シリーズで実績のある、用途の多様さや、市販SPMで広く使用できる機能を維持したまま、ティップ曲率をさらに鋭くし、ばらつきを改善しました。鋭いティップ半径と、ばらつきの少ないティップ形状により、さらに再現性のよい、高解像度のイメージを提供します。プローブはコンタクトモードAFMイメージング用に設計されています。フォースディスタンス測定やパルスフォースモード(PFM)にもご使用いただけます。CONTタイプはばね定数を低く設定してありますので、高感度測定がが可能です。nm厚のアルミニウムで、カンチレバーのディテクタ側に製膜されています。レーザーの反射を約2.5倍高め、カンチレバーにおける光学干渉を防ぎます。ストレスを抑えたコーティングであるため、製膜による歪みはカンチレバー全長の2%以内です。