上記の炎光光度計の製品別の特徴につきましては下記の表をご参照ください。炎光光度法は、アルカリ金属やアルカリ土類金属が炎で熱解離されて原子化するという性質を利用した基本的な定量分析の手法の一つです。生成された原子は更に高エネルギーレベルに励起されます。これらの励起された原子は基底状態に戻る際に電磁スペクトラムの可視域で発光します。炎から発光された光線の波長はそれぞれ以下の特徴を持ちます。図2.同等濃度の元素からの発光強度と波長域これらの光線の発光強度はその瞬間に炎の中に存在する各種類の元素の絶対量におおよそ比例します。基底状態に戻る原子の数は励起された原子の数、即ち試料の濃度に比例します。この比例関係は低濃度域のみで有効です。発光された光線は光学フィルターで分光され、さらに光センサーで電気信号に変換されます。単純な炎光光度計は下記の基本的な要素で構成されます。炎光光度計によるアルカリ金属やアルカリ土類金属の分析には以下二点の長所があります。1)他の元素が励起される温度より低い温度で原子が励起された状態に到達する。2)特徴的な波長は幅の広い分光によって容易に他の元素からの特定が可能となる。種々のガス混合による到達温度域ナトリウム、カリウム、リチウム、バリウム、カルシウムは通常1500-2000°Cの低温で測定(炎色反応)されます。BWB炎光光度計はプロパン/大気、ブタン/大気、またはプロパン・ブタン混合ガス/大気の組み合わせで動作する様に設計されています。元素ごとの波長特性ナトリウムが炎の中で可視光域の黄色を発色することは広く知られています。表2はBWB炎光光度計で測定可能なアルカリ金属とアルカリ土類金属の混合物の元素ごとにどの様な色を発色するかを示しています。バリウム(Ba)はカルシウム(Ca)554nmからの干渉を避けるため、515nmで測定しています。カルシウム(Ca)は水酸化カルシウム622nmの範囲で測定しています。主となる発光波長は423nmです。以下はBWB炎光光度計の分析に必要な器具や試薬の例になります。ろ過装置など)を用いることが多いですが、医療分野では希釈器を用いるケースもございます。litre)などが使われます。各単位の関係性は下記のとおりです。フィルター付き密閉型薬品庫を掲載しました。フォーリングナンバー2機種を追加掲載しました。スライド式雰囲気管状炉を掲載しました。回転式雰囲気炉を掲載しました。縦型雰囲気管状炉を掲載しました。こちらからご覧いただけます。