Labs、Inccookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。世界で唯一のプログラマブルキャパシタンスディケードボックスIEEE-488、RS-232インタフェースを介して手動で、またコンピュータによって制御されるプログラマブル・インピーダンス・ユニットを必要とするアプリケーション用の、広範囲のラボ・グレードのプログラマブル・キャパシタンス・デケード・ボックス。PCSシリーズは、高精度のプログラマブルディケードコンデンサの幅広いラインナップです。ストレートな容量を提供します。Labsでは、容量と抵抗のためのカスタムコンビネーション代替品と、電圧と電流源も提供しています。パワー係数の優れた特性を備えた高精度代替品です。高ダイナミックレンジが利用可能で、最低でも1pFから10年にも及ぶことができます。これらのフィーチャーは、実質的に一定の残留インピーダンスが低く、非常に多彩な機器に適しています。PCSシリーズには、「開回路」と「短絡」という2つのオプションの特別な設定があります。これらのモードは、設定間の再現性のある遷移、すなわち、ブレークビフォアメークまたは設定間の遷移を取得するのに便利です。「短絡」設定はまた、低減されたゼロ設定インピーダンスを提供する。操作は直観的な直観的なフロントパネルのサムホイールスイッチを使用してローカルでも、オプションのパラレルRS-232シリアルまたはIEEE-488インターフェイスを備えたリモートでも可能です。PCSシリーズは非常に低容量のリレーを採用しています。高品質の金メッキテルル銅の5方向バインディングポストは、直流抵抗測定値の変化を人為的に反映する熱エフェクトを最小限に抑える役割を果たします。使用するはんだと同様に、計器内の他のすべての導体には、熱起電力の問題を引き起こす可能性のある金属や接合部が含まれていません。低分解能と高ダイナミックレンジを備えたPCSシリーズは、高精度、良好な安定性、ゼロインピーダンスが要求される厳しい精密測定アプリケーションに使用できます。自動校正と手動校正と試験、プログラム可能な負荷のシミュレーション、その他多くの実験室と産業用に適しています。これらの代替装置に使用される構成要素は、正確で安定している。低温係数コンデンサが使用されています。コンデンサは、10年ごとの最適な適合性のために選択されます。PCSシリーズは、制御コマンドを示すオプションのデジタルディスプレイを備えています。ユニットは、測定および制御システムの構成要素として機能するようにラックマウントすることができます。PLSを操作するのを助けるために、プログラムを書くことなくGPIBまたはRS232デバイスを制御する最も簡単な2つの「キーボード」コントローラプログラムがIETから入手できます。このキーボードプログラムは、起動時にデバイスを自動的に検出し、デバイスに送信するデータだけを入力できるようにします。このプログラムは、ICS、計測コンピューティングおよびナショナルインスツルメンツのコントローラで動作します。IEEE-488.1およびIEEE-488.2インターフェース用ICS_GPIBkybd_Install.zipをダウンロードファイルを解凍し、指示に従ってインストールしてください。アプリケーションを開きます。Listenersボタンを使用して、PLSユニットが認識されていることを確認することができます。この時点で他の楽器も認識される可能性があります。アドレスを入力してPLSアドレスに設定します。このウィンドウを使用して、PLSにコマンド文字列を送信します。コマンド文字列は、操作マニュアルの説明に従って作成されます。コマンド文字列は、たとえば次のようになります。ICS_Serkybd_Install.zipファイルを解凍し、指示に従ってインストールしてください。アプリケーションを開きます。PORTを初期化し、デバイスコマンドウィンドウを使用して、PLSにコマンド文字列を送信します。コマンド文字列は、操作マニュアルの説明どおりに作成されます。コマンド文字列は、たとえば次のようになります。高い後部出力*これらの仕様は動的スイッチング限界です。特定の抵抗設定で適用できる最大電圧、電力、または電流は、設定が変更されていないか、またはユニットが乾燥状態に切り替わっている限り、より高くなる可能性があります。1994.0コマンドセット。0〜30のハードウェアまたはソフトウェア設定可能なアドレッシング範囲。25ピンオスDTEインターフェイスはEIA-STD-RS-530に準拠しています。1994.0コマンドセット。データレートは300〜115200bpsです。