お問い合わせ過去にお客様より多数のご質問いただいた内容をQ&A方式でご紹介いたします。フラッパー式フローメーター及びフロースイッチの必要直管部はどれぐらい必要ですか?当社のフラッパー式流量計は流速2m/s以下でご使用になる場合、明らかに乱流を発生させる様なバルブ、オリフィスプレート等が無い条件化であれば、直管部は不要です。(Fig1の流量範囲に依る。誤動作」等が発生する場合がある為、流量計の端面より、前方に5D(配管口径の5倍)、後方に3D(配管口径の3倍)以上の直管部を設置いただく事をお奨めいたします。2.5m/s以下の場合に限ります。設置をご検討いただくか、弊社に注文時その旨をご提示いただければ、特殊品にて上記現象を軽減できる場合があります。流量単位はどのような単位の品物を製作していますか?当社では様々な流量単位を使用した流量計を製作できます。