内部フィルター状態はオブジェクトの呼び出し間で存続します。既定値では、全通過の、測定にまったく影響を与えないフィルターが指定されます。parameters'スペクトル推定制御。次のいずれかの値を指定します。スペクトル推定器により電力測定値を取得します。スペクトル推定器セットは、入力データ長で達成可能上限の周波数分解能を実現できます。ウィンドウのサイズを自動的に計算します。スペクトル推定器により電力測定値を取得します。プロパティは適用されませんが、これらのプロパティを使用して分解能も制御できます。正の整数として指定します。セグメント長の設定により、スペクトル推定における周波数分解能と分散とのバランスを取ることができます。長いセグメント長は分解能において優れています。短いセグメント長ではより多くの平均化により、差異を減少させます。数値スカラースペクトル推定器のセグメント間のオーバーラップ率。数値スカラーとして指定します。'Triangular'スペクトル推定器のウィンドウ関数。サイドローブの減衰があります。コンテンツをマスクすることがあります。選択するウィンドウを変えることにより、分解能とサイドローブ減衰のバランスをとることができます。