今回のように、複数の板を重ね合わせる場合、減弱割合の積(掛け算)となるので次の式になります。hbでは、この式にそれぞれの数値を代入し、計算します。[mm])左辺と右辺は、(1/2)の部分が同じなので、左辺の指数3と、右辺の指数は同じ数値になります。指数の部分を抜き出すと、次のようになります。mmが適切であることがわかります。確認のため、代入すると次のようになります。B:13.8mmが正解になります。あるエネルギーのエックス線に対する半価層が5mmの遮へい板P、10mmの遮へい板Q、15mmの遮へい板Rがあり、板厚はともに10mmである。これらを用いた次のAからDの遮へい体により、このエックス線を遮へいするとき、遮へい効果の高いものから順に並べたものは(1)~(5)のうちどれか。B答え(2)この問題では、減弱の式を用いて、A、B、C、Dそれぞれの遮へい体のパターンについて、遮へい効果の高いものから順に並べたものを選択します。今回のように、複数の遮へい体を重ね合わせる場合、減弱割合の積(掛け算)となるので次の式を用います。hcまず、A(遮へい板Pを2枚重ねた遮へい体)の遮へい体の遮へい効果を求めます。4続いて、B(遮へい板Qを3枚重ねた遮へい体)の遮へい体の遮へい効果を求めます。3続いて、C(遮へい板P1枚と遮へい板R2枚を重ねた遮へい体)の遮へい体の遮へい効果を求めます。3.33...最後に、D(遮へい板P1枚と遮へい板Q1枚と遮へい板R1枚を重ねた遮へい体)の遮へい体の遮へい効果を求めます。3.66...(1/2)の右上の指数の値が大きいほど、遮へい効果が高くなります。]内に入れるAからCの語句又は数値の組合せとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。]の後方散乱線の方が大きかった。]の方向の方が大きかった。]の方向の方が大きかった。答え(2)この問題では、諸条件を変えたときに、エックス線の散乱がどのようになるかを答えます。確実に正解するために、ポイントを押さえましょう。[A]後方散乱線の空気カーマ率は、照射する物体を「鋼板」と「アルミニウム板」で比較すると「アルミニウム板」の方が大きくなります。[B]後方散乱線の空気カーマ率は、散乱角「120°」と「135°」で比較すると「135°」の方が大きくなります。[C]前方散乱線の空気カーマ率は、散乱角「30°」と「60°」で比較すると「30°」の方が大きくなります。エックス線を利用した各種試験装置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(1)蛍光エックス線分析装置は、物質を透過したエックス線を蛍光体を塗布した板の上に当てたときにできる蛍光像を観察することによって、物質の欠陥の程度などを識別する装置である。(2)エックス線マイクロアナライザーは、細く絞った電子線束を試料の微小部分に照射し、発生する特性エックス線を分光することによって、微小部分の元素を分析する装置である。(3)エックス線回折装置は、結晶質の物質にエックス線を照射すると特有の回折像が得られることを利用して、物質の結晶構造を解析し、物質の性質を調べる装置である。(4)エックス線応力測定装置は、応力による結晶の面間隔の変化をエックス線の回折を利用して調べることにより、物質内の残留応力の大きさを測定する装置である。(5)エックス線透過試験装置は、被検査物体を透過したエックス線による画像を観察する装置で、画像の検出にはフィルムなどが用いられる。答え(1)(1)は誤り。蛍光エックス線分析装置は、白色エックス線を試料に照射し、生ずる蛍光エックス線の性質を調べ、試料の定性、定量分析を行う装置です。(2)(3)(4)(5)は正しい。単一エネルギーで太い線束のエックス線が物質を透過するときの減弱及び再生係数(ビルドアップ係数)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(1)再生係数は、入射エックス線の線量率が高くなるほど小さくなる。(2)再生係数は、物質への照射面積が大きいほど大きくなる。(3)再生係数は、物質の厚さが薄くなるほど小さくなる。(4)再生係数は、透過後、物質から離れるほど小さくなり、その値は1に近づく。(5)太い線束のエックス線では、散乱線が加わるため、細い線束のエックス線より減弱曲線の勾配は緩やかになり、見かけ上、減弱係数が小さくなる。答え(1)(1)は誤り。再生係数は、入射エックス線の線量率の影響を受けません。(2)(3)(4)(5)は正しい。下図のようにエックス線装置を用いて鋼板の透過写真撮影を行うとき、エックス線管の焦点から4mの距離にあるP点における写真撮影中の1cm線量当量率は、160μSv/hである。この装置を使って、露出時間が1枚につき2分の写真を週300枚撮影するとき、P点の後方に遮へい体を設けることにより、エックス線管の焦点からP点の方向に8mの距離にあるQ点が管理区域の境界線上にあるようにすることのできる遮へい体の厚さは、次のうちどれか。遮へい体の半価層は15mmとし、3か月は13週とする。(1)10mm(2)15mm(3)20mm(4)25mm(5)30mm答え(5)この問題では、距離の逆2乗則と減弱の式を用いて、遮へい体の厚さを求めます。問題文で与えられている値から3か月の全照射時間を計算します。3か月単位にするのは、管理区域が1.3mSv/3か月を超えるおそれのある区域だからです。照射時間=露出時間[min/枚]×週の撮影枚数[枚/週]×3か月の週数[週/3か月]=2[min/枚]×300[枚/週]×13[週/3か月]=7,800[min/3か月]次の計算をしやすくするために、分単位から時間単位に直します。7,800[min/3か月]÷60[min/h]=130[h/3か月]この3か月の全照射時間にP点における写真撮影中の1cm線量当量率「160μSv/h」を掛けて3か月あたりの1cm線量当量率を求めます。130[h/3か月]×160[μSv/h]=20,800[μSv/3か月]次の計算をしやすくするために、μSv/3か月単位からmSv/3か月単位に直します。20,800[μSv/3か月]÷1,000[μSv/mSv]=20.8[mSv/3か月]続いて、距離の逆2乗則を用いて、焦点から8mの距離にあるQ点の3か月当りの1cm線量当量率を計算します。ここではQ点の3か月当りの1cm線量当量率をAとします。A[mSv/3か月]/20.8[mSv/3か月]=42[m]/82[m]A[mSv/3か月]=16[m]×20.8[mSv/3か月])/64[m]A[mSv/3か月]=5.2[mSv/3か月]続いて、今求めた「Q点の3か月当りの1cm線量当量率5.2mSv/3月」と「管理区域の境界の線量率1.3mSv/3月」、問題文ただし書きの「遮へい体の半価層は15mm」を、減弱の式に代入して、「エックス線管の焦点からP点の方向に8mの距離にあるQ点が管理区域の境界線上にあるようにすることのできる遮へい体の厚さ」を計算します。ここでは遮へい体の厚さをxとします。(1/2)x[mm]/15[mm]1.3[mSv/3か月]/5.2[mSv/3か月]=(1/2)x[mm]/15[mm]1/4=(1/2)x[mm]/15[mm]1/2×1/2=(1/2)x[mm]/15[mm](1/2)2=(1/2)x[mm]/15[mm]左辺と右辺の指数の部分を抜き出すと次のようになります。2=x[mm]/15[mm]x[mm]=30[mm]したがって、遮へい体の厚さは(5)30mmが正解です。エックス線作業主任者に合格できる7つの秘訣を配信中。過去問には無い問題を多数掲載しています。PDFファイルをダウンロードできます。講師のご紹介はじめまして。エックス線作業主任者の講習会・通信講座なら私にお任せ下さい!実務4年!講師14年!の実績があり、合格まで徹底サポートいたします!いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。Reserved.上に戻る。