GlassContour製品トップGlassContourは当社が製造している有機溶媒精製装置システムです。有機溶媒の精製を危険が伴う蒸留作業から解放し、安全かつ簡単に行える装置です。Purification」の原理に基づいて設計され、Grubbs博士の指導を得て完成した熱源を使用しない究極の精製システムです。現在、米国をはじめとし世界各国の企業、大学の研究室で400以上のシステムが稼働しており、カールフィッシャー法による滴定データからもその精度に高い評価を得ています。ドラフトチャンバーへの組み込みから架台による設置まで研究室の環境に合わせたカスタマイズにも対応しています。Solvents)システムの生産を大阪市の工場でスタートし、カラムの交換からメンテナンスまで、安心してご利用できるサービスを提供しています。加熱を必要とするガラスの蒸留法による精製ではなくカラムによる精製方法のため、熱源を必要としません。これにより溶媒の引火、爆発のリスクを大幅に削減できます。精製された溶媒を受けるフラスコ以外はすべてステンレスの配管で密閉されたシステムなので、研究室が地震など災害に見舞われても火災や爆発などの危険性を最小限に抑えることが可能です。性コントロールパネルから誰でも簡単な操作を行うだけで必要な時に必要な量の脱水、脱酸素の有機溶媒を採集できます。これにより蒸留時の時間や手間を大幅に短縮できます。採集部はグローブBOXへの接続、ルアーロックタイプなどフラスコ以外にも用途に合わせて変更することができます。−システムはSUSを用いた完全な密閉系です。精製溶媒は、バルブコントロールパネルの3つのバルブを操作するだけで採液できるシンプルなデザインです。高純度アルゴンガス(推奨)もしくは窒素ガス(99.999%)のガス供給ラインとガス圧調整レギュレーター、真空ポンプと筐体アース用の3P100V電源を2箇所ご準備ください。(静電気などによる火花の元をなくすためアースします)カラムは400リットルの精製能力があります。(試薬はACSグレード以上の試薬を使用します)ニトロメタン以外のすべての有機溶媒に使用できます。ジュートロ化試薬にも使用可能です。新しいカラムはアルゴンガス封入状態で発送いたします。カラムの交換作業も承っております。ml/min(THF)システムの据付後はすぐに使用可能です。システム架台は床(壁)と固定し、地震対策を施します。システムはお客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。その他溶媒については、お問い合わせください。