8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。その他のブラウザを使用してください。Language以下の言語につきましては、製品情報からeコマース機能まで、すべてのコンテンツをご利用いただけます。その他の言語につきましては、各国のスウェージロック指定販売会社でサポートしている場合がございます。Waters、サンプリング・システム専門家/トレーニング講師サンプリング・システムは、プラント内で最も複雑な部分であるといっても過言ではないでしょう。システムに組み込まれているさまざまなコンポーネントとプロセスが正しく連動しなければ、プロセス流路の状態を表す分析測定値を得ることはできません。この測定結果がプラント制御の方向性を左右するため、測定値には正確性と適時性の両方が求められることになります。プラントのエンジニアや技術者の方は、サンプリング・システムには細心の注意を払う必要があることをよくご存じだと思います。システムを構成する要素の1つひとつが、プロセス分析器の精度に影響を与える可能性があるのです。今回は、スウェージロックのフィールド・エンジニアが提言する、システムの精度に影響を及ぼす8つの課題を紹介します。皆さまが使用している分析器の信頼性向上にお役立ていただければ幸いです。設計に欠陥があると、プロセスの状態を正確に代表していないサンプルが採取されるおそれがあるばかりか、プロセス流体の化学成分が思いもよらないものに変質する可能性もあります。目的に合った測定を行うためにも、システムには代表的なサンプルが必要です。サンプルの採取から分析器による測定値の取得までの時間遅れが大きかった場合、流体が無駄になったり、生産エラーを修正するための再処理に多大なコストがかかったりするなどのリスクが発生しかねません。業界標準のレスポンス・タイム(応答時間)は1分とされています。プロセス分析器の要件と適合しない場合、分析器の不具合や測定精度の低下が生じるおそれがあります。正確な分析結果が得られれば、危険が潜むオペレーション状況を顕在化させて、安全なプラント環境を維持することができます。取出し口の位置を決める際は、慎重に行ってください。目的のひとつは、時間遅れの防止です。低流量のプロセス配管に取出し口を配置すると、プロセス流体に生じた変化が分析結果に反映されるまでの時間は長くなります。混合が発生する容積になっている部分(タワーの底部、タンク、ドラムなど)も、大きな時間遅れの原因となります。システムを設計する際は、サンプルが十分に混合される場所を選んでください。例を挙げると、ポンプの吐出し、フロー・オリフィス、パイプ・エルボーなどによって発生する乱流の下流部分です。プローブの誤用プローブを使ってサンプルを採取する場合、プローブがプロセス配管の中央1/3に届き、代表的なサンプルを採取するのに十分な長さがあることが理想的です。プロセス配管の中央に近い部分は、それ以外の部分よりも流れが速いため、結果の適時性も高くなります。プローブが共鳴振動の影響を受けないようにするため、最大許容長さを常に計算してください。配管径のわずか15%相当の長さを挿入するだけで十分なケースもあります。容積が大きくなると時間遅れを招くことになるため、必要以上に大きい径のプローブを使用しないでください。プローブではなくノズルのみを使用した場合、サンプル・システムの容積が非常に大きくなるため、大幅な時間遅れにつながるおそれがあります。