本試験では「見たことない問題」「新しい傾向の問題」が出題されることがあります。実際に受験された弊社の受講者さんからも、そういった情報が寄せられています。その情報を参考に、X線作業主任者試験の予想問題を作成しました。予想問題はもちろん受験対策として有効ですが、既存の過去問はすでに出題実績がある問題なのでやはり過去問も大切です。これから受験する人は、過去問も予想問題もぜひチャレンジしてみましょう。予想問題は、今後も追加していくことがあります。追加したときは、メルマガでいち早くお知らせしていますので、登録がまだの人はメルマガ登録をおススメします。エックス線を利用した各種試験装置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。【340712】(1)エックス線透過試験装置は、被検査物体を透過したエックス線による画像を観察する装置で、画像は、フィルムの他、イメージングプレートなどに記録される。(2)エックス線マイクロアナライザーは、細く絞った電子線束を試料の微小部分に照射し、発生する特性エックス線を分光することによって、微小部分の元素を分析する装置である。(3)エックス線回折装置は、結晶質の物質にエックス線を照射すると特有の回折像が得られることを利用して、物質の結晶構造を解析し、物質の性質を調べる装置である。(4)エックス線応力測定装置は、応力による結晶の面間隔の変化をエックス線の回折を利用して調べることにより、物質内の残留応力の大きさを測定する装置である。(5)散乱型厚さ計は、被検査物体にエックス線を照射し、被検査物体の厚さとともに前方散乱線の強度が大きくなることを利用した装置である。答え(5)(1)(2)(3)(4)は正しい。散乱型厚さ計は、被検査物体の表面から出てくる後方散乱線の強度によって、その厚さを測定する装置です。前方散乱線ではありません。図Iのように、検査鋼板に垂直に細い線束のエックス線を照射し、エックス線管の焦点から5mの位置にあるP点で、透過したエックス線の1cm線量当量率を測定したところ、64mSv/hであった。次に図IIのように、この線束を厚さ10mmの鋼板で遮へいし、10mの位置にあるQ点で1cm線量当量率を測定したところ2mSv/hとなった。この位置において、1cm線量当量率を0.5mSv/hとするために必要な遮へい鋼板の厚さに最も近いものは(1)~(5)のうちどれか。エックス線の実効エネルギーは変わらないものとする。散乱線の影響は無いものとする。【340303】(1)12mm(2)17mm(3)22mm(4)27mm(5)32mm答え(2)まず、P点(5mの位置)とQ点(10mの位置)では、距離が異なりますので、距離の逆二乗則(線量IQ/線量IP=距離P2/距離Q2)を用いて、P点(5mの位置)の1cm線量当量率を、Q点(10mの位置)の値に計算します。P点(5mの位置)で、1cm線量当量率は64mSv/hですから、次のように計算します。線量IQ/64[mSv/h]=52[m]/102[m]線量IQ=25[m]×64[m]/100[mSv/h]線量IQ=16[mSv/h]続いて、鋼板の半価層hがわからないので、減弱の式(I=I0(1/2)x/h)を用いて、問題文で与えられた値と先ほど求めた1cm線量当量率から計算します。2[mSv/h]=16[mSv/h](1/2)10[mm]/h[mm]2[mSv/h]/16[mSv/h]=(1/2)10[mm]/h[mm](1/2)×(1/2)×(1/2)=(1/2)10[mm]/h[mm](1/2)3=(1/2)10[mm]/h[mm]左辺と右辺は、(1/2)の部分が同じなので、指数の部分にも同じ数字が入ります。指数の部分を抜き出して計算すると、次のようになります。3=10[mm]/h[mm]h≒3.3つまり、鋼板の半価層hは3.3mmです。続いて、「Q点(10mの位置)において、1cm線量当量率を0.5mSv/hとするために必要な遮へい鋼板の厚さx」を、減弱の式を使って求めます。0.5[mSv/h]=16[mSv/h](1/2)x[mm]/3.3[mm]0.5[mSv/h]/16[mSv/h]=(1/2)x[mm]/3.3[mm]0.5[mSv/h]/16[mSv/h]=(1/2)x[mm]/3.3[mm](1/32)[mSv/h]=(1/2)x[mm]/3.3[mm](1/2)×(1/2)×(1/2)×(1/2)×(1/2)=(1/2)x[mm]/3.3[mm](1/2)5=(1/2)x[mm]/3.3[mm]左辺と右辺は、(1/2)の部分が同じなので、指数の部分にも同じ数字が入ります。指数の部分を抜き出して計算すると、次のようになります。5=x[mm]/3.3[mm]5×3.3[mm]=x[mm]x[mm]=5×3.3[mm]x[mm]=16.5[mm]つまり、厚さ16.5mmの遮へい鋼板を使えば、透過後の1cm線量当量率を0.5mSv/hにすることができます。近いものは、(2)17mmが正解です。エックス線装置を用いて透過写真撮影を行う場合のエックス線の遮へい及び散乱線の低減に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。【340303】(1)遮へい体には、原子番号が大きく、密度の高い物質を用いるのがよい。(2)コンクリートは鉛より遮へい効果は小さいが、安価であるため一般に遮へい体として用いられている。(3)照射筒は、照射口に取り付けるラッパ状の遮へい体で、エックス線束及び散乱線が外部へ漏えいしないようにするために用いる。(4)ろ過板は、硬エックス線を除去し、軟エックス線にするために用いられる金属板である。(5)絞りは、エックス線束の広がりを制限し、エックス線を必要な部分にだけ照射するために用いる。答え(4)(1)(2)(3)(5)は正しい。コンクリートは、鉛より遮へい効果は小さいですが、施工が容易で安価なので遮へい体としてよく使われています。ろ過板は、軟エックス線を除去し、硬エックス線にするために用いられる金属板で、被写体からの後方散乱線の低減に効果があります。エックス線及び電磁波に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。【340119】(1)エックス線は波長が可視光線より長い電磁波である。(2)エックス線は、直接電離放射線である。(3)エックス線光子の質量は、電子の質量に等しい。(4)K系列の特性エックス線は、管電圧を上げると強度が増大するが、その波長は変わらない。(5)電磁波の進む速さ(光速度)をc、波長をλ、振動数(周波数)をνとしたとき、その関係はc=λ/νで表される。答え(4)(1)は誤り。エックス線は波長が可視光線より短い電磁波です。エックス線は、間接電離放射線です。エックス線は、質量を持っていません。