NXは、インターフェースを介した統合が可能です。+すべてのS-Sedivettesを同時にSediplus®に配置する必要がありますか?いいえ。各測定ステーションはそれぞれ個別のタイミングで充填することが出来ます。NX(40の測定ステーション搭載)で自動的に特定できます。+S-Sedivette®で血沈測定する際に考慮することはどの様なことでしょうか?S-Sedivette®では、採血後、基本的に血沈のために十分混合する必要があります。規格によると、測定は、採血後4時間以内に開始する必要があります。最初の血沈速度(ESR)の読み取りは、60分後に行う必要があります。+S-Sedivette®はどのように調製していますか?S-Sedivette®は、呼び容量の20%を構成するクエン酸三ナトリウム溶液で調製します。これにより、血沈に必要な比率(クエン酸塩1対血液4)が確保できます。+S-Sedivette®の保存期間はどの程度ですか?S-Sedivette®の保存期間は15カ月です。+S-Sedivette®は採血後、混合する必要がありますか?はい、S-Sedivette®では、採血直後に完全な混合が必要で、S-Sedivette®を逆さにしてゆっくりと5回振ります。気泡とガラスビーズは、必ず反対側まで移動させるようにしてください!素早く振るのはおやめください。2000をお勧めします。+S-Sedivette®で得られる数値は、ヴェステルグレン法と同等ですか?S-Sedivette®は、ヴェステルグレン法に基づいてESR(赤血球沈降速度)を判定するために、開発と評価がされています。製品ラインナップを表示するためにご協力ください。