3.afterデバイスは充電、使用時間は大幅に短縮。バッテリーが破損している場合、あなたはに戻り測定器サプライヤーにバッテリーを交換する。デバイスに駆動することができません、フォースゲージプッシュプルはアラームではない。私たちはあなたのために必要かどうかを確認それはときにだけそれを継続して使用する完全に充電。場合に充電器に接続できない電源に使用中に、にフォースゲージプッシュプルはアラームではない。場合充電インジケータは後にグリーン充電器は機器に接続、それによって発生する可能性の接触不良充電インターフェース。復元することができ連絡による接続プラグ充電器と間計数倍である。それが動作しない、交換充電器すぐにまたは通常の充電確保にプラグトラブルシューティング。5.thereは、多く状況の原因となりますデジタルプッシュプルゲージアラームに。計量プロセス、それは過負荷、にフォースゲージプッシュプルはまた、アラーム。正しいアプローチはすぐにオブジェクトをチェックすると直接削除過剰オブジェクトを確実にするために測定実行される核内負荷範囲。測定範囲は超え、それは直接の破損の原因にフォースゲージをプッシュプル、価値はありません。注意事項にフォースゲージのプッシュプル場合にフォースゲージプッシュプル自体は干渉環境によって、または機器の同一周波数が使用され、プルプッシュメーターは時にアラーム。このケースで、私たちは同時回避使用とインストールのプッシュプルゲージとデバイス同じ周波数。する必要があるいくつかの抗腐食力ゲージプッシュプル、を確実にするようにフォースゲージプッシュプルは完全に発揮強度後続で達成するために使用より良い測定と正確性を保証と測定。