配送料はチェックアウト時に計算されます。ユーザーが地下の漏れを探すときに広い領域をカバーできる、新しい全自動エリート漏れ検出器です。標準のリークディテクタで一度に1つのセンサーをリッスンするのではなく、9つの個別のセンサーを専用の表面領域全体に任意の順序で1メートル離して配置し、リークをすばやく効率的に発見します。AQUA-PROの機能AQUA-PROの応答性の向上は、最新のデジタル信号処理チップとデジタルフィルターチップ、統合コントローラー、16Mキャッシュによるものです。7インチフルHDカラーLCDタッチスクリーンディスプレイ。9センサーのワイヤレスモジュールを使用して、信号をディスプレイ画面に直接送信します。9つのセンサーすべてを同時に使用して測定できるため、測定範囲が大幅に広がり、漏れを見つけるまでの時間が短縮されます。すべてワイヤレスで、配線は不要です。リークが疑われるポイントの上に、各センサーを線形(1x9)またはマトリックス(3x3)の形で配置します。最大1000メートル離れた場所から測定値を取得します。センサー周波数は70-9000HZの範囲で調整できます。表示画面には、リーク信号がスペクトルバーの形式でリアルタイムに表示されます。プリアンプ回路内のセンサーは、ラバーリングシーリング、クッション、プロの音響手法を使用しており、現在市場に出回っている他のほとんどのリーク検出装置と比較して、優れたノイズ捕捉能力を提供します。大型リチウムイオン電池は、1回の充電で10時間以上の動作が可能です。トレーニングとユーザーマニュアル。一般的なプロセス:疑わしいリークポイントの上に、各センサーを線形(1x9)またはマトリックス(3x3)の形式で配置して配置します。表示画面でワイヤレスモードオプションを選択すると、各ワイヤレスセンサーにデータを同時に収集するように指示されます。各値は、使用するセンサーの数に応じてデータをサンプリングするときに保存されます。データを比較することで、ユーザーはリークの場所を特定できます。k.9つのワイヤレスフロアセンサーを使用してリークの場所を推定すると、個別のケーブルフロアセンサーをディスプレイ画面に接続して、リークを正確に特定できます。これがプロセスの最終ステップです。Shopify選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。