電源スイッチをオフにしてくださいます。標準的なテストブロックを校正するために楽器最初、とテストし通過した後にキャリブレーションのレープ硬度テスター。レープポータブル硬度テスター動作原理を通してテスト完了軸のインパクトデバイス。後にポータブル硬度テスター動作原理は、テスト、チェック機器確認するために再びレープ硬度テスターは正常な状態で使用中。使用した後レープ硬度テスター、電源スイッチとプリンタスイッチのホスト、をきれいに楽器、とリリースをインパクトデバイス。使用した後ポータブル硬度テスター動作原理のための1000-2000倍、をサポートリング削除する必要があり、衝突体取り出されるべき、と管とインパクトデバイスブラシで清掃する必要があり、ない潤滑する必要があります追加されます。メンテナンスのポータブルレープ硬度テスター1.impactデバイスを使用した後ポータブル硬度テスター動作原理のための1000-2000倍、クリーンパイプと衝突体のインパクトデバイスとナイロンブラシ。清掃するときはパイプ、最初外しサポートリング、取り出し衝突体、ネジナイロンブラシのチューブに反レープ硬度テスター、抜く。それは使用することは禁止さまざまな潤滑剤にインパクトデバイス。2.normalメンテナンス手順を使用して標準レープ硬度テスター検証のため、エラー2HRC以上である、これは、ボールヘッドは着用、と交換のボールヘッドや衝撃ボディ考慮すべき。上記は入門操作上の注意とメンテナンスのポータブルレープ硬度テスター。オペレータテスターを使用するプロセスによると仕様で。なければ、それは原因となりやすいデジタル硬度テスター機械の故障のレープ硬度テスターとけが。