使い方によって正しくない波形が測定されることがあります。その多くはプローブの繋ぎ方とテストピンの設け方に起因します。上手く波形が取れない時のチェックポイントを挙げます。ポイント1:プローブを選ぶ電圧を測定する電圧プローブだけでも多くの種類があります。・受動プローブ20MHz以下の波形なら、受動プローブで測定出来ます。受動プローブに書かれている抵抗値とコンデンサ値がグランド間に接続された波形を見ていることを意識しましょう。・能動プローブプローブが波形を増幅する機能を持ったプローブです。高速の信号を見るものや差動プローブがあります。ポイント2:能動プローブが正常に動作しているか能動プローブは波形を増幅する機能を持つので、複雑な作りをしています。設定や使い方次第で異なる波形が測定されます。・キャリブレーションは出来ているか。・プローブの入力範囲を守っているか。・静電気等の外来ノイズで壊れていないか。・プローブ間のスキューは補正したか。ポイント3:測定点とグランドが近いか高速な信号線や繊細な信号では、グランドは測定点付近から取ります。ポイント4:プローブのグランドは短いか。可能な限り短いものを使用するように心がけましょう。便利な鰐口のアクセサリーは、1MHz位の波形でもかなり波形が劣化します。能動プローブより受動プローブはグランド長の影響を受けやすい仕組みになっています。作業性の良い所に引き出したくなりますが、この誘惑に負けてはいけません。出す位置を絞り込み信号線への影響を最低限に抑えましょう。<テストピンの害>・配線容量が増す。(配線面積が広くなる)・不要輻射ノイズのアンテナになりやすい。・インピーダンス整合やシールドラインが崩れる。不確かな波形を分析するよりはずっと波形評価が楽になります。後編お問合せ・ご相談はこちらお電話でのお問合せ・ご相談はこちら053-439-7411info@art-denshi.co.jpお問合せはこちらプリント基板やパターン設計の開発ノウハウの構築で企業競争力のアップを支援します。シミュレーション設計支援から小ロットSMD実装サービスまでトータルにサポートします。