デジタルコンパレータEDC2000EHG12デジタル変位測定システムETG2000薄膜厚さ計ホームブログどのようにペイント厚さ計動作しますか?どのようにペイント厚さ計動作しますか?1.powerオン/オフ塗料の厚さ計を電源投入まで電源ボタンをプッシュ。プローブで瞬間スイッチ、磁気プルオフゲージ表示されますアラーム「サラウンドエラー!"。この状況下、あなたはゲージから遠磁気金属と待つ数秒行くことができ通常。ゲージはオン、プレス電源ボタンしばらく電源をオフに。mikrometryの磁気コーティング厚さ計電源をオフ自動的に何も操作しない場合3分。それを前にオフ、それは音数ビープ音プロンプト。電源オフしたくない場合、単純に任意のキーを中止することができます。2.measuring手順のペイント厚さ計2.1パラメータ選択まず、確認測定パラメータと楽器測定するために使用ペイント厚さ適し必要要件。シングルモードと連続モード。それの左上隅に表示されのlcdディスプレイ。これは通常、選択するシングルモード、それは、測定が終了、必要がありリフトプローブとし、次の点測定。このモードでは、測定データは、自動的に格納される、と計算平均値。あなたがスライドプローブため測定面に測定します。このモードデータストレージと統計処理実行されません。2.2精度検証を使用して2.2.1校正基板と標準厚さ箔に確認。誤差は仕様の精度の外に使用することができる。m、基板の表面にプローブを押す、とプッシュのためのゼロ。比較測定値と標準値の取得に箔測定誤差。2.2.2誤差がは、キャリブレーションが必要である。2.3試験片準備2.3.1テストのべき強磁性基材で被覆された非磁性コーティング;2.3.2測定表面べき正規、とスムーズ。2.3.3厚さの試験片を2ミリメートル以上である。2.3.4測定表面クリーンであるべきと送料のグリース。2.4測定プローブを押すの表面に垂直試験片。厚さが値が得られる、音は発声。シングルモードですることができ、リフト機器することは次の測定。連続モード、あなたを移動するプローブに次の測定位置。これは、ほぼ全プロセスのどのようにペイントメーター作業。シングルモード、する必要がリフト機器から試験表面10センチメートル以上、と時間間隔測定1未満であるべきである。使用して連続モードしばしば、原因プローブ摩耗とかじり試験表面は簡単です。注:最大のためのポイント統計セットは9。次統計開始します自動的に設定9点以上の場合。メニューを入力またはプッシュは更新統計セットと平均。注:磁気フィルム厚さ計500まで保存することができの測定値を。最大の番号は最新の測定。データストア到達後に500、を以下のデータは保存され、パイル最初データ自動的に。したがって、できるだけ早くユーザーデータ記録しないために失うそれ。2.6の通過を測定2.6.1シングルモード、また、通過のための上限値と下限値判断とスクリーニングテスト。2.6.2測定値超え公差、それはサウンド表示。