デジタルコンパレータEDC2000EHG12デジタル変位測定システムETG2000薄膜厚さ計ホームブログを維持する方法の精度フォースゲージプッシュプルを維持する方法の精度フォースゲージプッシュプルI。精度のデジタルプッシュプルゲージを精度のデジタルプッシュプルゲージ大幅に影響試験結果にフォースゲージプッシュプル。テスト結果は不正確な場合、影響私たちの仕事効率。維持する方法の精度にフォースゲージをプッシュプル1。使用しないトルク超える許容大負荷トルクにフォースゲージのプッシュプルを回避するために機器の損傷;2.do使用フォースゲージプッシュプル充電するとき、ないように原因測定精度の楽器。3.doにノックや場所ヘビーオブジェクト表示パネルにフォースゲージのプッシュプル4。位置をオフにする電源;5.itは非常に環境条件に敏感。使用しないようデジタルプッシュプルゲージに次のような場所場所で水、油、ほこり、熱風、振動、と高湿度や高温の場所。バックカバーを確認するためにさまざまなコンポーネント、または他の理由。固定ネジが緩めないテストヘッド、の分解能を減少させるハンドヘルド力ゲージプッシュプル;8。スローしない、ドロップ、ドロップと衝突、またはそれを使用およそ、をそれは精密測定測定器が破損します。保管しない場所にフォースゲージプッシュプル高湿度や高コールド、原因となる水滴内部に形成に楽器や劣化その機能。有効に活用するためにフォースゲージプッシュプル製品、実施する必要がある検査と校正年に一度。設計され維持することができる安定した測定精度長い期間の時間。