波形モニタとは波形モニタを一言で言えば映像信号(テレビカメラの出力信号)の観測に特化したオシロスコープで、コンポジット、コンポーネント、HDTV等世界中の各種映像信号の方式に合わせた多くの機種が発売されている。CRTが用いられていたが、最近発売されるオシロスコープは液晶を表示器に用いたものが主流になっている。CRTは高精度測定の実現に不利であることや、アナログ時代には無かった高機能を波形モニタに要求されるといった背景があり、近年では波形モニタの表示器に液晶を用いたものが多い。いずれにしろ構成の基本はオシロスコープと同じなので、構成や測定原理等はオシロスコープの項に譲り、ここでは波形モニタの性質を中心に解説する。アナログ波形モニタ映像信号がアナログしかなかった時代には、文字通り映像信号の波形が適正かどうかをモニタ(観測)することが目的のすべてであった。そのため、アナログ用の波形モニタは映像信号の観測に適した特性や機能、目盛を備えている。規定されており、機器の調整等では振幅の確認は不可欠となる。信号が観測しやすい感度に合わせてある。し、映像信号側(+目盛)、同期信号側(-目盛)にそれぞれ目盛を付けている。する相対目盛が設けてありそちらが用いられる。テレビ撮影の運用で波形モニタは照明の具合や、カメラの調整でも振幅測定機能が利用されている。映像信号が伝送されるとき、伝送系の影響でさまざまな波形ひずみを生じる。アナログ波形モニタの重要な役割のひとつが波形ひずみの観測である。挙げられるが、それぞれの原因が複合的に存在するのが普通である。通常の観測では各々の特性を観測するためのテスト信号を伝送系に入力して、出力信号の波形がどれくらいひずむかを波形モニタで目視したり、カーソルにより数値化して観測する。パルス特性)観測のための目盛が代表的である。あるが、その測定はベクトルスコープの測定対象となる。測定は、テスト信号として変調ステップ信号を用いる。コンポジット信号用波形モニタのフィルタにより輝度成分を削除して表示させ、サブキャリア成分の振幅がそろっているかを確認する。映像信号では同期信号も重要な役割があり、規格上も、振幅、パルス幅、立ち上がり/立ち下がりの傾斜等その特性が細かく規定されている。程度の時間しかなく、そのままでは細かく観測しにくい。そこで波形モニタでは、水平走査時間を速くして波形を時間軸方向に拡大する機能を備える。拡大後は目視やカーソルにより振幅、時間(幅)傾斜等を観測する。先進国におけるテレビ撮影は急速にデジタル化されており、アナログビデオ信号は民生市場や一部の工業用に絞られてきている。そのため、ここ数年アナログ専用の波形モニタの新製品は発売されていない。CRTを用いた古いタイプが多い。現在では、アナログ波形観測機能は、次項で説明するデジタルビデオ信号を観測するデジタル波形モニタの付随した機能として発売される。デジタル波形モニタは、デジタル機能を中心にした波形モニタのため、アナログ波形のひずみを観測するための目盛や機能が省略される場合が多い。INTERFACE)により伝送されている。そのため波形モニタもデジタル信号を受け、そのままデジタル処理を施して表示する仕組みに変わっている。CRTに表示するタイプも存在するが、現在の主流は液晶に表示するタイプである。液晶に表示するタイプは、信号入力から表示までをすべてデジタル処理できるので、精度劣化を最小限にすることが可能である。映像信号のデジタル化に伴い音声の重畳や垂直ブランキング期間の活用がより活発になり、映像以外の多くの情報(補助データ)の表示が求められるようなった。アナログ波形モニタとの違いデジタル映像信号は、その性質上伝送により波形ひずみは発生しない。そのためアナログ波形モニタが有していた多くの波形ひずみ観測のための目盛や機能が削除されている。SDI信号の状態を観測する必要が生じた。デジタル信号特有の伝送エラーが発生するリスクも存在する。SDI信号特有の情報を表示する機能が求められている。多様な補助データの表示が求められていることもアナログ波形モニタとの違いである。振幅の測定デジタル映像信号になってもカメラ自身が光というアナログを扱う以上振幅測定は基本的に同じである。V相当の振幅が見やすいような目盛配置になっている。ブランキング期間の表示/非表示デジタル映像信号では水平ブランキング期間に同期パルスが存在する。音声信号が重畳される場合もある。これらの信号の表示/非表示を切り替える機能である。これはこれらの信号が最大振幅のヘッダを持つ関係で、映像信号の観測時に邪魔になることがあるため、表示/非表示が切りかえられるようになっている。水平ブランキング期間に重畳された音声信号を分離しレベルや位相を表示できる機能が最近は普通になっており、また音声データに関する伝送エラーやチャネル情報もあわせて表示できることが多い。Union)で出力したり、ヘッドホンで音声の内容を確認できる機能を持ったものもある。Gbpsという高速な伝送レートを持つデジタル信号である。そのためケーブルの長さや接続不良などちょっとしたことで伝送エラーが発生する場合がある。SDI信号の状態を監視する機能を備える。監視機能は大きく二つに分かれる。Check)を利用するのが最も一般的である。EYEパターン測定と言われるものである。EYEパターン測定では伝送信号の振幅、立ち上がり/立ち下がりの傾斜、ジッタ等が測定パラメータとなる。V-ANC(V-ANCILLARY)データと呼ばれている。Net-Qが代表的なものである。これらのデータの確認には従来専用の機器が用いられていたが、最近では波形モニタに字幕のデコード・表示機能を搭載したり、Net-Qの状態をリアルタイムに表示する機能が追加されている。