性能は室温20°C、定格電源電圧、50Hz、無負荷時の値です。表示能力の±10%です。液温を10°C以下に設定する場合は低温用熱媒体を使用してください。液温0°C以下での冷却能力値は、循環液がエチレングリコール60%の場合です。熱負荷が冷却能力の20%以下の場合には、冷凍機ON-OFF制御(設定+0.0°CでON、設定−2.5°Cで冷凍機OFFになります。CAE-1020A・1020S型は、流量調整バルブを標準装備していません。価格(税別)¥15,600)をご購入下さい。設定温度が10°C以下で、循環量が少ない(約3L/min以下)場合はバイパスラインをご使用ください。)内の寸法は突起物を含みます。純水は使用できません。性能は室温20°C、定格電源電圧、50Hz、無負荷時の値です。表示能力の±10%です。液温を10°C以下に設定する場合は低温用熱媒体を使用してください。液温0°C以下での冷却能力値は、循環液がエチレングリコール60%の場合です。熱負荷が冷却能力の20%以下の場合には、冷凍機ON-OFF制御(設定+0.0°CでON、設定−2.5°Cで冷凍機OFFになります。流量調整バルブを標準装備していません。価格(税別)¥15,600)をご購入下さい。)内の寸法は突起物を含みます。純水は使用できません。別途お見積りいたします。EYELA(CHINA)※表示の価格には消費税は含まれておりません。