今まで、を非破壊検査技術の厚さゲージに市場は不可欠になるための手段処理業界ユーザーのための完成品の品質を検査しことを確認製品は高-品質基準。原則と方法ゲージの分類で使用される一般的に次のとおりです。鋼、鉄、銀、およびニッケル。厚さ計メーターの磁気吸引原理と厚さ計メーターの磁気誘導原理である。厚さ計メーター渦電流の測定原理は一種類、は渦電流厚さ計メーター。厚さゲージの磁気吸引原理は、コーティングの厚さを測定を使用して吸引力永久磁石プローブ間と磁気導電性鋼2の間の距離に比例する。この距離は厚さのコーティング。ようロング間の差を透磁率のコーティングと基板は大十分、それ測定することができる。磁気厚さ測定誘導原理を磁束使用の測定ヘッドnonferromagneticを通して鉄基板コーティングに流入コーティングの厚さを測定する。厚いコーティングは、小さいを磁束ようになります。コイルでプローブをときに軟鉄コアテストオブジェクト上に配置され、機器は自動的に出力試験電流。磁束のマグニチュードをマグニチュードに影響の誘導起電力。楽器増幅信号し示し厚さのコーティング。する電磁分野コイル測定ヘッドとして。プローブに近接導電性金属ボディ、を渦電流は金属材料で形成された。この渦電流金属体から距離が減少、と影響を磁束のプローブコイル。このフィードバック効果はの間の距離の測定プローブとベース金属。たちは通常コールをプローブa非磁性プローブ。メイン違いは、プローブは、周波数の試験電流は異なる、と信号サイズとスケール関係は別。厚さゲージの過去2年間、を通じて継続的な改善のプローブ構造とマイコン技術、自動的に識別異なるプローブ、呼び出し異なる制御プログラム、出力異なる試験電流と変更スケール変換ソフトウェア、2種類のプローブは、最終的にに接続同じ厚さ計メーター。ベースに同じアイデア、厚さゲージまで接続することができる10プローブの種類も登場。超音波厚さ計は、超音波パルス反射の原理にベースの厚さを測定する。向きと圧力のプローブに影響は測定結果。維持する必要があるプローブ垂直に基板と圧力維持定と小さい。影響の温度変化とカップリング剤粘度が超音波厚さゲージ較正される。