2は、CPRに不可欠な各種パラメーターについて初期対応者にフィードバックを与えることで、人命を左右する心停止の初期段階で行うCPRのパフォーマンスを最適化するものです。›ダウンロード常に高品質CPRの質が人命を左右するということは疑う余地がありません。2は、現場にいる全員が質の高い胸部圧迫を行っているかどうか確認できる、シンプルなツールです。2は、CPRの深さ、頻度、リリースの質を測定してリアルタイムでフィードバックしてくれます。実際の現場で得られる統計を通じて、CPRの担当者が自己評価を行えるようになっています。心停止時の対応の仕方は様々ですが、質の高いCPRを早く行うことで、患者の容態を改善できる可能性が高まるということは明らかです。2を利用することで蘇生時の質を判断しやすくなるだけでなく、客観的なフィードバックを得られることで質を改善していくモチベーションも高まります。胸部圧迫を行った後、その主要なパフォーマンスに関する統計情報をワンタッチで確認できるようになっています。蘇生を行う現場では様々な人が入り乱れ、落ち着いて考える時間などないのが一般的です。主なパフォーマンスに関する客観的な測定値を素早く利用してフィードバックやサマリーを得ることで、パフォーマンスを改善してより良い結果が得られるということが分かっています。2には、速度と強度を測定する2つのセンサーが搭載されています。胸部圧迫時に高度なマイクロプロセッサーがこの2つのパラメーターを継続的に測定し、収集したデータが特別なアルゴリズムによって役立つ情報に変換されます。速度計は胸部圧迫時の胸壁の動きの深さや頻度を測定し、距離を算出します。CPR時に加えた力を測定する圧力センサーを使用する目的はいくつかありますが、最も重要なのは、次の胸部圧迫を行うまでに圧力が完全にリリースされているかどうか検知することです(CPRを行う間に担当者が学習しているかどうか、フィードバックを行います)。FR3といった除細動器で使用されているQ-CPRテクノロジーと同様の技術を使用しています。2は8歳を過ぎた子供、あるいは体重が25kg(55lbs)を超えた子供に対して使用できるように設計されています。2から手を放した状態で、患者との接触が一切ない状態にするか、適切な除細動の手順に即した状態を保つ必要があります。2を使用したいのですが?マネキンのフィードバック機能をオフにする必要があります。2は、複雑な胸部の特性が異なる様々な患者に対してCPRを行いやすくすることを目的として設計された医療機器です。CPR用のマネキンは胸部のモデルとして単純化された機構を採用していることが多く、CPR担当者のトレーニングに適しています。そのため、これら2つのモデルの測定技術や許容値は異なっていることが多く、両方のフィードバックを有効なものとして比較することは難しくなっています。2は、救急車など、移動時の使用を目的として設計されていません。2を使用した場合、フィードバックが不正確になるおそれがあります。2で得られる深さに関するフィードバックには従わないようにしてください。患者から本装置を取りはずす必要はありません。55の等級が付いています。埃の混入や、あらゆる方向からの水しぶきに対して一定の耐性を備えています。2は使用中の単4電池の残量を継続的にモニタリングします。電池残量がCPRをやり終えるまでに必要となる量に満たない場合でも、残量低下を知らせるインジケーターがCPR中に表示されます。このバッテリーは、30分のCPRを最低10回行える容量になっています。2をスタンバイモードの状態にした場合はバッテリーが2年間持続し、30分のCPRを2回行うことができます。2に使用することが推奨されます。2の電源を切る際に保存されます。そのため、再び電源を入れれば、保存済みのCPRイベントの統計データを確認することができます。2を使用して新たにCPRを行うと、以前のイベント統計がクイックレビューから削除され、新しいイベント統計がQ-CPRクイックレビューに表示されるようになります。Q-CPRQ-CPRとは、実際の緊急時の現場で担当者が質の高いCPRをガイドラインに即した形で実施するサポートを行うことを目的としてLaerdalが開発し、商標権を持つ技術プラットフォームのことです。この技術により、CPRに不可欠な各パラメーターの客観的な測定値やフィードバックを得られるだけでなく、パラメーターを保存して後でサマリーを確認したり分析を行ったりできるようになります。Adhesiveは臨床用途で使用した後、あるいは2年毎に交換してください。