21:086本バラバラロールペーパーの芯に6本を仮留めし、最小出力で照射。間合いが違うのでビーム円の大きさも違うが、形状も乱れているのがある。励起LDから1メートルぐらい引き回されているので、光ファイバーが歪んでいるか切断面が綺麗ではないかと思われる。励起LDのビーム品質はほとんど反映されていないはず。右から順に光出力を測定すると、122ミリワット、102ミリワット、88.6ミリワット、131ミリワット、118ミリワット、72.4ミリワット・・・とバラバラの結果になった。光ファイバーの劣化による出力低下なのか、励起LDの劣化による出力低下なのか、相変わらず結論が出ない。励起LDの敷居電流と大差ないローパワー駆動なので、個体差が大きく出ていることは考えられる。電流を増やせば、結論が出るはずだ。励起LDの劣化なら、個体差の比率は縮まらない。ないなら、比率は縮まるはずだ。出力を上げると68箇所ある放出端の危険性が増すため、ボリューム動かせばすぐ分かるってものではない。