IIIIC-290の修理これまた前回の続きです。Y.G.Rの出力をRFプローブで見てみるとテスター10Vレンジで2Vぐらい出てきます暖機終わってパワーが出てるときは10Vレンジは振り切るほど出力されている。YGRを押すことができずパワーモジュールは入力不足で出力が出ないのかな~と思いました。前段に戻りながらプローブで探っていくとどんどん戻ってPLLの方まで戻っていきました。私が一番苦手なPLLまったく動作など理解していない未知の分野です。手探りですPLLのどこが悪さしているかよく考えると暖機すると動き出し冷やすと止まるッてな訳で・・・・いつもの方法です動いている時に怪しそうな部位を急冷してどの部位で止まるか探しますそしたら他の部位はどんなに急冷しても異常ないのにVCOのシールドケース付近で動作停止してしまいました試しにヘアードライヤーで温めると動作し始めた。次の日暖機せずにドライヤーでVCOケース温めたら一発で動作し始めたのでどうもVCOがあやして見たいここかなーと半信半疑なのでVCOのシールドケースを外して中を見てみた中はたっぷりとパラフィンで埋めてある各パーツの温度の温度補償と部品の足元での裾風などによる周波数のドリフト防止だと記憶が有る。6はてなブログをはじめよう!nap2さんは、はてなブログを使っています。ブログを報告する引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。