寄与率(R2)は0.999と良好な結果が得られた。μg/mLボリコナゾール添加血清とした疑似検体を測定した(図8)。操作手順5))に従って測定した結果である。(μg/mL、横軸)の相関について示した。寄与率(R2)は0.998と良好な結果が得られた。LM1010による定量値(μg/mL)とボリコナゾール添加血清(μg/mL)の相関LM1010システムの活用ボリコナゾールのように薬物血中濃度の管理が求められる薬物では、必要なタイミングに合わせて迅速な測定を実現することにより、薬物治療の最適化に貢献できる可能性が期待される。-「ボリコナゾールはほとんどの施設で外注検査となっており、血中濃度の結果を得るまでに、投与開始から考えると1週間以上かかる。前もって遺伝子多型解析を実施し、その結果に基づいて投与設計ができていれば、安全にボリコナゾールを使用できる。LM1010高速液体クロマトグラフの最大の利点の一つとしてボリコナゾールの測定ができることが挙げられる。所有しておけば、その日のうちに測定結果が得られるため、検査結果で患者状態の悪化や肝障害の発現が見られたら、5-7日まで待たず、すぐに血中濃度を確認し、ボリコナゾールの増量または減量、他剤への変更をその日のうちに決められ、ボリコナゾールの治療最適化に貢献できる。」おわりにLM1010システムでは、採血後の血清(あるいは血漿)検体において、1検体あたり30分程度の所要時間で薬物濃度の測定結果が得られる。緊急時や迅速対応が必要とされるタイミングに測定することで、薬物治療の最適化に貢献できる可能性が期待される。今後、これまで以上に現場のニーズに注力しながら、測定項目の追加やシステムの改善について継続して検討を進めていきたい。推進することは耐性菌の出現を防ぐ、あるいは遅らせることができ、医療コストの削減にも繋がるとされています。松元先生に寄稿いただきました。薬物血中濃度測定が必要不可欠です。予防、医療コストの削減に繋がります。有用性について、データをもとに解説します。実践するための、迅速な薬物血中濃度測定について、バンコマイシン(グリコペプチド系)と、ボリコナゾール(抗真菌薬)の測定例をもとに解説します。研究用機器*この装置は医療機器ではありません。203件まだまだあります。