基本ヘッドスペースサンプリングは、ガスクロマトグラフィー(GC)およびガスクロマトグラフィー質量分析(GC/MS)のサンプル導入技術の一種です。ヘッドスペース分析では、目的の化合物の揮発性が高く、サンプルの残りの部分は揮発性がはるかに低いか、または不揮発性である必要があります。ある場合、労力のかかる抽出の代替法としてうまく機能します。バイアルよりも大きな容量のものを使用します。大きなバイアルは、より大きなサンプル容量またはそのサンプルの上のより大きなヘッドスペースに対応します。ヘッドスペースは揮発性化合物に最適であるため、高品質のバイアルとキャップを使用して密閉状態を形成することが分析を成功させるために重要です。分析にいくつかの特長をもたらします。すべてのマトリックスと互換性があります。適した液体への溶解性が高い必要はありません。サンプル前処理がほぼ不要です。このため再現性のより高い結果が得られる可能性があります。サンプル前処理を行うことによってワークフロー全体でエラーが発生する可能性が高くなるためです。残留溶媒ピークが小さくなります。多くのアプリケーションで、ガスクロマトグラフに導入される溶媒の量が液体注入の溶媒よりも大幅に少なくなります。このような場合、溶媒のピークは小さくなり、目的の分析成分に干渉する可能性が低くなります。機器の稼働時間を向上させます。ソースのメンテナンスが少なくてすみます。多くの場合、精度と直線性が良くなり、感度が高くなります。モデルなどのバルブ/ループのヘッドスペースサンプリングシステムでは、次の部品が使用されています。分析が開始される前にサンプルを保温するために一定の温度環境をつくります。2)バイアルからヘッドスペースループへのサンプル転送。加熱されたサンプリングループには、繰り返し注入が可能な一定量のサンプルが含まれています。キャリアフローが中断されなくなります。サンプル内容物を移送するために用いる温度制御チャネルを形成します。ヘッドスペースサンプリングプロセスサンプルはヘッドスペース分析に適したバイアルに移され、すぐにふたをして揮発性成分の損失を最小限に抑えます。平衡に達する時間はサンプルに依存し、実験的に決定されます。この時間は、バイアルをオーブンまたはその他の温度制御環境で保温することによって最適化されます。平衡が達成されると、サンプリングプロセスを開始できます。つの基本的なステップで構成されます。追加のガスを供給してバイアル内の圧力を上げます。バイアル内の圧力の一部を開放し、サンプルループをサンプルの気相で効果的に補充します。最新のヘッドスペース機器は、サンプリングプロセスが完全に自動化され、多くの場合、特定のサンプルタイプに最適な時間と圧力を実験的に決定するのに役立つツールが用意されています。β)この式は、検出器によって検出された面積(A)が、バイアルの気相中の分析成分濃度に比例することを示しています。つのサンプル固有の項の合計で割ることによって定義されます:分配係数(K)と相比(β)。条件をその合計を最小化するように選択する必要があります。これにより、サンプルの気相中の揮発性ターゲットの比例量が大きくなります。これは、サンプルの量と分析成分の溶解度を最適化することによって実現できます。相比は、バイアルのサイズとサンプルの量の影響を受けます。