企業様向け出張講習会お客様の声トップページ過去問の解説:測定X線作業主任者の過去問の解説:測定(2017年4月)X線作業主任者の過去問の解説:測定(2017年4月)ここでは、2017年(平成29年)4月公表の過去問のうち「エックス線の測定に関する知識(問1~問10)」について解説いたします。それぞれの科目の解説は、下記ページからどうぞ。放射線の量とその単位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(1)カーマは、電離放射線の照射により、単位質量の物質中に生成された荷電粒子の電荷の総和であり、単位としてGyが用いられる。(2)吸収線量は、電離放射線の照射により単位質量の物質に付与されたエネルギーであり、単位としてGyが用いられる。(3)等価線量は、人体の特定の組織・臓器当たりの吸収線量に、放射線の種類とエネルギーに応じて定められた放射線加重係数を乗じたもので、単位としてSvが用いられる。(4)実効線量は、人体の各組織・臓器が受けた等価線量に、各組織・臓器の相対的な放射線感受性を示す組織加重係数を乗じ、これらを合計したもので、単位としてSvが用いられる。eVは約1.6×10-19Jに相当する。答え(1)(1)は誤り。カーマは、選択肢のような「電荷の総和」ではありません。カーマとは、エックス線などの間接電離放射線の照射により、物質の単位質量中に生じた全荷電粒子の初期運動エネルギーの総和です。単位はJ/kgで、その特別な名称としてGy(グレイ)が用いられます。(2)(3)(4)(5)は正しい。放射線防護のための被ばく線量の算定に関する次のAからDまでの記述について、正しいものすべての組合せは(1)~(5)のうちどれか。眼の水晶体の等価線量は、放射線の種類及びエネルギーに応じて、1cm線量当量又は70μm線量当量のうち、いずれか適切なものにより算定する。皮膚の等価線量は、エックス線については1cm線量当量により算定する。外部被ばくによる実効線量は、1cm線量当量により算定する。妊娠中の女性の腹部表面の等価線量は、腹・大腿(たい)部における70μm線量当量により算定する。(1)A,B(2)A,C(3)A,C,D(4)B,C,D(5)B,D答え(2)Aは正しい。眼の水晶体の等価線量→1cm線量当量又は70μm線量当量。皮膚の等価線量→70μm線量当量。外部被ばくによる実効線量→1cm線量当量。妊娠中の女性の腹部表面の等価線量→1cm線量当量。放射線検出器とそれに関係の深い事項との組合せとして、正しいものは次のうちどれか。答え(5)(1)は誤り。電離箱と関係の深い事項として、W値や飽和領域などがあります。比例計数管と関係の深い事項として、ガス増幅、電子なだれなどがあります。GM計数管と関係の深い事項として、ガス増幅、電子なだれ、窒息現象、消滅(クエンチング)ガス、プラトーなどがあります。グロー曲線は、熱ルミネセンス線量計と関係の深い事項です。