ライブ・チャット:午前9時~午後4時までお問い合わせご意見、ご質問、フィードバック等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。Video型名またはキーワードフィードバックご意見・ご希望など、何でもお気軽にお寄せください。お客様からのフィードバックは当社製品/サービスの継続的な改善に役立ちます。皆様の声をぜひお聞かせください。ご意見をお聞かせください$nameAFG/AWGの出力電圧を実際にオシロスコープやDMMで測定するとAFG/AWGで設定した電圧の2倍になってしまうのはなぜですか?AFG/AWGの出力電圧を実際にオシロスコープやDMMで測定するとAFG/AWGで設定した電圧の2倍になってしまうのはなぜですか?質問:AFG/AWGの出力電圧を実際にオシロスコープやDMMで測定するとAFG/AWGで設定した電圧の2倍になってしまうのはなぜですか?回答:全てのAWGシリーズは50Ωで正しく終端したときに何Vp-pと指定した電圧を出力するように作られています。このときにAWGはベスト・パフォーマンスで動作いたします。AWGシリーズの出力回路には50Ωの直列抵抗が入っています。出力が50Ωで終端されたときAWGの出力コネクタにおいて、この内部の直列50Ωと終端抵抗の50Ωとで電圧が半分に分圧されるようになっています。50Ω終端のとき、Vp-pで指定した電圧がゼネレータの内部で発生させている電圧の半分になるようになっています。出力周波数が低いような場合、パルスや方形波で立上り、立下り時に起きる高周波のリンギングが無視できる場合、このようなとき50Ωよりも大きな終端抵抗を使うことができます。終端抵抗が高ければ出力電圧は設定電圧の2倍になることもあります。どのくらい高ければそうなるのでしょうか?いくつかケースを考えてみます。出力電圧を2Vp-pに設定すると、ゼネレータ内部では4Vp-pを発生しています。»テクトロニクスについて私たちは、計測器のトップ企業として、さらなる機能と性能を求めて、飽くなき挑戦を続けています。テクトロニクスは、複雑さという障壁を打ち破り、グローバルな技術革新を加速化する画期的なテスト/測定ソリューションを設計し、製造しています。Conditionsお問い合わせ先フィードバック。