ライブ・チャット:午前9時~午後4時までお問い合わせご意見、ご質問、フィードバック等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。Video型名またはキーワードフィードバックご意見・ご希望など、何でもお気軽にお寄せください。お客様からのフィードバックは当社製品/サービスの継続的な改善に役立ちます。皆様の声をぜひお聞かせください。ご意見をお聞かせください$name2台以上のAFG3000の信号出力の位相を同期させることができますか。2台以上のAFG3000の信号出力の位相を同期させることができますか。質問:2台以上のAFG3000の信号出力の位相を同期させることができますか。回答:はい、2台以上の同期運転は一台のAFG310x、またはAFG325xをマスター・ユニットとして、その他のAFG3000をスレーブ・ユニットとして動作させることにより可能です。この場合、マスターのリファレンス・クロック出力とトリガ出力をそれぞれスレーブのリファレンス・クロック入力とトリガ入力に接続します。接続ケーブルにより発生した信号の遅延はトリガ・ディレイ機能により補正することが可能です。»テクトロニクスについて私たちは、計測器のトップ企業として、さらなる機能と性能を求めて、飽くなき挑戦を続けています。テクトロニクスは、複雑さという障壁を打ち破り、グローバルな技術革新を加速化する画期的なテスト/測定ソリューションを設計し、製造しています。Conditionsお問い合わせ先フィードバック。