デジタル制御駆動ボードCTL200は、人気のアナログレーザーコントローラーCTL101のデジタル版です。低ノイズの電流ドライバに変調機能と温度コントローラを組み合わせています。Vの単一電源を使用し、0~50°Cで動作します。CTL200は伝導冷却方式を採用しています。CTL200は伝導冷却式で、アルミニウム製のベースプレートと挿入力ゼロのソケットが付属しており、簡単に取り付けることができます。CTL200には、ネジ端子タイプもあります。タイプ2のバタフライ・レーザー・ダイオードに対応しています。フローティングダイオードにも対応しています。シリアルインターフェース端子。AI2:0~2.5Vの補助アナログ入力端子。LEDの状態を再現するデジタル出力。3V3出力の供給端子。この端子はCTL200への供給用には設計されていない。電源についてCTL200には5.9V/3Aの電源が搭載されています。CTL200には、バレルコネクタを介して5Vまたは6Vの電源が供給されます。5V電源の場合、コンプライアンス電圧は1V低下します。基板に5V電源を供給するには、SW3をONに設定してください。重要:端子台のVCCピンは、CTL200への供給用には設計されていません。コンフィギュレーションスイッチスイッチ1:SW1がONの場合、起動時にユーザーコンフィグレーションがロードされます。場合は、起動時にデフォルトのコンフィギュレーションがロードされます。スイッチ2:SW2はファームウェアのアップデートに使用します。通常の運用ではOFFにしておいてください。スイッチ3:SW3は電源の切り替えに使用します。スイッチ4:未使用です。シリアルインターフェースシリアルインターフェースには、マイクロUSBコネクタまたは端子台のTXおよびRXピン(3V3ロジックレベル/5Vトレラント)からアクセスできます。シリアル・インターフェースは、CTL200の動作パラメータを設定する唯一の方法です。一度設定した内容は、saveコマンドで内部メモリに保存できます。起動時にコンフィギュレーション・スイッチSW1をONにすると、CTL200はユーザー定義のコンフィギュレーションをロードし、シリアル・インターフェースは不要となります。CTL200は、シリアルポートターミナル(WindowsのTeratermなど)から以下の設定で直接制御することができます。なし注:コンピュータがコントローラを認識しない場合は、こちらのFAQもご参照ください。1200012000.000000>>rtact11999.853516注)各コマンドの最後には「/」を必ず記入する事。グラフィカル・ユーザー・インターフェースWindows用のグラフィカル・ユーザー・インターフェースが用意されています。インストーラーはこのリンクからダウンロードできます。グラフィカル・ユーザー・インターフェースは、温度調節器のPIDゲインを効果的に調整することができます。μA以上になると点灯します。サーミスタの抵抗値が設定値の1Ω以内になると点灯します。LEDの状態を再現します。ロジックレベルで再現します。変調入力CTL200は、SMAコネクタで利用可能な2つの電流変調入力を備えています。DC変調入力:DCから10MHzまでの変調が可能です。mA/V)をジャンパーで選択できます。200mAバージョンでは25mA/V)。変調範囲は、LowとMediumの場合は-1.3V〜+1.3V、Highの場合は-1.3V〜+1.3Vです。変調範囲は,LowとMediumの変調ゲインが-1.3V〜+1.3V,Highの変調ゲインが-1.3V〜1.0Vです。50Ωの入力インピーダンス)。100kHz以上の変調に対応したAC変調入力です。入力インピーダンス)。変調ゲインは20mA/V。rtmax)は、レーザーの熱暴走を防ぐ効果があります。熱暴走からレーザーを保護する効果的な方法です。信頼できる動作のために信頼性の高い動作のためには、アルミニウム冷却ベースプレートを適切にヒートシンクする必要があります。インターロックオプションのインターロック機能は、lckonコマンドで起動できます。レーザー電流はLCKピンがLOWになると、レーザー電流が遮断されます。弊社への問い合わせE-mail:laser@yhtc.co.jpより、対応させて戴きます。TEL,FAXでの対応は、控えさせて戴きます。日本国内への配送に適用されます。Cookie(クッキー)を利用しています。ホームページのユーザー体験や質を向上することに役立ちます。ポリシーに同意したことになります。