TOA-130は、2003年に発表された屈折式天体望遠鏡です。私は、この天体望遠鏡を2005年に購入し、月・惑星の観望や、星雲星団の撮影によく使用しています。眼視、写真を問わずシャープな像結んでくれるので、自分の機材の中でもお気に入りの一本です。タカハシTOA130Sの概要タカハシTOA130は、2003年の火星大接近に合わせて開発された、3枚玉アポクロマート屈折天体望遠鏡です。最適な間隔を開けて配置されていて、可視光域での軸上色収差ををほぼ解消しています。天体望遠鏡を実際に覗くと、TOA-130の色収差の少なさがよくわかります。色収差が感じられない反射望遠鏡のようなスッキリした星像に驚くと思います。色収差の違いを明らかに感じました。TOA130のレンズセル(黒い部分)セルは前後に分かれていて、ビニールテープで間を塞いでいる色収差が少ないので、木星の縞模様も色の違いがよくわかります。解像感という点では十分満足できる見え味だと思います。高性能なTOA-130ですが、間隔を開けて3枚のレンズが配置されているため、対物レンズが外気に馴染むまで時間がかかります。気温変化の激しい冬場は、レンズが外気に十分に馴染むまでは、私の経験では3時間程度かかります。撮影中に何度かピントを合わせ直す必要があります。輝星周りの青ハロに悩まされることはありません。屈折望遠鏡の中で色収差という点では、並ぶものがないほどの性能を持った天体望遠鏡だと思います。レデューサーを使用しても、F6程度までしか明るくならないのが少々残念です。明るめの系外銀河や星雲を、長めの焦点距離でじっくり狙うのには問題ないでしょう。冷却CCDカメラを使っての撮影では、TOA130の解像力の高さを存分に発揮させることができます。像のコントラストが高く、銀河の細かい模様まで解像してくれるように感じます。※2013年4月に、F5.4まで明るくなる「TOA-35レデューサー0.7×」が発売されました。私が愛用しているのは、鏡筒の接眼部分の細い「Sタイプ」のTOA130鏡筒です。光が届くだろうか不安に思っていました。若干周辺減光は大きく感じられるものの、フラット補正で十分補正できる範囲であることがわかりました。写真を掲載していますが、フラット補正すれば、35ミリフルサイズカメラでも全面に渡って均質な画像を得られると思います。周辺減光が目立ち、画面四隅はケラレてしまいます。画像処理すると荒れてしまいます。最四隅の星像も流れ気味ですので、フラットナー焦点で撮影を考えているなら、67フラットナー対応のF鏡筒がお勧めです。TOA130Sにフラットナーを付けて撮影した写真です。大きな画像をご覧いただくと、写野の一番隅の星が放射状に写っていることがわかると思います。TOA130Sのフラットフレーム画像タカハシTOA130S望遠鏡にSTL11000Mを付けて撮影したフラットフレーム画像を下に載せてみました。周辺減光の目安にしていただければ幸いです。画像は上がレデューサーを使ったときのもの、下がTOA35フラットナーを使用した時のものです。マイナーチェンジと豊富なアクセサリー2009年、TOA-130望遠鏡はマイナーチェンジを経て、TOA-130N鏡筒となりました。2枚ともエコガラスのS-FPL53に変更し、セル構造を変更しています。初期型のTOA130鏡筒は、光軸が振動でずれやすいという問題があったようです。光軸が以前よりも安定するような構造が採用されているようです。TOAシリーズの魅力の一つに、レデューサーやエクステンダーをはじめとした豊富なアクセサリー群を使えることがあります。使用した時の性能は素晴らしく、一本でいろいろな焦点距離で楽しめる天体望遠鏡になっています。センサーサイズの大きなカメラ用に645判に対応するレデューサーも登場しました。望遠鏡が一本買えてしまう価格がつけられています。※645レデューサーは販売が終了しています。TOA130Sで撮影した写真をプリントしてみても、写っている星がシャープで気持がいいものです。フルサイズのモノクロ冷却CCDカメラを使って撮った写真は、像の解像感が素晴らしく、美しい作品に仕上がりました。最高の天体写真を撮るための機材を探してられる方にも、お勧めできる望遠鏡だと思います。したプリント販売ページを設けています。確認用としてもご利用頂けましたら幸いです。調整ネジの数は、通常の倍(6か所)設けられています。セル全体を調整するネジが3ヶ所、トリプレットのレンズ間隔を調整するネジが3ヶ所です。マニュアルにはメーカーに調整を依頼してほしいと書かれています。実際のところ、私のTOA-130は僅かな光軸ズレを感じ、2015年にレンズクリーニングを兼ねて、メーカーで調整を行いました。その後はほとんどずれていませんが、10年に一度はチェックした方が良さそうに思います。AstroDreamTech社の鏡筒バンド高橋製作所からTOA130用の鏡筒バンドとして、一体型の156Sと分割型の156WTが販売されています。長年使っていたためか、ヒンジ部分にガタが出てきてしまいました。これでは、重いTOA130鏡筒を安定して保持することができません。そこで、K-Astecから発売されている、AstroDreamTech社の鏡筒バンドに交換しました。AstroDreamTech社の鏡筒バンドは、純正の鏡筒バンドと同じようなヒンジ式になっています。天体写真ファンには、上下分割式の鏡筒バンドの方が人気があり、これをアリガタ・アリミゾシステムで運用するのが一般的です。手元に大きなサイズのアリガタ金具がなかったこともあり、この鏡筒バンドを購入することに決めました。鏡筒に上バンドを乗せると吸い付くようで、固定ネジを軽く締めただけでTOA130をしっかりと保持してくれました。子午線通過時でもぶれることなく、安定して撮影することができました。鏡筒バンドの固定位置について撮影時のブレやたわみを避けるため、鏡筒バンドの間隔はなるべく広く取るようにしています。レンズを圧迫しているのではないかと、時折質問をいただきます。3枚玉のセルは前側から固定しているので、レンズ圧迫の恐れは全くないそうです。この前部分を鏡筒バンドで締め付けても問題ないと思います。2枚玉のFS-152と比較してみてTOA-130Sの他に、鏡筒径が全く同じで、口径のより大きなFS-152も所有しています。前後のバランスが偏っているため、FS-152よりも持つと重く感じられます。収納場所にそれほど困らないのが美点です。色収差の少なさの点ではTOA-130の方が優れています。天体撮影に用いると、2枚玉のFS-152の方が外気温度順応が早く、実用的に感じられます。冬場、TOA-130にTOA-35レデューサー0.7×を使用して撮影を行うと、温度順応に数時間以上もかかることがあります。温度変化時のピント移動量も大きく、チェックを怠るとピンボケ画像を量産してしまいます。2枚玉フローライトのFS-152は使いやすく、観望の他、フラットナーレンズを併用して天体撮影にも愛用しています。広い画角が必要な場合は、3枚玉アポクロマートのTOA-130を使用しています。色収差補正に優れた屈折望遠鏡の大口径バージョン(FOA-130)が登場すれば、とても使いやすいと思います。タカハシTOA130S望遠鏡のスペックTOA130S望遠鏡の仕様を以下に示します。