き厚さ計は、鋼管、板材、棒など、スチール、アルミニウムなどの製品の厚さを測定する機器です。表面の前処理と接触液体が不要です。作業隙間とは、汚れ、錆層、塩類堆積など誘電体(塗装、エナメル、プラスチックなど)を言います。特殊センサーEMT14014T付きのEM4000厚さ計は750°Cまで加熱した物体の厚さ測定をする時に利用できます。金属内の音速の温度による変化を考慮に受ける特殊測定メカニズムが適用されています。プローブを決まった状態に固定することを必要とする従来の圧電変換器付きの厚さ計と違って、EM2210厚さ計の場合はプローブの歪度による測定の正確さへの影響は少ないです。プローブを決まった状態に固定することを必要とする従来の圧電変換器付きの厚さ計と違って、EM2210厚さ計の場合はプローブの歪度による測定の正確さへの影響は少ないです。EM1401には、耐衝撃性ガラスで保護されているカラーディスプレイがあります。き厚さ計と同様に、EM1401は、金属材料の異方性、複数の反射物、外部障害といった阻害要因があっても自動モードで正確な厚さ測定を可能にする特殊データ処理アルゴリズムを使います。自動測定モードの他に、第1エコー信号による測定及び、いずれの2つのエコー信号の差による測定を手動モードで行えます。手動モードは腐食率が高い時に使ったほうがいいでしょう。き厚さ計を使って、Aスキャンを分析し、Bスキャンを可視化し(表示ざれる画像が3種類)、Cスキャンにおいてデータを行列形式で保存することができます。必要に応じてストロブを利用して、厚さ測定モード、信号の処理パラメーターなどを選択することができます。