スワブはオートクレーブが可能ですか?当社の80.625スワブはオートクレーブは出来ません。スワブのチューブはオートクレーブ可能なポリプロピレンプラスチック製ですが、キャップ(ポリエチレン)もスワブの柄(ポリスチレン)もオートクレーブが不可能です。これはプラスチックであるPEとPSの温度耐性が低い(長期使用最高温度が60~80°C)ためです。オートクレーブは121°C以上の温度で実施されるため、製品が損傷する恐れがあります。+キュベットの中心高さ(Z)はどのように定義されていますか?キュベットの底部と光度計の光線の中心の間の距離を、中心高さ(Z)と定義します。15mm)でUVキュベットを提供しています。お客様が正確な光度計中心高さをご存知ない場合には、この情報を装置メーカーにお問い合わせください。+蛍光測定に適したキュベットはありますか?蛍光測定は光度計の光線方向に対し90°の角度で実施されるため、4面透過の光学キュベットでのみ使用可能です。67.755)の、4面透過キュベットを提供しております。+ザルスタットのキュベットは、どの波長域で使用できますか?当社のポリスチレン製キュベットはその光学特性により、可視領域から330ナノメートル(nm)の紫外線領域まで使用することができます。これに対しアクリル製(PMMA)キュベットは、紫外線領域における高い透過性を特徴とし、そのため約300nmまで使用することができます。プラスチック材料のUVキュベットにより、波長220nmからの紫外線領域において測定が可能です。+培地のないスワブは何に使用できますか?培地無しのスワブは皮膚や傷口など、すぐに(一時間以内)検査される場合に使用されます。スワブの軸はプラスチック製とアルミ製の2種類を提供しています。+搬送培地付きスワブはどのような場合に適していますか?輸送培地入りのスワブは回収されたサンプルの長期輸送(数日間)に適しており、回収率が向上します。培地を使うことにより、デリケートな病原体でも輸送に耐えることができます。軸の素材には、プラスチック製とアルミ製の2種類を提供しています。+輸送用培地に炭を使用したスワブの利点は何ですか?Amies輸送用培地付きスワブは、サンプルの輸送を可能にし、回収率を高めます。培地内の炭は細菌毒素およびその他の阻害物質を中和するとともに、さまざまな種類の細菌の回収率を高めます。炭はペトリディッシュの分析を阻害することがあるので、ユーザーは輸送用培地の適性を事前に確認する必要があります。製品ラインナップを表示するためにご協力ください。