、vH2O2がHEPAフィルターを介してアイソレーターに供給されるか、HEPAフィルターを通過せずに直接供給されるかによって異なります。通常、HEPAフィルターを介してvH2O2が供給される場合、vH2O2がHEPAフィルターのろ材に吸収されるため、曝気時間が長くなります。システムに関係なく、アイソレーターに供給されるvH2O2の量は、飽和状態や飽和状態に近い状態から最終的には凝縮して気液平衡状態になるvH2O2の処理次第です。質問:プレゼンテーションでは、相対水分飽和レベルを85%とされていました。凝縮は100%RSで発生します。相対水分飽和度を100%にするのは、論理的ではないのでしょうか。Partanen:望ましい設定値はある程度、プローブの位置によって異なることに留意してください。環境の幾何学的中心にセンサを配置する場合、その場所の温度は窓よりも高いと想定されるかもしれません。凝縮は最も温度が低い場所で始まります。それを考慮すると、温度の低い場所では、計測場所で目標に達するよりずいぶん前に水蒸気が凝縮し始める可能性があるため、相対水分飽和度の目標を100%RSに設定するのはリスクが伴う場合があります。質問:さまざまな素材(アルマイトなど)の吸収や放出に関するデータはありますか。Nieskes:vH2O2の除染効果に対する素材の相対的影響を比較した書籍があります。さまざまな素材によるvH2O2の吸収と放出は場合によって異なります。実際、私はこの目的のために自分独自のプロトコルを用意しています。質問:HPP270のセンサの触媒層はチャンバーのppmに影響しますか。Partanen:センサの触媒層はわずか数平方ミリメートルのため、プローブフィルター内の環境への影響はほとんどありません。プローブ用のPEROXCAP®の開発においては、吸収性のある素材を使用することで計測精度に影響を与えないように、プローブの素材に特に注意を払いました。テストでは、ステンレス鋼とPTFEがプローブに最適な素材であることが証明されました。質問:vH2O2除染には熱マッピングが必要ですか。熱マッピングを行う方法について、推奨事項を教えていただけますか。Nieskes:vH2O2除染のバリデーションには温度マッピングが必要です。この作業により、アイソレーター内の温度が低い場所と高い場所を判断するにあたって、ケミカルインジケーター、酵素インジケーター、バイオロジカルインジケーターを使用して特定ができます。プレゼンテーションでは、これに関する汎用的な仕様を説明しました。編集者注:温度マッピングの詳細については、ウェビナー『簡単なマッピング』(英語のみ)と、アプリケーションノート『チャンバーマッピングの8つのステップ』を参照してください。Nieskesの連絡先もご確認いただけます。変換器は、ヴァイサラIndigoシリーズのスタンドアロン型スマートプローブ用のホストデバイスです。オイル内水分、CO2、H2O2用スマートプローブの計測値を表示するホストデバイスです。2023免責事項プライバシーポリシ。