自動車の照明は、道路上での安全性と快適性のために不可欠です。国内および国際的な規格では、承認を得るために正確に定義された条件下での高精度な測定が規定されています。Lineで、高品質の測定器とシステムのオーダーメイドのポートフォリオを開発しました。ゴニオフォトメーターは、車外照明の空間放射特性を高速かつ正確に測定するための高品質なオールインワンシステムです。他の測定器をモジュール式に組み合わせることで、それぞれのシステムは、個々のテストオブジェクトとその測定要件に対応します。輝度計(例:ナンバープレート照明用)製品承認試験のベストチョイス製品承認プロセスにおいて、世界中の自動車メーカーの多くの技術的リーダーが、特にパルス幅変調光源のような新しいタイプのヘッドライトに対して、このシステムによる正確で安定した測定に信頼を寄せています。自動化された測定はLightConソフトウェアによって制御され、必要なテストレポートが作成されます。外部照明における測定対象物の安全性との関連性から、システムで行うテストには厳しい要件が課せられています。ゴニフォトメータシステムは、非常に堅牢で耐久性と信頼性が高く、長期間の運用で多くのテストを行うことができなければなりません。パルス幅変調光源や高解像度ヘッドランプなどの新しい照明技術では、決定的なパルス幅変調コンセプトと高い空間分解能での測定が求められます。自動車用ランプやヘッドライトの測光・測色特性を測定するAMSオールインワンシステムは、以下のような構成になっています。自動車用照明の位置を正確に移動するための高性能ゴニオメーターです。可動範囲は水平方向±200°、垂直方向±100°で、最大50°/sの速度で動作します。(2017)に準拠したラボクラスLの超高速フォトメーターです。mmの検出器による最高の空間分解能を持ち、最高の分光適応性とペルチェ冷却を搭載しています。ソフトウェアLightConライトラボのすべてのコンポーネントと機器を制御するためのラボソフトウェアです。UN-ECE、SAE、FVMSS108に準拠したルールデータベースで、光の分布をアイソラックスまたはアイソカンデラ図でグラフィック出力できます。シミュレーションプログラムとの比較のためのエクスポート機能があります。10パワーサプライ定電流または定電圧動作のテストサンプルに安定した電源を供給します。サンプルステージへのセンサーラインによる計測・安定化機能があります。様々なバージョンがあり、LEDアプリケーションにも適しています。