紫外線ランプにオゾン生成タイプの冷陰極殺菌ランプを採用しており、253.7nmのUVスペクトルによる殺菌効果を発揮します。オゾンスペクトル185nmの放射によって空気中の酸素の一部をオゾンに変えて殺菌。このUVとオゾンの相乗効果で、より強力な殺菌効果が得られます。185nm[オゾンの効果]オゾンが空気感染するウィルスの殺菌・除菌に効果があります。臭いの元を分解し消臭します。253.7nm[殺菌線の効果]殺菌線により、殺菌効果がさらに増大。殺菌光を直接人体に照射しない安全設計となっています。紫外線とオゾンスペクトルを発生する、安全性の高い紫外線ランプ(冷陰極殺菌ランプ)を使用。紫外線は殺菌力に優れた253.7nmの波長を、また、オゾンスペクトルは185nmの波長を使用しています。有人居室での使用、連続運転も安心10畳の部屋で連続運転してもオゾン濃度は0.1ppm以下※に抑止。作業環境におけるオゾンの許容濃度を0.1ppm以下と定めています。メンテナンスフリーフィルター交換などの日常的なメンテナンスは必要なく、電源スイッチ1ヵ所のみのシンプル設計です。紫外線ランプの平均定格寿命は10,000時間ですが、使用状況(連続使用)によって50,000時間程度の使用実績もあり、交換頻度を抑えます。内蔵ファンで、部屋の隅々までフレッシュに内蔵ファンが室内の空気を強制的に循環させるので、室内の浮遊菌・付着菌を隅々まで殺菌。つねにフレッシュな衛生環境を保ちます。壁取付けも可能で設置場所に困らない小型軽量サイズです。選べるラインナップ10〜30畳に対応の標準タイプ、4畳半タイプ、4m2対応の狭所対応タイプの3タイプを用意。病室や待合室、X線室、X線健診車など、スペースに応じて選択可能です。2.4kg※器具計上等は改良のため予告無く変更する場合があります。106373(大腸菌、上記ファージの宿主菌)試験方式:25m3試験チャンバー内にエアーフレッシュ2と撹拌ファン、レーザー式パーティクルカウンター、および、温湿度計をそれぞれ設置。チャンバー内の撹拌ファンを作動させながらウィルス液を10分間噴霧し、2分撹拌した後にチャンバー内空気から初発(0分)の浮遊ウィルスを捕集。その後、撹拌ファンを止め、試験品を運転し60分、120分、180分後に浮遊ウィルスを捕集。結果20m3空間(6畳間の空間に相当)における経過時間ごとの浮遊ウィルス数(PFU/20L-air)は以下の表の通り。沿革お問い合わせプライバシーポリシーサイトポリシ。