LD101LD101は、1550nmの低ノイズDFBレーザーで、電流ドライバ、光検出器、RF変調器を内蔵しています。3.3Vの単一電源で動作し、標準的なM6メトリックブレッドボードに取り付けられるように設計されています。レーザー電流は、0〜55mAの範囲で精密なトリマーにより調整されます。LD101は、電流変調のためのAC-coupled変調入力を備えています。MHzのトランスイかいろンピーダンスアンプが搭載されています。LD101の代表的なスペクトル線幅は5MHzです。V〜5Vの電圧でVCCに供給します。レーザーイネーブルスイッチ(赤で強調表示)をオンにします。ポテンショメータ(青色で強調表示)を使用してレーザー電流を調整します。mA)で監視できます。Modで利用可能なバイアスティー入力を使用してレーザーを変調します。変調入力は、1.6kHzのカットオフ周波数でAC結合されています。内部光検出器の出力は、PD出力SMAで利用できます。mAで、帯域幅は40MHzです。異なる動作電流において,レーザーの相対強度ノイズ(RIN)を測定した。すべての測定において,同じショットノイズフロアを維持するために,同じ光出力(1mW)を光検出器に送った。スペクトル線幅LD101のスペクトル線幅をセルフホモダイン法を用いて10kmのファイバー遅延で測定しました。下図は、干渉信号のパワースペクトル密度を示しています。下のグラフは、電流40mA、変調度1VppのときのAC結合型変調入力の周波数特性を示しています。サンプル:100kHzの三角波100kHzの三角波でレーザー電流を変調しました。下のグラフは、黄色が変調信号、青がモニター出力、緑がPD100-DC光検出器で観測したレーザー出力です。下のグラフは、内部の光検出器の出力の周波数特性です。3dBでの帯域幅は約40MHzです。弊社への問い合わせE-mail:laser@yhtc.co.jpより、対応させて戴きます。TEL,FAXでの対応は、控えさせて戴きます。日本国内への配送に適用されます。Cookie(クッキー)を利用しています。ホームページのユーザー体験や質を向上することに役立ちます。ポリシーに同意したことになります。