Labs、Inccookieが無効の場合、ストアは正常に動作しません。JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。標準値に加えて、任意のカスタム値を使用できます。詳細は、IET営業部までお問い合わせください。単一のハウジング内の複数の抵抗の組み合わせが利用可能SRXとシリーズは、費用対効果の高い、安定した、実験室または携帯用の耐性基準です。SRXシリーズは、耐久性に優れ、小型で温度係数が小さいため、18°C〜28°Cの温度範囲で実験室環境以外のアプリケーションに最適です。低い温度係数のために、それらは油または温度浴を必要としない。バインディングポストは、低温EMF材料で構成されています。SRXシリーズの抵抗規格は、1mΩ〜100MΩの範囲の値で利用可能であり、任意の要件を満たすために使用できます。高抵抗の場合、SRCシリーズの抵抗規格は190MΩ〜10TΩの範囲で使用でき、カスタム値利用可能です。SRXの耐性基準を無期限に維持することは可能です。閉じた、頑丈な設計と密封された抵抗のために信頼性があります。このユニットは、金属製の筐体のため電磁妨害(EMI)に強いです。1MΩ以上では2端子です。NISTまで追跡可能な初期較正データが提供されます。:SRX:190kΩ以下の4つのミニ測定用の4つの5方向バインディングポスト。1MΩ以上の2つの結合ポスト。バインディングポストは、低熱容量と低抵抗のためにテルル銅で構成されています。ケースグランド端子も用意されています。トライアックスとbnc端末も利用できます。GUARDターミナルが提供されています。トランジットケース:オプションSRC-100軽量トランジットケース(ハンドル付き)、2つのユニットの輸送と保管に適しています。このケースは、機械的な保護と、トランスポートまたは出荷時の温度変化からの絶縁を提供します。