デジタルコンパレータEDC2000EHG12デジタル変位測定システムETG2000薄膜厚さ計ブログをキャリブレーションの手順のため硬度テスター10-17-2022A硬度計は硬度試験装置。測定の金属硬度は、まず提案レイomrに定義硬度、表し材料の能力に抵抗するプレッシン...操作手順のデジタルプッシュプルゲージとその正しい10-10-2022I。インストールするテストヘッド、選択適用テストヘッドアクセサリーo...どのように正しくレープ硬度テスト技術適用?08-18-2022レープ硬さ試験技術は新技術開発された世界以下布、ロック、vi、とショア硬度。硬さ試験機Ehs海岸デュロメータ硬度テスターユニットEhs海岸デュロメータ硬度テスターユニットEHS1A/5Dは高精度デジタルショア硬度計。このehsデジタルショア硬度テスター採用高精度変位センサーと春デザイン試験精度。500測定データの一種として保存することができ硬度試験装置、と測定データ輸出にpcソフトウェアに接続することができ、内蔵ワイヤレス印刷機能、接続することができワイヤレスプリンタに印刷測定データ。デジタルショア硬度計/デュロメータゲージ価格から測定器製造会社は非常に合理的、注文するようこそデュロメータゴムローラーショア硬さ試験機ユニット。ショアaデュロメータゲージ測定するために使用軟質プラスチック、ゴム、合成ゴム、フェルト、と革。異なるからレープ硬さ試験機主にテストするために使用硬度の金属材料、をショアaデュロメータゲージ集光にゴムとソフトプラスチック硬度テスト。ワイヤレスミニプリンタショア硬度計-1600仕様ショアaデュロメータテスターは通常次の種類に分類。90度以下の測定値に使用され、とショアd硬度デュロメータテスター上記の測定に使用されヘクタール90度。(二人は実際に使用さ以下)。ソフト加硫ゴム、天然ゴム、nitriles熱可塑性エラストマー。柔軟なpolyacrylicsとthermosets。熱可塑性エラストマー。非常にソフトゴム、熱可塑性エラストマー。使用する方法デュロメータゲージ?1。表面標本なければならないフラットとパラレル領域上許可押え足に連絡するを標本上面積こと少なくとも6.0ミリメートルの半径から圧子。標本なければならない適切に支持を配置するための提供と安定性。標本以上でなければならない6.0ミリメートル厚さでない限り知られ結果に相当6.0ミリメートル値シンナーで得られる標本。横方向の寸法標本なら十分可能にするために測定少なくとも12.0ミリメートルからエッジ。計算硬度値平均インデントの深さ。計算硬度値最大インデントの深さ。計算硬度値最大インデントの深さ。押す圧子の表面に標本を確認してそれに押えは密接に連絡。データは安定した、をブザーの海岸硬度計音値次まで表示されます測定。4.readingテストデータ測定値、平均と最大値が読ん液晶。閲覧することができで過去のデータメモリ。データメモリでは、すべての平均統計グループ。メニューメモリー、選択閲覧すべて、または閲覧選択。5.data印刷テストレポートを印刷することができ使用してEPX-58Pワイヤレスプリンタ。あなたは、自動印刷に、や印刷で過去のデータメモリによるプリントすべてとプリント選択。プリントアイテムプリントアイテムで選択することができる。(以上2メートルアウェイ)。場合自動プリントはセットonにグループのテストを終了レポートはプリント自動的に。校正する方法ショア硬さ試験機?のための長期使用または他の理由いくつかの測定誤差が発生する。誤差がショア硬度計のキャリブレーションによって排除されるユニット。入力メニューシステムのキャリブレーションテストは、標準硬度ブロックまたは標準厚さブロック。