2022-08-16URLをコピーしました!テスター(マルチメータ/サーキットテスター/回路計)と一口に言ってもたくさんの種類があるので、どれを選んだらいいのか迷ってしまうかもしれません。電子工作初心者の方は知らないことも多いので選定が難しいですよね!?当記事では、電子工作初心者でも迷わないように、簡単にテスターについて説明した上で、ランキング形式で、おすすめのテスターについて紹介していきます。最近では、ハンディ型のテスターであってもACアダプタでの電源供給やPC接続など多機能になってきました。そのため、あった方が便利なテスター関連品についても併せて紹介していきたいと思います。PLC制御設計・組み込みソフト開発など10年以上の電気設計経験がある当サイト管理人が執筆しています。目次テスターとは何か?テスターとは、以下のように電圧、電流、抵抗などを、内部回路を切り替えることで測定できる計測器です。人間の五感では検知できない電圧、電流、抵抗などの測定をする必要のある電子工作や電子回路設計では、一番よく使われる測定器と言えると思います。その他、テスターは、マルチメータ、サーキットテスター、回路計などの名称で呼ばれることもあります。電子工作で使用するテスターを選定する際に知っておいて欲しい必要な知識について解説します。テスターは電子工作で必要不可欠な計測器である反面、機能や種類が多く電子工作初心者にとって、どれを選んだら良いのか迷ってしまうことが多いと思います。そのため、据え置き型のテスターなど電子工作には使わないものについては割愛し、必要最低限の知識として「テスターの概要」としてまとめてみました。デジタルテスターとアナログテスターデジタルテスターとアナログテスターの特徴をまとめると、以下のようになります。↑アナログテスター(ハンディ型)アナログテスターの特徴メリット応答速度が早い針の揺れから、直感的に変動する測定値が読み取れる電圧・電流測定では電池が不要デメリット壊れやすい数値としての測定値が読み取りづらいデジタルテスターより誤差が大きいアナログテスターより入力抵抗が低い一般的に、アナログテスターより、デジタルテスターの方がメリットが多いので、1台目のテスターとしておすすめです。アナログテスターのメリットとして、応答速度が早く、針の揺れから、直感的に変動する測定値が読み取れるのですが、格安オシロスコープを購入してみるのもいいかもしれません。最近では、Tektronix(テクトロニクス)や岩崎通信機などの有名メーカーから、格安オシロスコープが販売されています。形状テスターの主な形状は、以下のように分類されます。据え置き型は、携帯型と比べて高機能・高精度ですが、その分、高価で、電子工作の用途としてはオーバースペックになってしまいます。そのため、はじめてテスターを購入するようでしたら、携帯型のテスターを選んだ方が良いでしょう。携帯型のテスターは、ハンディ型、ポケット型、カード型、ペン型の順番にサイズが小さくなっており、機能についても限定的になっていきます。ハンディ型がサイズ的にちょうど良く、持ち運びのしやすさ、機能面、測定値の読み取りのしやすさなど総合的にバランスが取れているので、1台目のテスターとしておすすめです。精度テスターの精度に関する仕様について解説します。以下のように、デジタルテスターとアナログテスターでは、確度の表記が異なります。(確度ではなく、許容値と表すこともあります。dat.アナログテスターの確度:最大目盛り値の±○.○%以内この説明だけだとわかりづらいので、デジタルテスターとアナログテスターでそれぞれの確度の例を示して計算してみます。dat.直流電圧の測定レンジ:600V分解能:0.1mV測定値:100Vまず、デジタルテスターの確度について説明します。この例では、rdg.の誤差は、読み取り値(測定値)の誤差のことなので、測定値が100Vだと、以下のようになります。$$rdg.の誤差:100[V]×\frac{±0.5[\%]}{100}=±0.5[V]$$また、dat.の誤差は、最小表示単位(分解能)の誤差のことなので、分解能が0.1mVだと、以下のようになります。$$dat.の誤差:±0.2[mV]=±0.0002[V]$$よって、rdg.の誤差とdat.の誤差を合算して考えると、真の値の範囲は以下のようになります。直流電圧の測定レンジ:500V測定値:100V次に、アナログテスターの確度について説明します。この例では、直流電圧の測定レンジが500Vとなるため、最大目盛り値は500Vとなります。確度は±3%以内なので、真の値の範囲は以下のようになります。$$誤差:500[V]×\frac{±3[\%]}{100}=±15[V]$$$$真の値の範囲:100±15[V]$$今回の例は、アナログテスターの確度は、最大目盛りに対する割合になるため、測定値に比べ測定レンジが大きくなると、誤差も大きくなってしまいます。誤差を小さくするためには、測定値が超えない範囲で、測定レンジをできるだけ小さくした方が良いです。入力抵抗(内部抵抗)入力抵抗(内部抵抗)は、○Ω/Vで表記し、レンジの電圧1V当たりの抵抗値のことを言います。20kΩ/Vと表記されていたら、10Vレンジの場合、入力抵抗は200kΩになります。この入力抵抗が大きいテスターほど測定する回路に及ぼす影響が小さく精密な測定が可能になります。わかりづらいので、例を挙げて説明すると、上記のように$R_2$の電圧値は、抵抗で1:1に分圧されるので、電源電圧の半分の5Vになります。入力抵抗が200kΩのテスターで$R_2$の電圧を測定してみると、テスターの入力抵抗の影響による合成抵抗により抵抗値が小さくなり、テスターで表示される電圧値は約4.88Vとなってしまいます。入力抵抗が20kΩのテスターで$R_2$の電圧を測定してみると、テスターで表示される電圧値は約4Vとなり実際の真値とはかけ離れた値になってしまいます。このように、あまりにも入力抵抗(内部抵抗)が小さいと、大きな誤差要因になってしまうので注意が必要です。測定に向いていると言えます。カウント数カウント数は、表示可能な最大値を示し、デジタルテスターのみの仕様になります。カウント数の例カウント数:6000直流電圧の測定レンジ:6V表示可能な最大値:6.000V例えば、カウント数が6000のデジタルテスターで、直流電圧の測定レンジを「6V」にした場合、表示可能な最大値は「6.000V」になります。そのため、一般的にカウント数が大きいほど、測定レンジでの測定範囲が大きくなるので、分解能も高くなります。主要メーカーテスターの主要メーカーは、以下のようになります。国内メーカーSANWA(三和電気計器)HIOKI(日置電機)KYORITSU(共立電気計器)OHM(オーム電機)A&D(エー・アンド・デイ)YOKOGAWA(横河計測)kaise(カイセ)海外メーカーFluke(フルーク・コーポレーション)Tektronix(テクトロニクス)KEYSIGHT(キーサイト・テクノロジー)などやはり、テスターは信用できるメーカーから購入した方が良いです。一部の無名海外メーカーの格安テスターだと、仕様上の精度は良いのですが、品質に問題があるケースがあり、実際の値とは大きく異る値を表示してしまうことがあるのです。国内メーカーであれば、SANWA(三和電気計器)、HIOKI(日置電機)、KYORITSU(共立電気計器)、海外メーカーであれば、Fluke(フルーク・コーポレーション)などから選んでおけば問題ないと思います。CD732』になります。当サイト管理人が勤務していた複数のメーカーでも採用されていた超定番なので、電子工作用途はもちろん、プロの電子回路設計用途などにもおすすめできます。他に、静電容量(コンデンサ容量)や周波数なども測定でき、導通、ダイオードテスト、オートレンジなどその他の機能も豊富です。テストリード固定、壁掛け可能であり、落下時のショックを和らげるホルスタも標準で付属しています。PC20』がおすすめです。CD732』と比較すると、周波数やデューティ比の測定ができず、カウント数も少ないのですが、ハンディ型のテスターにも関わらず、PCに接続してデータを取り込めるのが最大の特徴です。PCに接続してデータを取り込むためには、テスター本体とは別に、以下の関連品を別途、購入する必要があります。詳しくは、『テスター関連品のおすすめ』にまとめましたので、ぜひご覧ください。TST-KJ830』がおすすめです。今まで紹介してきたデジタルテスターと比較すると、全体的なスペックが劣り交流電流は測定できません。レンジの切り替えも「マニュアル」になってしまうので、測定時に誤った測定レンジを選んでしまうとテスターを壊してしまう可能性があります。それでも、電子工作用途としては十分で、日本メーカーのオーム電機から販売されているので供給も安定しています。>>比較表に戻る【番外編】テスター用途・目的別おすすめこちらでは、番外編として用途・目的別で、おすすめのテスターを紹介していきます。SP-20』がおすすめです。測定など一般的な用途をカバーしています。このアナログテスターは耐衝撃メータとなっていますが、落とした時に落下の衝撃を和らげるために、併せてケースも購入した方がよいでしょう。C-SPH』であれば、テスターをケースに入れたまま使用することができるので便利です。電子工作で必要になってくる一通りの測定をすることができます。価格が2500円程度で購入できてしまうのも大きなメリットです。MS8233D』は、再入荷予定も立っていない状態で入手できなくなってしまいました。このような事態が考えられるため、やはり、SANWA(三和電気計器)などの信頼できるメーカーから購入するのがおすすめです。PC20』であると便利な関連品やPCでのデータ測定に必要な関連品を紹介します。PC20』のテストリードのピンに挿入して使用するクリップアダプタです。当サイト管理人は、測定箇所を固定しておきたい場合、当初、デジタルマルチメータ付属のテストリードにワニ口クリップを接続して使用していました。テストリードとワニ口クリップの接続部の絶縁を気をつけたり、外れてしまわないようにと意外と面倒だったんですよね。CL-14』であれば、はじめから先端がワニ口クリップになっているので、ストレスなく測定箇所を固定できるので便利です。PC20』に電源を供給するACアダプタです。電池動作でも約150時間連続で動作することが可能ですが、PCで長時間、データを測定したい場合は必須となります。PC20』とPCを接続するケーブルです。PCに測定データを取り込みたい場合に必要です。PC20』のデータ取り込みソフト/PC接続ソフトです。7は、機能が制限されてしまいますが、試用版もあります。以下のリンクからダウンロードすることが可能です。PC20』は、単3形乾電池で動作します。LR6L』になります。コストパフォーマンスが高く、Amazonの売れ筋ランキングでも常に上位にランクインしている人気商品です。以下の記事では、「使い捨てアルカリ乾電池」や「ニッケル水素充電池」を徹底的に比較して、コスパの良い電池を紹介しているので、ぜひ参考にしてみて下さい。