計量校正とメンテナンスのレープ硬度テスターを多機能レープ硬度テスターは新型の硬度試験装置、によると設計されている最新レープ硬度テストの原理を使用して、高度なマイクロプロセッサ技術。hl値で測定する方向に自動的に変換することができブリネル、ロックウェル、ビッカース、海岸他の硬度値、とプリントと記録。私たちはそれが見られるレープ硬度テスターは主要工場、のでその測定のステップと知って較正方法?I。使用レープ硬度テスターを測定するためにワークDOHP200タッチスクリーンレープ硬度テスターは新型の硬度試験装置、によると設計されている最新レープ硬度テストの原理を使用して、高度なマイクロプロセッサ技術。Dohp200レープ硬さ試験機は3.8インチのタッチlcdスクリーンと豊富な表示内容とタッチスクリーン操作。ポイント、と他の測定インターフェース上のコンテンツ。それは自動的にインパクトデバイスの多様に適応する。それはのように迅速な硬度テストの金属材料。hl値で測定する方向に自動的に変換することができブリネル、ロックウェル、ビッカース、海岸、と他の硬度値、とプリントと記録。使用する場合DOHP200レープ硬度テスター、次のように注意事項に測定効率と精度を向上させる。以下は、説明のレープ硬度テスター装備dタイプインパクトデバイス。影響のサンプルによる寒さと熱加工避けるべき限り可能。必要、あるはずません酸化スケールと他ダート。標本でなければ十分な質量と剛性。5キロ直接試験することができる。<0.05キロサンプルレープ硬度試験方法を使用しない硬さ試験。4.the標本が十分な厚さと十分な表面均質層。0.8ミリメートルあってはならない。硬度基材の場合は正確に測定、それは最高のケースを削除する硬化層による加工。サンプルの試験表面平坦ではなく、表面曲率半径のテストポイントと隣接エリアよりも大きくなければ30ミリメートル。あり、適切なサポートリング。6.the標本ならない磁気。磁気は真剣に妨害インパクトデバイスの仕事にインパクトデバイス、その結果不正確なテスト結果。場合方向の測定された工作物ない90度、測定された値を補正と補償方向;8.measureワーク少なくとも3回、と平均値を計算する。場合硬度値差超え20HL、を番号のテストと平均値計算されるべき増やす必要があり;9。測定する場合、ワークの硬度値を変換する必要がある他のスケール、などhrc、材料特性ワーク決定する必要があり、と対応する材料変換レープ硬度テスターに選択する必要があり、それ以外の場合は原因変換偏差;II。メンテナンスと修理のレープ硬度テスターをポータブルレープ硬度テスターは広く実用化、非常に便利もたらす人。がを適用するレープ硬さ試験機、私たちはそのメンテナンスに注意。使用した後レープ硬度1000-2000回、使用ナイロンブラシをきれいにするガイドスリーブと衝突体のインパクトデバイス。清掃するときはカテーテル、最初外しサポートリング、取り出し衝突体、使用ナイロンブラシ逆にそれ。回転反時計方向にに、それを最後に、繰り返しこのため5回、インストールして衝突体支持リング;2.afterレープ硬度テスター使用され、衝突体リリースする必要があり;3.itは厳密に使用することは禁止さまざまな潤滑剤にインパクトデバイス。測定結果が不安定であるかどうかを確認衝突体鋼ボールは真剣に着用、と影響鋼ボール影響を回避するため時間で交換する必要があり測定結果。使用後、レープ硬度ブロック拭き取っとを防止するためにオイル紙維持硬度ブロックから錆;6。接続線のインパクトデバイスに接続されて端子ヘッドのホストコンピュータと3ピン位置のインパクトデバイス避けるべき曲げること、を防止するように接続されるワイヤー曲がっ長い時間接触不良。ときレープ硬度テスターは長期間使用しない時間、をそれは場合によって乾電池、が撮影に損傷からバッテリー漏れ防止ホスト。一般的に、あってはならない3ヶ月に1回充電および放電過放電による損傷からバッテリーを防ぐ。