下顎をテレスコープシステムで治療を行う場合のリンガルバーの役割について教えてください。DVD問い合わせ公式LINETOP歯科治療に関するQ&A下顎をテレスコープシステムで治療を行う場合のリンガルバーの役・・・Questions歯科治療に関するQ&AQ:下顎をテレスコープシステムで治療を行う場合のリンガルバーの役割について教えてください。掲載日:2014年8月27日#レジリエンツテレスコープ#テレスコープ義歯#コーヌステレスコープ#リーゲルテレスコープQ.下顎をテレスコープシステムで治療を行う場合のリンガルバーの役割について教えてください。A.テレスコープクラウンの適応症は広範囲にわたりますが、最も安定した維持力と安定性を発揮するのは、歯列の前後左右にできるかぎり距離を持った4点支持です。各々離れた支台歯を補綴物により2時的に固定し、しかも歯列上にかかった咬合圧を全体に分散し、特定な歯への過重負担を防止します。テレスコープクラウンの場合、軸壁により咬合圧は歯軸方向へ誘導されます。外冠が全周を取り巻いているため歯の幅全体に力が加わり、支持域はさらに広がります。4点支持は、支台歯が離れていれば、歯の幅だけ支持域が広がって安定性が増し、4隅に支持歯が存在するため理想的な形となります。上顎と下顎では多少異なった力の配分となります。上顎の場合は口蓋への力の分散が可能ですが、下顎ではリンガルバーなどにより歯列の前方で左右を連結することになります。したがって、上顎では4点を連結した4辺形となりますが、下顎では1辺が利用できません。左右に中間歯欠損が存在している場合、固定効果を期待でき予後も良好です。これは、左右のブリッジを鋳造リンガルバー(Buegel)によって連結するため、可撤性義歯とし、どちらか一方に加わった力をリンガルバーを通して力の分散をはかる目的で、テレスコープ内冠を応用し、次いで外冠を製作、4点支持を得る事ができ、前後左右の安定性は強固となります。