2013.06.30参号管は放電実験はすでに終了しておりますが、気密の維持がいまいちのようですので、原因を特定することにしました。気密がいまいちなのはポンプの音を聞いていればわかりますし、放電させたままポンプを停止すると十秒も持たずに放電がとまりますのでわかります。怪しいのはミラーマウントモジュールのOリングです。黄銅チーズは単体で気密テストをしていますし、レーザ管との接合部はこれでもかというくらいに接着剤を付けておりますので大丈夫のはず。いうことで、ミラーを外して黄銅チーズ側に固定しているフランジ部分にシリコンゴムシートをあてて真空引きしてみました。この状態ではほとんど漏れらしい漏れは無いようです。ポンプを切ってしばらく時間を空け、再度ポンプを入れてみてもほとんど音に変化がありません。真空度が下がっていると「コポコポコポ...」という音がするのですが、まったくしません。いうことで、ミラー調整部はもう一段の工夫が必要のようです。その4買ったばかりのギアプーラーでステッピングモータからギアを抜きます。左下は今まで使っていたギアプーラー。イモネジを入れてさらに締めこんで行きます。ミラーのメンテナンス自作したレーザ加工機の第一~第三ミラーはすべてHDDのプラッタを切り出したものを使っております。アルミの板に詳細不明の磁性材料(TbCo系とかですかね)の薄膜が形成されたものです。反射率は不明ですが、そんなによくはないと思っています。...自作レーザ加工機ついにあいつを登場させるフライバックトランス電源ではパワー不足ということで、ついにあいつを登場させるときが来たようです。ヤフオクで購入したネオントランス。